平成22年3月、東海(中部)のOMアマチュア局(JA2**)より安価にて譲渡して頂く。スクリーングリッド電圧(Esg)可変出来ず、コントロールグリッド電圧(Eg1)可変出来ず。原因スクリーングリッド電圧(Esg)可変VR断線。コントロールグリッド電圧(Eg1)可変VR断線。電源コード交換プレート・グリッドキャップコード修理メータに保護ダイオード取り付け。電源表示LED取り付け。ダイオードに交換する(但し、改造・調整が必要)ショートランプは「12V10W」が丁度良いので交換7ピンMT、9ピンMT、8ピンUSソケットにアダプター取り付け。大型管の測定において、操作基準表から見ると、真空管メーカーの設定値とかなりの開きがある。