2019.12.21スポンサーリンクこのページでは、オシロスコープの周波数測定について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題されたオシロスコープの周波数測定の過去問題の解き方も解説しています。ブラウン管において蛍光面に投射する電子線の方向を変えるために信号を与える偏向回路において、水平あるいは垂直方向に偏向させるための電極です。垂直および水平の両偏向電極に、同相で同じ大きさの正弦波を加えると、オシロスコープ上には直線上のリサジュー図形が表示されます。二つの正弦波をオシロスコープの水平軸と垂直軸に別々に加え、両者の周波数の比を整数比にすれば、両周波数比と位相差に応じた特有の図形が描かれます。このような図形をリサジュー図形といいます。)電圧の波形が表示される。)のリサジュー図形が蛍光膜上に表示される。)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。)電圧の波形が表示される。)のリサジュー図形が蛍光膜上に表示される。有し、波形観測ができる。次の(a)および(b)に答えよ。)のような波形が現れる。)のような波形が現れる。)のような波形が現れる。このとき波形を静止させて見るためには、垂直偏向電極の電圧の周波数と水平偏向電極の電圧の繰返し周波数との比が整数でなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。$v_a$及び$v_b$をオシロスコープで観測したところ、蛍光面に図7に示すような電圧波形が現れた。)[rad]であることが分かった。オシロスコープの垂直感度は0.1[V]/div、掃引時間は0.2[ms]/divとする。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる最も近い値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。)のような波形が現れる。)のような波形が現れる。)のような波形が現れる。このとき波形を静止させて見るためには、垂直偏向電極の電圧の周波数と水平偏向電極の電圧の繰返し周波数との比が整数でなければならない。$v_a$及び$v_b$をオシロスコープで観測したところ、蛍光面に図7に示すような電圧波形が現れた。)[rad]であることが分かった。オシロスコープの垂直感度は0.1[V]/div、掃引時間は0.2[ms]/divとする。[V]をオシロスコープで計測したところ、画面上に図のような正弦波形が観測された。次の(a)及び(b)の問いに答えよ。オシロスコープの垂直感度は5[V]/div、掃引時間は2[ms]/divとし、測定に用いたプローブの減衰比は1対1とする。(a)この交流電源の電圧の周期[ms]、周波数[Hz]、実効値[V]の値の組合せとして、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。この負荷の力率[%]の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。過去問解説(a)「div」は、1マスを意味します。[V]答えは(5)となります。コンデンサこのページでは、誘電体とコンデンサについて、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題された誘電体とコンデンサの静電容量の過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される変圧器の損失と効率について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される異常時に対する保護について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される施設の維持管理について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電力計の原理と二電力計法このページでは、電力計の原理と二電力計法について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題された電力計の原理と二電力計法の過去問題の解き方も解説しています。施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(2019/4/21時点)スポンサーリンク。