3,630726ptGMOポイントはショッピングモールやサービスの垣根なく多くのネットショップや複数のサービスで利用する事ができる共通ポイントです。概要AGT-131は水中の銀イオン濃度を0.00〜0.25ppm(mg/L)の範囲でデジタル表示測定できる小型軽量の測定器です。水処理殺菌として銀イオンを用いる際の濃度域(0.00〜0.25ppm)をよりスムーズに正確かつ安定的に測定する事を目的にして開発されました。シリコンフォトセルを用いたLEDランプ検出方式を採用。2点校正機能を備えており、測定対象の水質に併せた精度の高い測定が可能となっております。・本器は防水仕様ではありません。水が本器にかからないようにご注意ください。・落としたり、ぶつけたりの衝撃を与えないでください。アルカリ等の溶液に浸さないでください。・キーの操作は、指で行ってください。金属棒などの硬いものを使わないでください。・指定以外の電池は使わないでください。次のような場所は避けてください。・傾斜しているところ・滑りやすいところ・塵や埃が多いところ・強い振動のあるところ・直射日光の当たるところ・腐食性のガスの発生するところ・風が直接あたるところお手入れについて本器の汚れはぬるま湯か中性洗剤を含んだよく絞った柔らかい布できれいに拭き取ってください。アルカリ等で拭かないでください。ご使用の前に・測定セル測定面を直接手で触れないでください。汚れや水がついたときはきれいにふき取ってください。・セル表面やセル挿入部を直接手で触れないでください。汚れや水がついたときはきれいにふセル表面やセル挿入部き取ってください。・試薬を入れた後は速やかに測定を行ってください。長時間おきますと、正確な測定ができません。・濁りのある水や、セルの中に異物が混入している場合は測定値に乱れが生じます。・最適な測定温度は常温(18°C〜24°C)です。使用方法の動画もご用意しています。http://www.youtube.com/watch?v=tD53ybNxZto【1】測定対象の検水(銀イオン水)を10cc用意してください。【2】試薬R-1を1cc添加して、よく振り混ぜます。【3】試薬R-2を5滴添加して、よく振り混ぜます。【4】試薬R-3を5滴添加して、よく振り混ぜます。(※2015年4月より、試薬R−3の滴下量は仕様変更(4滴→5滴)になっております。)【5】発色した検水を専用セルに移し、キャップをします。【6】銀イオン測定器にセルをセットします。【7】SERECボタンで[Ag]測定モードを選択して、ENTERを押します。【8】数秒後に、液晶パネルに銀イオン濃度(ppm)が表示されます。使用方法の動画もご用意しています。いつでもどこでも手軽に銀イオン濃度を測定できます。商品代金5,500円以上のお買い上げで送料無料。銀イオン・ナノシルバー製品の不法な有用性広告を自主規制するよう心がけています。