電源を入れるとNG表示になる。>>電源を入れただけではNG表示になります。接触媒質を塗った被測定物にセンサーを当てる事により「OK」表示になります。閉じるセンサーを被測定物に当ててもNG表示になる【AD3253/AD3253B】センサーを被測定物に当ててもNG表示になる。>>被測定物に水や機械油等の触媒を塗ってください。接触媒質を塗らないとNG表示になります。>>直径30mm以上であれば測定できます。測定対象が縦方向に設置されて、接触媒質が流れやすい場合は、グリスなど粘度の高い接触媒質を使用して下さい。センサーの接触面にあるスリットが、パイプ等の長手方向に対して垂直になるようにセンサーを当ててください。センサーが小型のAD3253Bを使用して下さい。音速設定画面に切り替わらない。>>←(左矢印)キー/→(右矢印)キーを同時に押してください。この時長押しすると切り替わりませんので、キーを一瞬だけ押して直ぐに離してください。音速が判らない材質を測定する時。>>ノギス等で一箇所厚さを測っていただき、その場所にセンサーを当て表示される厚さを事前に測定した値に変更して下さい。変更は、←(左矢印)キー/→(右矢印)キーを使用してください。>>申し訳ありません、センサーのみの交換はできません。センサーごとに個体差があり、製品本体を送っていただいての修理となります。閉じる4mmの鉄板を測ると2.8mmと表示。表示値が違う【AD3253/AD3253B】4mmの鉄板を測ると2.8mmと表示。>>付属の試験片で確認願います。測定値が違う場合、音速を変更し正確な値になるように設定を変更してください。測定中の音速変更は測定しながら矢印キーを押し正確な値になるようにしてください。