それぞれのワンド毎に行う。天空光の測定1(ワンドだけで測定)測定開始直前に時刻合わせをする。「2つのワンドの時計合わせ」参照。自動測定モードの設定。測定開始時刻と日付を入力する。測定終了時刻と日付を入力する。測定インターバル“15(例)”を入力。自動測定モードをOnにする。“On/Off”を“On”に変更する。[OK]ワンドをコンソールから外す。測定開始時間まで,ワンドのLEDは2.5秒間隔で点滅する。天空光の測定2(ワンドをコンソールに接続して測定)測定開始直前に時刻合わせをする。「2つのワンドの時計合わせ」参照。自動測定モードの設定。ファイル名(年月日)を入力(例:20160806)PROMPT1:(観測するものを入力。例:SKY)PROMPT2:(観測場所を入力。例:TOM)ディスプレイの一番上の行に,次の観測時刻までの時間(例:AUTO0005)がカウントダウンされるので,それを見て,トランシーバで次の観測時刻をコールする。[OK]測定終了後、機材を撤去する。測定開始直前に時刻合わせをする。「2つのワンドの時計合わせ」参照。透過光用のワンドを持ってキャノピーの下(測定点)に移動。なったら、測定を開始。天空光測定の時刻と同期して測定する。センサ開放部を北に向け、水平に持つ(水準器で水平を確認!)。時計の秒数が00,15,30,45秒のいずれかの時に、[LOG]ボタンを押す。(天空光を上の例のように測定している場合)記録。記録紙に測定したポイント名、時刻を記入する。次の測定地点に移動して,3〜6を繰り返す。mode(3台以上使用)複数センサの較正係数を求める(Matchファイルの作成)※この作業は林床での測定の前に行なっておくと良い。(測定後に行なって補正することも可能。設定できないので,この作業は,ワンド単体で測定したほうが良い。(動作モードの設定にはコンソールが必要。)各ワンドをコンソールX,Yポートにつなぐ。コンソールの電源ON。(ワンドには自動的に電源が入る。)古いデータを全て消去する。(ワンドのデータを削除する:[MENU]→[Data]→[Wand]→[Purge]→データを削除するワンドを選ぶ→[OK]を押す。(コンソールの時計合わせ→それぞれのワンドへ時刻の同期)測定モードの設定。Log]→[OK]測定開始時刻の設定。time](時刻と日付を入力する。日付は現在の月でしか設定できないが,日付を入力しないといけない。)測定終了時刻の設定。time](時刻と日付を入力する。日付は現在の月でしか設定できないが,日付を入力しないといけない。)測定インターバルの設定。[Frequency](測定インターバルを入力。5秒〜3600秒が入力可能。)自動測定モードをOnにする。[On/Off]を[On]に変更する。[OK]自動測定モードの設定が終わったら,ワンドをコンソールから外せる。測定開始時間まで,ワンドのLEDは2.5秒間隔で点滅する。観測を開始したら,LEDは1秒ごとに点滅する。全てのセンサを,林床(透過光)測定と同じ向き(例:先端を北向き),同じビューキャップ(例:45度)をつけて,水平を保つように姿勢を保ち,ワンドを固定する。天空光測定用のセンサはAboveモードで,透過光測定用のセンサはBelowモードで測定する。コンソールにワンドを接続して,各ワンドからデータを回収する。データ回収するワンドを選択する。→[OK]※それぞれのワンドのデータとわかるようなファイル名で保存する。PROMPT1:(観測したものを入力。例:SKY)PROMPT2:(観測場所を入力。例:TOM)校正用観測終了後に,FV2200で天空光用データと各透過光用データのペアデータを作成する。本観測終了後に,このMatchデータと観測データを用いてデータの較正を行いLAIの計算をする(「データ解析用ソフト「FV2200」でのデータ解析」を参照。このMatchデータを用いて,手動(excel等)で,同じ時間のデータ(例:20分積算値)を用いて補正係数(天空光測定用センサの値/各透過光測定用センサの値)をX1〜X5まで各リング毎に計算しても良い。