慢性呼吸不全だけでなく急性呼吸不全の分野まで拡大されつつある。現在ではBi-Level呼吸療法として確立され、各社より続々とBi-Level装置が開発されている。1,000g以下の機種はざらである。入眠後に徐々に圧が設定値まで上がるディレー機能も装備されている。425はさらに小型軽量化されている。335は現在販売されていないが、最大流量とレスポンスなどジェネレーターとしての性能を追求した設計なので、参考にまでに掲載しておく。ブロアーとアクチュエーターの組み合わせが斬新であった。actuator)とフローセンサーより成り立つ。外気は消音器(Baffle)とフィルターを経てブロアーに入る。ブロアーはブラシレスDCモーターにより駆動される。45�pH2O)以上の流量を発生できる。モーターの回転数はIPAPの設定に基づいて決まる。アクチュエーターには2つのバタフライバルブがあり、これらは同じ軸に付いている。PAP圧を調節できる。軸角度は、設定圧と実測圧との誤差情報によりサーボ制御して補正している。330では小型化のためアクチュエーターは省かれている。switch)は50�pH2O以上の異常圧になると開き、同時にブロアーは停止し、機械はInop.状態になる。ガス流量の計測はパイロットチューブの両端の圧差を測定して行う。EPAPの設定が5�pH2O以下の場合にはCO2の再呼吸が多い。PAPと表現するモードは、通常のPSVに類似の換気モードである。EPAPの開始はそれぞれ、吸気と呼気の開始に同調する。トリガー方式やレベルは不明である。トリガー感度は3段階で調節できる。2)デフォルト患者の呼吸を検知できないときに自動的にIPAPもしくはEPAP圧に自動的にセットされる機能をそれぞれIPAPデフォルト、EPAPデフォルトと呼ぶ。EPAP設定圧で固定される。最大20�pH2Oの圧に制限される。吸気を認識すれば元の動作に復帰する。EPAPデフォルトのいずれを使うかはコントロールパネルのデフォルトで選択する。状態を想定したものなので、これが適さない場合はA/Cモードを利用する。3)A/C設定I:E比、設定圧で換気が行われるモードである。設定した呼吸回数以下になれば設定呼吸回数が維持される。この場合にはCONTROLの表示が点灯する。通常のPCVに類似の換気モードである。4)モニター機能Vt(推定一回換気量),Vpi(推定ピーク吸気流速),LEAK(マスクでの推定リーク量),RR,I:Eを数値表示できるが推定値は最大25%程度の誤差がある。ガス流速、気道圧を出力できる。Timeを変化させると吸気ガス流量の立ち上がり時間が変化する)操作は簡単で、まずモードボタンを繰り返して押して希望のモードが表示されるようにする。次にセットボタンを繰り返して押して設定項目を選択し、▲▼ボタンを押して数値を入力する。酸素はアダプターを介して患者回路やマスクに添加する。酸素流量は15LPM以下にする。酸素濃度はリーク量や分時換気量で変動するので正確な酸素濃度は設定できない。マスクリーク等のアラームが設けられている。Filter)は週に一回以上洗浄する。Filter)は少なくとも月に一回は交換する。患者回路は適宜交換する。患者回路は図のように接続する。