人工呼吸器に用いられている用語は、各メーカーによって同じ単語が別の意味に用いられたり、同じ事を意味するのに別の単語が使われたりで、混乱している。その上、特殊な工学用語や専門用語が用いられる。本書ではできるだけメーカーのマニュアルに記載されている用語や表現をそのまま使用した。これは、実際に呼吸器を使用する場合、異和感のないようにとの考えからである。本章は、あくまでもメーカーが使用しているテクニカル用語の解説であり、正確な医学用語の解説とは若干異なっているかもしれない。人工呼吸器の換気様式は(1)吸気相の始め方、(2)吸気中の波形の調整の仕方、(3)吸気の終了の仕方、(4)呼気中の圧、流量制御、の各段階での作動の形態の相違によって分類できる。triggerがある。generator)、等があり、これは駆動源の制御方式の違いによって決定る。cycleと考えてよい。Pressure)だけが臨床的に使われている。B.時相分類に基づくモードの表現これらの各相の作動形態を分類して、人工呼吸器の換気モードを記載する事も可能である。この場合、(1)〜(4)の各相の制御方法の違いで、換気様式を表現する。