8.ディスプレー機能(図;グラフィック画像3波形の表示例・図;グラフィック画像ループの表示例)オプション機能。10.2インチのカラーディスプレーのGDMを装備すると圧・フロー・ボリュームの3波形をモニターできるだけでなく、ループ画面も同時に表示することができる。GDM装備したときのみサイクルオフ基準やスロープ/ライズをマニュアルで設定できる。(図;e500の患者回路図)F&P型を標準装備する。近位圧モニターチューブを使用する。10.日常のメンテナンス1)患者回路は施設の基準に従い交換する。呼気弁はフィルターで保護されている際にはフィルターを患者ごと、もしくは、抵抗が高くなったら交換する。フィルターを使用しない場合は患者ごとに、もしくは必要に応じて、完全に分解、洗浄、滅菌をおこなう。フローセンサースクリーンは精密機器なので取り扱いに注意する。11.定期点検1年もしくは3,000時間毎にガス供給ユニットのパーツ交換、3年もしくは15,000時間毎にオーバーホールをする。12.欠点1)E-100で始まったNMIの人工呼吸器が高性能な人工呼吸器に成長したのはとても感慨深い。初期の頃のE-100は(良い意味でも悪い意味でも)おもちゃのような雰囲気で、アイデアと工夫と創造性が詰まっていた。かたやe500はクールな機械になってしまったと嘆くのはマニアの懐古趣味か?2)基本をしっかりおさえた性能のすばらしさは万人も認める点ではあるが、中級機の価格帯には価格性能比に優れるライバル機がひしめきあっている。特別な思い入れのない一般ユーザーに対して、e500の独自のアピールポイントは何であろうか。3)GDMの画像の解像度が現在のパソコンのレベルから見るとしょぼい。必要な情報量は表示されているが、画面の美しさはない。GDMのモニターの縁が幅広なので、スマートなパソコン用のディスプレーを見慣れた目にはダサイ印象を与える。3)e500の操作パネルに工業デザインとしての芸術性を感じられない。安いE-100Mの方が工業デザインとして美しい。4)呼気弁モジュールの構造が複雑すぎる。分解組み立てが大変である。