Veolaで始められた。Veolaでは、Apneaだけでなく呼気分時換気量が低下した場合にも作動する凝ったバックアップ換気機構によって、分時換気量を維持しようとした。(本来はEMMV)と混同され、誤解された。比較されたため、Hamilton-MMVは不当に評価されてしまった。Support)、Saime社HeliaではPS.TVなどと呼ばれている。2.構成要素(1)自発呼吸が安定しているH-MMV作動と、(2)H-MMV制御失敗時のバックアップ作動より構成される。3.制御方式1)制御機構MPUで行われる。最初の8呼吸は設定PSV圧で換気する。以降は過去8呼吸分の吸気分時換気量に基づいて、PSV圧が一呼吸につき1〜2cmH2O増減する。分時換気量は本体内部(吸気側)で計測される。(Yピース部のセンサーはアラーム専用である)PSV圧は設定値に対して+0〜+30cmH2Oの範囲で(絶対値で50cmH2Oまで)自動的に調整される。Procedureによるバックアップ作動と呼ぶ)。EMMVと同じ方式であり、最適な間隔や頻度は不明である。2)PSV圧増減の程度、指標。詳細は公表されていない。手動でなければ元のモードに戻れない。自動復帰機構の開発が次のテーマであろう。利点は患者の換気能が変動しても安定した換気量の供給される点であるが、制御機構が安定した自発呼吸を前提にしているのが弱点である。欠点として強制換気による確実な換気はバックアップ状態でなければ得られないこと、、バックアップ換気からPSV相への自動復帰が不可能であること。EMMVと同様に通常状態での換気強制の程度を設定できないことなどがある。