理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|676-677(678-679)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。汎用機器ポンプ676677お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。長■ダイアフラム式でオイルレス。大きく、長時間使用できます。−30~80°Cで使用可能。■ガス及び有機溶媒なども引火の恐れがありません。■逆流等も一切ありません。商品コード区分型式価格(円)47-03526UP-267,00047-03536UP-5(真空、圧力計付)89,000型式UP-2UP-5排気速度(L/min)15到達圧力(kPa)73.3風加圧(kPa)245モータコンデンサー式入力(W)25外寸法(mm)W250×D150×H160W250×D150×H230重量(kg)3.33.7電源AC100V50/60Hz付属品吸排用ユニチューブ6W2m※フットスイッチ付もあります。長■ダイアフラム式なのでオイルフリー・コンタミフリー。クリーンな真空が行えます。コンプレッサとしても使用可能。長■ダイアフラム真空ポンプとしてのクリーンな真空に加圧の機能を付けた1台で2役のポンプです。メンテナンスも簡単です。■サーマルプロテクタ内蔵。■回収セットSCS-G2Lを取付けて廃液などの回収処理をすることができます。INTERFACE■ロータリーエバポレーターR-300、真空ポンプV-300と組合せて使用することで、真空制御だけでなく、フラスコ回転、バス温度、ジャッキ高さなどのパラメーターを集中制御。オプションのセンサで自動蒸留や自動発泡消失の機能も制御可能。■溶媒ごとの最適真空度が簡単に設定できる溶媒データベース内蔵。設定)、グラフの表示、パラメーター実測値の記録が可能。■ネットワークに接続し、モバイル端末に運転状況の表示とプッシュ通知が可能。INTERFACE■見やすい画面で簡単に真空度の設定を行い制御することが可能。■真空ポンプV-100と組合せることで、設定した真空度を正確に制御することが可能です(バルブ無しのオン/オフ制御)。■バルブユニットとの組合せではお手持ちの真空システムの制御が可能です。見やすい発光型ディスプレイ。■耐薬品性に優れたセラミックス製静電容量センサ採用。extendedタイプはさらにピラニー式センサも採用したワイドレンジ測定が可能。VACUUMCONTROLLER■精密な真空制御。プログラミング機能搭載で自動化が可能。■実際の真空度をグラフ表示します。(円)47-15426VC10mbar、hPa、mmHg、Torr160,000真空調節範囲1~1100mbarタイマー1秒~6000分真空測定範囲1~1100mbar外寸法・重量W95×D110×H150mm・1.5kg測定精度±1mbar接続口径φ8mm温度測定範囲−10~200°C電源AC100~240V50/60Hz10W※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。UV照射装置マイバインダーマイバインダーは空です。