(手動計算の場合)測定後に透過光のデータをこの係数を用いて補正する。※観測タワーの上など,天頂角約80度までに天空光を遮るものがない場所で観測する。※森林の中で,観測地の中に観測タワーや,観測地の側に広い空き地がないときには,ビューキャップを使って観測光の方向を狭める。開空方向に樹高の3.5倍の空き地があれば良い。※ワンドにコンソールを接続して使うと緯度経度情報が記録される(GPSモード)。次の計測時刻がカウントダウンされる。選択して[→]→"GPS"を選択して[→]→"Active"を[←][→]キーで"On"にする。GPS"に合わせ,[←][→]キーで"Yes"にする。→[↑][↓]キーで"When"に合わせ,[←][→]キーで"Any"にする。GPS衛星を利用した時刻の設定。GPS"を選択して[OK]or[→]→UTCオフセット時間を入力する。日本の場合は"0900"を入力して[OK]。自動測定モードの設定。Autolog.]自動測定モードの起動と測定インターバルの設定。[Active]-[On]→[Period](測定インターバルを入力。5秒〜3600秒が入力可能。)→[OK]観測開始。file]→[OK]→ファイル名を入力(例:UrySky)PROMPT1:(観測するものを入力。例:Sky)PROMPT2:(観測場所を入力。例:Uryu)ディスプレイの一番上の行に,次の観測時刻までの時間がカウントダウン(例:AUTO0005)されるので,それを見て,観測時刻をトランシーバーを使ってコールする。[Start|Stop]→[OK]林床(透過光)の計測ワンドをコンソールに接続。→コンソールの電源ON時刻の設定。ワンドをコンソールから取り外す。ワンドを持ってキャノピーの下に移動。Power]ボタンを押して,AboveのところのLEDが消えていることを確認。センサーを水平にし,天空光測定の時刻と同期して[LOG]ボタンを押す。次の観測場所に移動し,1〜3を繰り返す。※コンソールを使って天空光の自動測定をした場合には,2の作業は不要。コンソールに天空光用と透過光用のワンドを接続して,コンソールの電源を入れる。天空光用のワンドからデータを回収する。データ回収するワンドを選択する。→[OK]PROMPT1:(観測したものを入力。例:SKY)PROMPT2:(観測場所を入力。例:TOM)透過光用のワンドからデータを回収する。データ回収するワンドを選択する。→[OK]PROMPT1:(観測したものを入力。例:FOREST)PROMPT2:(観測場所を入力。Fileとせずに,下のようにすると,ワンドからコンソールへのデータ回収の段階で,透過光のデータを天空光用のファイルに追加することもできるが,作業ミス等でデータが壊れてしまうことを避けるため,上の方法をお薦めする。天空光のファイルを選択する。[OK]コンソールからPCへデータ回収USBケーブルでコンソールをPCに接続する。LAIというデバイスの中のDATAディレクトリ(フォルダ)にFILE名.TXTというファイルがあるので,それをドラッグ&ドロップ等でコピーする。上手くqwt-qt4のライブラリが追加されず、makeでこけるので以下の行を追加。インストールmake実行する時は、./build/fv2200データ解析用ソフト「FV2200」でのデータ解析データ解析用ソフト「FV2200」を起動。解析するデータを選ぶ。データファイル(観測と較正)を選択。[No]天空光に透過光のデータを挿入する。INSERT」を選択。by」にチェックをつける。Match」を選択[OK]データが統合されたファイルを開く。各ファイルのタブをクリックして,ファイル名の前に*がついているか確認。ファイル名の前に*がついていたら,それが統合されたファイルなので,そこをダブルクリック。Fractionのタブをクリック。各透過光データ毎のLAIとそれぞれのリングの開空度が表示される。