2)1,000時間ごとエアーや酸素入力のトラップやフィルターの点検。圧トランスデューサーの校正。時間ごとディーラーによるメンテナンスを受ける。時間ごとオーバーホールを受ける。5)2年ごと酸素濃度のブレンダーをオーバーホールする。12.欠点1)ディスプレー機能が貧弱である。そのために、新生児用のフローセンサー使用時のトリガー感度設定が簡単ではない。グラフィックモニターの標準装備が望まれる。2)HFOができない。3)VAPSなどいらないのでPRVCモードを装備してほしい。