システム製品番号:LPCE-2(LMS-9000)見積書をあなたのメールアドレスが公開されることはありません。VS時間、電力VS時間、力率VS時間、電流VS時間、磁束効率VS時間。仕様:•スペクトル範囲の波長:380nm〜800nm•スペクトル波長精度:±0.5nm(LMS-9000A)、±0.3nm(LMS-9000B)、波長再現性:±0.5nm(LMS-9000A)、±0.1nm(LMS-9000B)•サンプルスキャン手順:±0.1nm•色度座標の精度(Δx、Δy):±0.003(LMS-9000A)および±0.002(LMS-9000B)•相関色温度CCT:1,500K〜25,000K(LMS-9000A)、1500K〜100,000K(LMS-9000B)、CCT精度:±0.5%(LMS-9000A)、±0.3%(LMS-9000B)•演色評価数の範囲:0〜100.0、精度:±(0.3%rd±0.3)•フォトメトリックリニア:±0.5%•迷光:<0.015%(600nm)および<0.03%(435nm)•システムには補助ランプデバイスが含まれ、ソフトウェアには自己吸収機能が含まれます。LSG-1700Bゴニオフォトメーター、球体とEMIレシーバーを統合したLPCE-2分光放射計に関する設置およびトレーニングサービスインドネシア–球体システムを統合したLPCE-2高精度分光放射計の設置とトレーニングインド–私たちのエンジニアは、LPCE-2分光放射計積分球システムのトレーニングを行うためにインドに行きました。3つのクライアント向けのXNUMXm統合球システムのインストールとトレーニングチリ–積分球と分光放射計を購入した顧客にインストールとトレーニングを提供します。