センター256スライスヘリカルスキャン,0.27秒回転,1000mA出力,今までのCT性能を凌駕する,最高性能を実現したフラッグシップモデルです。高速回転,ワイドディテクタ化に伴う画質への悪影響をエッセンステクノロジーを始めとする最新テクノロジーにより解決し,高画質,低被ばく,高速スキャン性能を実現します。独自のシンクライアントサーバを搭載により病院全体におけるデータ処理能力を飛躍的に向上させます。すべての領域での高速性能,ヘリカルアーチファクトの低減さまざまなテクノロジーが検出器のワイドエリア化(多列化)における欠点を解決し,これまで決して成しえなかった256slice(80mm幅)のヘリカルスキャンを実現。肺野,腹部といったFOVの広い領域において,高速スキャンと高画質を両立しています。80mm~1.25mm幅まで検査に応じた適正条件を細かく選択可能です。34msecを達成する0.27秒スキャンを実現。アルゴリズムに加えこの2つの性能によって,検査適応心拍数が大幅に広がるとともに,ブレのない静止像が実効ステント描出能を向上させています。0.27~1.5秒スキャンまで検査に応じた適正条件を細かく選択可能です。高速スキャン,大きな体格における画質の維持iCTのジェネレータは120kW(1000mA)。その大出力に耐えられるよう,新開発のiMRC管球を搭載しています。これにより,0.27秒スキャンにも270mAsを確保していますので,超高速スキャンや体格の大きな患者においても線量不足による画質の劣化がありません。10~1000mAまで検査に応じた適正条件を細かく選択可能です。従来から使用されている小型軽量の検出器ブロック「NanoPanel」を進化させ,より電子ノイズを低下させた「NanoPanelII」を搭載しています。NanoPanelIIは検出器の検出限界向上により,逐次近似再構成を使用した超低被ばく検査においてもしっかりと診断をサポートします。これにより被ばく低減,画質向上,造影剤量の低減などさまざまな臨床応用を可能としています。iDose4は7段階のSD改善レベルをコントロール可能であり,検査の目的,部位,撮影条件に合わせた使用が可能です。implant)は整形インプラント用に開発された金属アーチファクトを抑制する全く新しい画像再構成法です。Energy等の特殊な撮影や複雑な操作を必要とせず,再構成条件のチェックボックスをクリックするだけで金属アーチファクトを抑制した画像を取得できます。各種メンテナンスプランをご用意しております。詳細については担当者へお問い合わせください。