II」の外観はそのままに、内部のハードウェアを一新したタイプ。全長6~15mの測定範囲を実現し、さらに測定精度も大きく向上。エコーを自動検出するオートセット機能は、改良したアルゴリズムによって、より確実にエコーを検出し、感度・しきい値設定を自動で行う。II】は、シンプルな操作と高性能を両立した超音波厚さ計。鋳鉄やFRP、極度に腐食が進行した配管等のノイズが発生しやすい検査対象でも、エコーを確認しながら測定が行えるため、確実に底面エコーを検出できる。A/Bスコープ表示、独立2ゲート、アラームモード、スキャンモード(高速サンプリング&最小値・最大値ホールド機能)、USB給電など、さまざまな機能を搭載。DLの機能を融合させた超音波厚さ計。A/Bスコープ表示、独立3ゲート、自動温度補正、スキャンモード(高速サンプリング&最小値・最大値ホールド機能)など、さまざまな機能を搭載。SLOPE(TDG)により、厚物やFRP・ゴムなどの高減衰材も、これまで以上に正確な測定が行える。PZX-7シリーズダコタ・ジャパン(株)【PZX-7シリーズ】は、測定範囲:0.15~900mmで、0.001mm表示の高分解能を有する超音波厚さ計。スキャンモードでは、局所的な減肉を見逃さない100回/秒の超高速測定が可能。音速を測定できる音速測定モードなど、さまざまな機能を搭載。MKII】は、操作性に優れた硬さ計。伊・AFFRI社が開発した最薄で0.08mm(HRC70)から測定可能な高性能な金属用の硬度計(硬さ計)。一般的なポータブルタイプの硬さ計に比べて測定範囲が広く、柔らかい金属から硬い金属まで、さまざまな硬さを正確に測定する。統計やグラフ、複数スケールの同時表示などの多彩な機能を搭載し、測定データを本体に保存可能。METALTESTダコタ・ジャパン(株)【METALTEST(メタルテスト)】は、プローブと表示部が一体型のコンパクトな硬さ計。±1%という高い精度で、かつ薄物の測定にも優れ、最薄で0.08mm(HRC70)から測定。従来のポータブル硬度計では測定できない薄板や、コイルの硬さも正確に測定が行える。あらゆる測定方向に対応しており、側面・上面とわず広い測定範囲を実現。II】は、母材(素地)の厚さだけでなく、膜厚も同時に測定できる超音波厚さ計。Gain)テクノロジー、USB給電機能などを追加。測定範囲(パルス・エコー):0.63~1,200mm。ZX-6/ZX-6DLダコタ・ジャパン(株)【ZX-6/ZX-6DL】は、塗装を剥がさずに母材の厚さが測定できるモード搭載の超音波厚さ計。パルス・エコーの0.63~1,000mmの測定範囲に加え、エコー・エコーでも2.54~100mmという広い測定範囲を実現したハイグレードモデル。スキャンモード、感度調整機能、アラームモード、USB給電などの機能はすべて内蔵。IP65の防塵・防滴性能と5年保証を有する。ZX-3/ZX-5/ZX-5DLダコタ・ジャパン(株)【ZX-3/ZX-5/ZX-5DL】は、優れた基本性能に、多彩な機能を備えたミドルレンジの超音波厚さ計。1点・2点校正機能、5段階の感度調整機能を搭載。1秒間に100回の高速スキャン(通常は10回/秒)にて、局所的な減肉・腐食を見逃がさずに測定が行える。MMX-6/MMX-6DLダコタ・ジャパン(株)【MMX-6/MMX-6DL】は、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができる、エコー・エコーモードを搭載した超音波厚さ計。エコー・エコーモードでは、トランスデューサ(センサ)を材料にあてるだけで、実際の肉厚のみが表示されるため、塗装を剥がす必要がない。ボタン1つでエコー・エコーモード(塗膜上からの測定)とパルス・エコーモード(通常測定)を切り替えることもできる。実際に測定する材料で、音速の校正を行うことができるため、精度の高い厚さを測定可能。MX-1/MX-2ダコタ・ジャパン(株)【MX-1/MX-2】は、配管・鉄板などの腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ測定に使用することができる厚さ計。MX-1は1種類、MX-2には10種類の材料の音速が内蔵されており、誰にでも簡単に、すぐに使用可能。付属のPCソフトウェアには、37種類の材料の音速が内蔵されており、本体とPCを接続することにより、容易に音速を変更することができる。断面を表示するBスコープ表示機能を搭載した精密検査用厚さ計。ペンシル型トランスデューサーを使用することにより、通常の厚さ計では測定することができなかった湾曲部やエッジ部を測定可能。塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができる。PX-7/7DLダコタ・ジャパン(株)【PX-7/7DL】は、精密検査用厚さ計のエントリーモデルで、薄物材料や高い精度が求められる測定も容易な操作で行える。スキャンモード、アラームモード、差厚測定(ディファレンシャル)モード、RS232出力機能など、豊富な機能を搭載しており、塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することが可能。したい材料の厚みを入力し、トランスデューサー(探触子、センサ)を測定箇所に接触させるだけで、すぐに音速を表示することが可能。各種材料の音速測定、鋳鉄の黒鉛球状化率の管理(音速を元に判定)に使用することができる。II】は、精緻な再現性を備え、軸力値を直読できる超音波ボルト軸力計。ストレイン%、測定データ:8,000件、など。操作が容易、かつ軽量・コンパクトボディで、各種ボルトの軸力測定に最適。T-D3ダコタ・ジャパン(株)【T-D3】は、ウクライナ・NOVOTEST社製で、高機能な金属用リバウンド(リーブ)式硬度計。見やすいカラー液晶ディスプレイを採用したハンディタイプ。表面状態が比較的粗く、結晶組織が大きい重量のある部品の硬度測定に適している。インパクト方向設定(0/45/90/135/180°)で誤差を自動で補正。一般的なリバウンド(リーブ)式硬度計とは異なり、材質・スケールごとに校正値を保持できる。T-UD3ダコタ・ジャパン(株)【T-UD3】は、UCI(超音波接触インピーダンス)式およびリバウンド(リーブ)式の硬度測定に対応しながらリーズナブルな価格を実現した、ハイブリッドタイプの硬度計。両方式の長所を利用し、小型部品や狭面部、硬化層や溶接部の熱影響部(HAZ)から、表面状態が比較的粗く結晶組織が大きい重量のある部品まで、さまざまな金属の硬さを正確に測定する。Ltd.が開発した金属用UCI(超音波接触インピーダンス)式硬度計。見やすいカラー液晶ディスプレイを備え、内部メモリに測定データを保存するだけでなく、内蔵カメラで測定箇所の画像を併せて保存できる。小型部品、大径ギアの歯底などの狭面部、硬化層や溶接部の熱影響部(HAZ)の硬度測定に好適。ディスプレイ(Blanview)と大容量リチウムイオンバッテリーの採用により、18時間もの長時間の操作が可能。DAC(距離振幅特性曲線)、TCG、DGS/AVG、曲面補正機能(CSC)をはじめ、超音波探傷に必要な機能をすべて搭載。