[ENTER]アルファベットを出すときは、↑を押してから。天空用LAI2000のYのcalibration値を、地上用LAI2000のXのcalibration値と同じに設定する。2つのLAI2000の内部時計を同期させる。古いデータを消去する。2つのLAI2000をタワーなどの上に持ちあがる。天空用LAI2000を三脚等に固定。地上用LAI2000も三脚等に固定。天空用LAI2000のすぐ横に並べる。地上用LAI2000センサをYとして、天空用LAI2000のコントローラのX,Y端子に接続。2つのLAI2000をきちんと同じ姿勢で並べる。表示はモニターモードになっている。ここで再度[ENTER]を押すと、その瞬間に両者がマッチングされる。x1とy1がほぼ同じ値を出して来ることを確認。Y端子から地上用LAI2000センサをはずし、地上用LAI2000センサを地上用LAI2000コントローラのX端子に。念のため、それぞれのコントローラでの出力(x1とx1など)がほぼ同じであることを確認。地上用LAI2000の姿勢を解除してよい。01:21:36ここで"5"は現在の計測回数、"x1"は天空用センサーのリング1の出力、"44.12"はx1の瞬時値、"01:21:36"は自動計測の残り時間。この状態で、15秒おきの計測ごとに、ピッという音がコントローラから発生するはず。地上用LAI2000を持って測定点に移動。測定点で5回測定15-17をくり返す。ものによって、LAI2000コントローラの内部時計の狂いが激しいものもあるので、2台のコントローラの内部時計の時刻ずれに注意。98の場合)付属フロッピー内の、"comm.exe"というソフトを使う。comm.exeは、LAI2000に限らず、Li-Corの多くの器機からデータを読みこむことができる。Windows2000では走らないみたい。適当なパス(C:\Licorなど)に移動。LAI2000とPCを専用シリアルケーブルでつなぐ。LAI2000で、COMMキーを押す。Printout"を選んでENTER。すると、PCの画面にデータがずらずら現れる。上で指定した出力ファイルにも、テキスト型式で出力される。以前は、ふつう、C2000.exeという、DOS窓で動くプログラムを使っていた。現在は、FV2000という、WindowsのGUIで動くプログラムを使う。belowのファイルを読み込みaboveのファイルとbelowのファイルはぜんぶひとまとめにしてひとつのファイルにしてから読み込んでも良い。aboveのファイル名のチェックボックスにチェック。Belowのファイル名のチェックボックスにチェック。inのところでAllをチェック。FV2000はLinux上でWINEで走らせることができる。