>>計量値が不安定で表示できないときに出るエラーです。>>キャリブレーションスイッチ(CALスイッチ)は、本体の後部にあります。キャリブレーションスイッチカバーを押し下げると、キャリブレーションスイッチ(CALスイッチ)があります。電源を入れて、30分以上通電してください。校正分銅によるキャリブレーションをおこなってください。>>代表値ですが、約2秒程度です。電源を入れると、-E表示になる。キーを押してください。同現象の場合は、お手持ちの分銅によるキャリブレーション(CAL)をおこなってください。改善されない場合、修理が必要になります。修理に関しては、お買い上げ頂いた販売店、または弊社にお問合せください。閉じるサンプル不足エラーが表示された。>>取扱説明書は、表示された数量を追加と明記されているが、表示された数量になるように不足分を追加してください。キーを押しても表示単位が変わらない【EK-i/EW-iシリーズ】モードキー(MODEキー)を押しても表示単位が切り変わらない。>>電源ON時に登録されていない単位は表示されません。取扱説明書を参照し、モード登録をして下さい。任意に表示単位を設定することができます。電源ON時に表示される最初の単位を指定することもできます。閉じる判定結果に応じてブザーが鳴らない【EK-i/EW-iシリーズ】コンパレータ機能で判定結果に応じてブザーが鳴らない。>>OP-04のインターフェース基板にブザーが付いています(リレー出力付き)ので追加してください。OP-04とOP-09は同時に装着することはできません。各判定結果ごとにブザーを鳴らすかどうかの設定ができます。内部設定の状態を確認してください。>>連続9時間コードレスの使用が可能です。満充電まで約15時間です。閉じるOP-04を確認したが反応がない【EK-i/EW-iシリーズ】コンパレータ出力(OP-04)をテスターで確認したが反応がない。>>比較結果の表示とブザーが正確に動作していれば問題はないと思います。電圧が出力されるわけではありません。比較結果のリレー出力はソリッドステートリレー出力です。外部に電源を用意してください。最大電圧50VDC、最大電流100mADCです。電気計測機器デジタルノギス・その他NDT(非破壊検査器)天秤(天びん)・台はかり天秤(天びん)台はかり分析機器その他【マニュアル】その他【ACアダプター】その他【天秤(天びん)・台はかり】その他【天秤(天びん)】その他【WinCT】その他【特定計量器】その他【校正用分銅】その他【比重測定キット】その他【充電式バッテリー・ユニット】その他【コンパクト・プリンタ】その他【フットスイッチ】その他【サーマルプリンタ】その他【バーコードラベルプリンタ】その他【除電器(イオナイザー)】その他【分銅】その他【AD8121B】その他【コンパレータライト】インジケータ・ロードセルインジケータロードセル。