従来、金スパッタではコートした金粒子が観察されシリカナノ粒子と判別する事が困難でした。アルテミア幼生(シーモンキー)を凍結乾燥させ、スパッタとNeocでコーティングを行い、観察しました。Neocでオスミウムコートした写真は立体的な迫力ある画像であることがわかります。スパッタコータで金蒸着する際に、チャージアップを軽減させるために充分なコーティング時間は約3分。そのため、熱による影響を受け、縮れてしまい、かつ厚い膜のために表面が盛り上がってしまいます。対して、Neocでは20秒という短時間で、チャージアップのない非常に薄い膜が生成され、本来の姿を観察することができます。重なり合う試料もNeocなら回り込みよくコーティングすることができるため、チャージアップせず全体像を観察することができ、コントラストも良好です。白金コーティングでは、回り込みが悪いため、重なる部分を中心にチャージアップが発生しています。形状が不安定なカーボンナノチューブも、高倍率での構造観察が可能になります。無蒸着でもSEM観察可能なCNTをオスミウムコーティングすることで不安定な形状の補強膜効果も得られ高分解能な観察が可能になりました。CNTを無蒸着でSEM観察すると、観察中にCNTが飛んでSEM検出器のコンタミの原因になりますが、オスミウムコーティングでコンタミを防止する効果も得られます。従来の白金によるスパッタコートでは、凍結乾燥ケーキの網目構造がクリアに観察できないだけでなく、陰の部分や奥行が分かりにくく、スパッター粒子の重みでマトリックス構造が潰れたり、断片化する等の問題点がありました。高倍率観察でも粒状性なし●ポリマーフィルム10万倍観察像では、オスミウムコーティングと白金コーティング表面に大きな差がみられます。白金粒子が堆積しており、本来の表面構造が確認できません。オスミウムコーティングは高倍率観察においても粒状性なく、リアルな表面構造が得られます。●アセテート金スパッタコートでは、回り込みが悪くチャージアップしており、表面の質感も金属のようになっています。オスミウムコートでは表面の質感を損なわず良好な観察ができ、低倍率観察でも両者で表層膜状態の違いは一目瞭然です。従来のスパッタでは回り込みが悪く、ナノ繊維の画像を上手く撮ることはできなかった。10万倍の観察でも、サンプルにダメージはありません。セメント内部に含まれている石炭灰ですが、このように非常に凹凸の激しい試料もNeocなら観察可能。15万倍でもチャージアップなしです。セファロースとは、ポリマービーズの一種で生物試料、主にタンパクや微生物などの吸着に使用され、表面は細かな多孔質です。Neocでのコーティングは多孔質の深部までしっかり回り込んでいるため、低倍観察をさらにクリアな画像に、高倍率でも粒状性なく複雑な構造がはっきりと観察できます。星の砂は主に石灰質で出来ているため、表面は多孔質になっています。スパッタ処理では高倍率観察時の表面の凹凸が埋まってしまうため、微細な構造観察は不可能です。クサカゲロウの羽を低加速SEMで観察した画像です。無蒸着の画像では電子線の影響を受け、構造が損なわれてしまいます。そのため、サンプル本来の針状の構造を観察することができませんでした。それに対してOsコートで処理したサンプルは、電子線ダメージの影響が極めて少ない強固な導電被膜が形成されます。サンプル本来の構造が損なわれず、鮮明な針状の構造を観察することができます。熱によって切れやすいメンブレンフィルターも、Neocなら解決できます。熱による試料の損傷はありません。枝毛状のささくれ立った毛は熱に弱く、スパッタ―では縮れてしまいます。歯科臨床で用いられているインプラント体のほとんどがチタン製です。そのインプラント体のチタン表面は、機械研磨面にサンドブラスト、酸エッチング、ハイドロキシアパタイトコーティングなどのさまざまな処理が施されています。このような表面処理をすることで、インプラント体と周囲骨との接触面積が増加し、さらに細胞レベルでは、チタン表面の微細構造や化学組成などが変化することで、骨形成に関与する細胞の接着や増殖が促されることが報告されています。日本歯科大学によるこの分野の研究において、チタンの表面処理後のSEM観察の前処理として、Neocが使用されています。