S/Tの後継機にある。cardに対応しているのが差である。Bi-Flexとは吸気の後半と呼気の初期段階に圧力を下げて患者の快適性を改善する機能である。max.バッテリー作動時間........内蔵していない。ACアダプターが付属。他のBiPAPシリーズとほぼ同じである。1)リーク量の推定リーク補正機能には平均値より推定する方法と放物線アルゴリズムが応用されている。平均値推測はIPAP中のリーク量の平均値とEPAP中のリーク量の平均値より2点の基準点を求める。リーク量は圧の二乗に比例するので、2点間を通る放物線を決定すれば、気道圧によるリーク量を推定できる。2)トリガー感度6mlのボリュームトリガー方式である。SETが用いられている。Visionの項の解説を参照)最大IPAP時間は3秒である。フローリバーサルと呼ばれる機能も使われている。IPAP中にフローが平均値を逸脱して急激に増加した場合吸気を終了させる。Harmonyの操作パネル)1)アクセスレベル患者用のユーザーモードと医療従事者モードがある。ユーザーモードではFlex設定、ライズタイムの設定、ランプ開始時の圧の設定、LEDバックライトの設定しか表示されない。医療従事者モードでは全メニュー項目が表示され、これらを設定することができる。右ユーザーボタンとアラーム消音ボタンを2秒以上押し続けると一時的に医療従事者モードになる。右ユーザーボタンと左ユーザーボタンを押して順次、設定画面を選択していく。右ボタンを押すと次の設定画面になり、左のボタンを押すと前の設定画面に戻る。設定画面内では加温加湿ボタンとランプボタンがそれぞれ、上・下の選択ボタンになる。これらのボタンを使用して数値を増減したり、モードを選択したりする。アクセスレベルを設定することで3)メニュー構造(図;設定画面の操作メニュー構造)設定画面は次の順で用意されている。モード,CPAP,IPAP,EPAP,呼吸回数,吸気時間,Flex,ランプ時間,ランプ開始圧,ライズタイム,無呼吸アラーム,患者回路はずれアラーム,治療開始メーターのリセット,LEDバックライト,アクセスレベル。IPAP圧とEPAP圧を設定すれば利用できる。呼吸停止に備えてバックアップ回数と吸気時間Tiを設定する。必要に応じてライズタイムを調節する。バックアップ回数と吸気時間は不用意に患者が変更しないように通常はカバーで覆われている。4)Bi-Flex(図;Bi-Flexの解説)Bi-Flexとは吸気の後半と呼気の初期段階に圧力を下げて患者の快適性を改善する機能である。レベル1~3で選択できる。数値が大きいほど圧リリーフの程度が大きくなる。5)ランプ(図;ランプの解説)ランプボタンを押すと換気圧が下がり、ランプ時間をかけて、徐々に圧が上昇していき、快適に入眠できるようにする機能である。PCに読み込んで表示することができる。Harmonyに設定を読み込ませることもできる。はずれ、無呼吸、システムエラー、などのアラームが装備されている。6.メンテナンス空気取り入れ口のフィルターは定期的に洗浄・交換をする。定期的に機能チェックを行う。定期的に保守点検をする。7.欠点1)メニュー構造が複雑なので、最初に設定する際にボタンを多く押す操作が必要で煩わしい。2)バッテリーが内蔵されていない。その分、軽量ではあるが。