ついて,測定方法について説明する。LAI-2200Cは,LAI-2200をベースとして,GPSシステムを搭載したバージョンである。原理LAI-2000を参照ください。快晴時の日の出前または日没後が最適な観測条件である。風が強く,キャノピーがよく動くような条件は避ける。シングルモード(後述)の場合,天気が短時間でよく変わるような条件も避けたほうが良い。LAI-2200は直達光がある場合に補正することもできる(とマニュアルに書いてある)。k値を求めるという方法。今回はその方法については触れない。理想的な条件での観測のほうが個人的には信用できるため。T(θ)の値が必要なため,キャノピーの上(もしくは完全にオープンな場所)とキャノピーの下の2ヶ所での光強度を測らなければならない。2ヶ所の値を測る方法として,1台のLAI-2200を持って移動し,上と下をそれぞれ測定する方法(シングルモード)と,2台のLAI-2200を同期させて,1台でキャノピーの上,もう1台でキャノピーの下を測定する方法(デュアルモード)がある。LAI-2200Cの基本操作LAI-2200CはLAI-2000と比べて格段に操作がわかりやすく,見ただけでおおよその見当がつく。LAI-2200Cは次の2つの部分からなる。電源ON/OFF:電源マークのボタンを押す。ワンドの電源OFFは長押し。コンソールにワンドを接続した状態でコンソールに電源ON/OFFするとワンドも自動的に電源ON/OFFする。[↑][↓]で時間を設定する。5分間隔で時間が増減する(5分から60分まで設定可能)。初期設定では,オートパワーオフが5分に設定されている。文字入力アルファベット/数字:それぞれのキーを押す(数回押すと目的とする文字がコンソール画面に出てくる)。文字の消去:[←]を押すと一文字消える。入力の決定:[OK]キーを押す。操作の中断:[EXIT]キーを押す。時計あわせ手動での時間合わせ(マニュアルモード)とGPSを使った時間合わせ(GPSモード)がある。コンソールで時計合わせをして,それをワンドで同期させる。[↑][↓]で時間を合わせる。合わせたい時間になったら,[OK]ボタンを押す。(LAI-2000と異なり,分単位での時間合わせしかできないので,各分の00秒で[OK]ボタンを押すしかない。)GPSモード:GPS衛星を捕捉していないとこのモードには入れないので野外で行う必要がある。選択して[→]→"GPS"を選択して[→]→"Active"を[←][→]キーで"On"にする。GPS"に合わせ,[←][→]キーで"Yes"にする。→[↑][↓]キーで"When"に合わせ,[←][→]キーで"Any"にする。GPS"を選択して[OK]or[→]→UTCオフセット時間を入力する。日本の場合は"0900"を入力して[OK]。ワンドの時計合わせワンドをコンソールに接続する。"Interpolate"(最も近い時間の2つのAデータで補間する)。"Skip(データを読み飛ばす)"シングルモードでの測定方法(1台使用)ワンド単体で簡単に作業できる。雲は太陽の動きによる光条件の時間的な変動を考慮して,一回の測定あたり,下記のような順に測るのが良いだろう。キャノピーの上(1回)キャノピーの下(複数回)キャノピーの上(1回)1〜3を複数回繰り返す2と4での回数は,キャノピーの空間的な不均一性と測定したい対象の面積などによってそれぞれ決める。※測定を始める前に,保存されている古いデータを消去しておいたほうが良い。ワンドのデータを削除する:[MENU]→[Data]→[Wand]→[Purge]→データを削除するワンドを選ぶ→[OK]を押す。※ワンド単体で測定するので,コンソールと接続している場合は,取り外す。キャノピーの上での測定キャノピーの上,または完全にオープンな場所に移動。Power]ボタンを押す。),[LOG]ボタンを押す。LOGのLED(オレンジ)が光っている間は測定中。2回音がなったら測定OK。(目と耳で測定を確認できる。)キャノピーの下での測定キャノピーの下に移動。Power]ボタンを押して,AboveのところのLEDが消えていることを確認して,[LOG]ボタンを押す。1,2をそれぞれ設定した回数と順番で行う。記録されたデータの回収方法は,データ回収の項を参照。※コンソールと接続して観測すると緯度経度情報が記録される。私はシングルモードを使わないので今回は書きませんが,いずれ書くかもしれません。2台のワンドと1台のコンソールを用いた測定方法1台を天空光,もう1台を透過光の観測に用いる。※使用する2台の時計をきちんと同期させておくことと,2台の出力値を同じ光条件の元で較正しておくことが重要。2台のセンサの較正係数を求める(Matchファイルの作成)※観測の前または後に行う。log(自動計測)の設定をしている場合は解除する。2つのワンドをタワー頂上に並べて設置する。天空光用のワンドに45°ビューキャップをとりつけ,タワー頂上にセンサの開口部が北向きになるように設置。透過光用のワンドにも45°ビューキャップをとりつけ,天空光用LAI-2200のすぐ横に並べる。2つのワンドをコンソールに接続する。ワンドのデータを削除する。それぞれのワンド毎に行う。[OK]校正用(天空光)データの取得。“MATCH”と入力。どちらのワンドもABOVEモードになっていることを確認。LEDが点滅していなければ,ワンドの[A/B]を押す。これはFV2200の処理でなんとでもなるが,どちらもABOVEモードでデータ取得した前提で説明する。)コンソールの[LOG]ボタンを複数回(例:10回)押して,天空光を2つのワンドで同時に測定する。2つのワンドの時計合わせ2つのワンドをコンソールに接続する。コンソールの時計合わせ。GPS”を“Yes”に,“When”を“Any”にする。→UTCオフセット時間を入力する。日本の場合は“0900”を入力。