以下はH2O2水熱酸化処理とFGF-2により機能化されたチタン表面の細胞播種24時間後のSEM像です。同条件下での観察では、白金コーティングでの試料はビーズ表面に大きな電子線損傷が生じております。良好なため、チャージアップがありません。様AFMカンチレバーの耐久性アップSPM・AFMのカンチレバー先端には計算上、非常に高い電界がかかります。そのため金コート等のカンチレバーの場合は、数回の測定でレバー先端に大きなダメージを受け、使用不可能となります。炭素などの低原子番号の元素をEDS分析(エネルギー分散型X線分析)する際の帯電防止膜としてスパッタコートによる金膜が一般的でした。金スパッタによる帯電防止は特性X線が金膜に吸収されるため、補正なしには定量分析ができませんでした。NeocではプラズマCVDにより、数nmで試料表面全体に均一なオスミウム膜を形成出来ます。数nmのオスミウム膜は特性X線吸収が極めて小さいため、分析結果に影響を及ぼすことがなく定量分析が可能です。炭素や窒素等の軽元素の定量EDS分析には最適です。189-195,2015カーボンFIB手法を超える、高い強度の極薄膜FIB加工の際、イオンビーム照射時の加工周囲表面には散乱ビームダメージ領域が発生します。このダメージ領域が保護するための前処理として、オスミウム金属被膜コーティングが有効です。周囲表面のダメージをなくすことにより、極表面のナノレベル深度での解析ができます。蒸着なしではチャージで観察不可ですが、Osコートは回り込みが良いため、隙間の奥までチャージすることはありません。「被導電性材料のEBSDにおいては表面の導電性を保ちつつ、表面近傍の結晶から放出される反射電子線を阻害せず、かつ、電子線に対して安定な表面コーティングが求められています。Osコートは簡単に薄くて強い導電膜を成膜することができ、非常に綺麗な菊池線を得ることができました。細孔があっても、その特徴とする回り込みの良さがあるため、帯電することがなく観察する事ができました。◆ユーザー様のコメント「車室内のダストを介した汚染物質の曝露が危険視されています。ダストに含まれる汚染物質には、有機物質だけでなく、無機物質も含まれているため、それらの測定には、有機・無機物質ごとに煩雑な前処理、そして別々の分析機器が必要になります。ダストの汚染の実態を把握するために、より簡便な測定法の開発が望まれています。電解放出型電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)を用いて、車室内ダストに含まれる汚染物質の指標となる元素の元素分析を行いました。その際の前処理にNeoc-STBが使用されております。同時に検出することができ、また局所領域の分析が可能なことから、ダストのような微小な対象に対しても有効です。●FE-EPMAによる車室内ダストの二次電子像(SEI)、反射電子像(BEI)および各元素のカラーマッピングイメージ複数の元素の分析が行えており、FE-EPMAの前処理としても有用性があることが分かります。●FE-EPMAによるリン定量分析結果リンの定量分析まで行えています。凹凸のある試料でも良好な観察結果が得られています。エネルギー分散型X線分光分析Neocでスライドガラスにコーティングした1nm以下のOs被膜を、EDSでエネルギー分散型X線分光分析を行いました。金スパッタコーティングと白金スパッタコーティングでは、金、白金の元素が検出されていますが、Neocは1nm以下の極薄膜が成膜できるため、グラフのようにOs元素は検出されず、EDS分析に影響を与えずデータが取得できることが分かります。SIM像FIB加工前処理に保護膜としてオスミウム金属膜を使用しています。オスミウム金属膜は薄膜であっても導電効率が高く熱を逃がしやすいため、試料表面をFIB加工ダメージから守る保護膜として機能します。オスミウム金属膜は次亜塩素酸で容易に剥離することが出来るためFIB加工、分析後に膜を剥離し、別の分析に試料を用いることも可能です。各種お問い合わせお電話でのお問い合わせ東京03-5379-0051大阪06-6212-2500名古屋052-686-4794仙台022-218-0560お問い合わせフォーム資料請求などもこちらからどうぞ。お気軽にお問い合わせください。