不揮発性メモリで電池切れでもデータ消失が無い見積もり・お問い合わせパソコンなしで使うPCからコミュニケーションベース(3913)に子機(3670、3671)の情報を登録しておくとコミュニケーションベース単独で子機の記録データを最大32ch分無線で収集できます。*無線の中継機能は使用できません。パソコンと接続して使うPCとコミュニケーションベース(親機として設定)を接続し、PCからの制御で子機(3670、3671)の記録データを無線で収集。別のコミュニケーションベース(中継機として設定)を追加すると通信距離が伸び、より大規模なシステムを構成できます。直流電圧1chの測定ができます。DC±50mV/±500mV/±5V/±50Vの4レンジ構成。各種センサの電圧出力、32,000データを記録できます。記録すると、約22日間のデータ収集が可能です。温度2ch(9682温度センサ)、温度・湿度各1ch(9680温湿度センサ)または温度1ch(9631シリーズ温度センサ)の測定ができます。度各1chを1分間隔で記録すると、約11日間のデータ収集が可能です。直流電圧1chの測定ができます。DC±50mV/±500mV/±5V/±50Vの4レンジ構成。各種センサの電圧出力、32,000データを記録できます。記録すると、約22日間のデータ収集が可能です。レシーバ(親機)としてパソコンに接続した状態でロガー(子機)の記録データを収集(最大300台まで)中継機として無線通信の電波状態に応じて親機とロガー間の無線中継通信が可能。(最大4段)単体でデータ収集機としてロガー(子機)のデータを内部メモリに保存(最大32,000データx8ch分)パソコンとの接続は、USB、RS232Cの両方に対応。温度-40.0°C~85.0°C(9680使用時)-40.0°C~180.0°C(9631.9682使用時)※測定温度範囲はセンサの種類によって制限されます。