Aお問い合わせ膜厚計アドミッタンスゲージは世界に類を見ない膜厚計です。アドミッタンスゲージは、アルマイト被膜用の標準板を付属しておりません。アルマイト被膜の誘電率設定は困難を要するために、アルマイト被膜を渦電流式膜厚計で測定した、平均膜厚μmを校正値として入力します。渦電流式膜厚計によるアルマイト厚さを測定する方法は、試験片の材質と板厚により測定値が変化しますので、試験片と同じ材質で寸法40mm×40mm厚み1.5~2.0mmの中心部に約φ12mmの円形を描きます。円形内を渦電流式膜厚計で20か所以上測定した、平均値を既知標準板の数値とします。測定に当たっては、円形の外周線は線の厚みによる誤差発生要因となりますので必ずφ12mm内で測定するように注意してください。(走査型電子顕微鏡SEMと渦電流式膜厚計を保有しているところ)にお問い合わせください。素地材質:A1050P。寸法および形状:40mm×40mm、厚さ1.5~2.0mmとし、表面粗さは0.1Ra以下。種類、被膜厚などの打ち合わせが必要です。(dの標準板を渦電流式膜厚計で校正した測定)。Cookie(クッキー)を利用しています。使用に同意いただける場合は、「同意します」をクリックしてください。ポリシーをご確認ください。