操作基準表(チャート)の入手。誤操作を防ぐ為、ジャンパー線を色別にする。赤=プレート、黄色=第1グリッド、白色=ヒータ、等。E1GのVRを取り出す為、隣のEsgVRを緩める。取り出した、E1GのVR。取り出した、E1GのVR、密閉型なのですが、逆に湿気が隠り、腐食した可能性が大きい。取り出した、ESGのVR。取り出した、ESGのVR、開放型なので、腐食した可能性が大きい。柔らかいビニール電源コードを使用。メータに保護ダイオード取り付け。電源表示にオクタルソケットの中心にLED取り付け。測定、6CA7(EL−34)を測定。測定、5AR4を測定。測定、ECC83(12AX7)を測定。電力増幅管「6CA7(EL−34)」。双3極管「12BH7」。双3極管「12AT7」。高周波増幅5極管「6AU6」。真空管のデーターも豊富で使いやすい。600AはEp=150V、Esg=130V、eg1=2.5Vの固定で測定します。真空管メーカの規格表は6GB8やKT88等の大型の出力管はEp、Esgの電圧が高く、電流も多く流れる為、誤差がでます。TV球や後発の高Gm管は、eg1がもっと小さいので、誤差がでます。3000μmhoレンジでの「12BH7」測定=2600μmho、この試験の為、少しぼけた3000μmho以内のを使用する。高Gm管、高出力管のGm測定。15000μmhoレンジでの高Gm管「6DJ8」測定、Gm==10250μmho。相互コンダクタンス=12500μmho「Ep=90V、Ip=15mA、eg1=−1.3V」(1960/1962ナショナル真空管ハンドブックより)。オーディオ用真空管マニアルより)。2.5Vの信号電圧では大きすぎて、誤差大きい。15000μmhoレンジでの高Gm管「6DJ8−2本目」、Gm=測定=12250μmho。相互コンダクタンス=12500μmho「Ep=90V、Ip=15mA、eg1=−1.3V」(1960/1962ナショナル真空管ハンドブックより)。オーディオ用真空管マニアルより)。2.5Vの信号電圧では大きすぎて、誤差大きい。「6DJ8−2本目」測定の入出力波形、赤色=グリッド電圧、黄色=プレート電圧。15000μmhoレンジでの高Gm管「6RHH8」測定、Gm=8200μmho。「6RHH8」測定の入出力波形、赤色=グリッド電圧、黄色=プレート電圧。15000μmhoレンジでの高Gm管「6BQ5」測定、Gm=77250μmho。相互コンダクタンス=11300μmho「Ep=250V、Esg=250V、Ip=48mA、eg1=−7.3V」(1960/1962ナショナル真空管ハンドブックより)。2.5Vの信号電圧では大きすぎて、誤差大きい。15000μmhoレンジでの虎の子「6GB8」測定、Gm=9250μmho。実用真空管ハンドブックより)。電流容量が足りず、誤差大きい。15000μmhoレンジでの高出力「6GB8」測定、Gm=14500μmho。実用真空管ハンドブックより)。15000μmhoレンジでの高出力管「KT88」測定、Gm=8700μmho。オーディオ用真空管マニアルより)。電流容量が足りず、誤差大きい。オーディオ用真空管マニアルより)かなり改善されました。15000μmho高出力管「6CA7」測定、Gm=8750μmho。実用真空管ハンドブックより)。最近の真空管のGm測定+波形確認。右のデジタルオシロはデモで拝借。JJ−ECC99、electro−harmonix12BH7AEH。6000μmhoレンジでの「JJ−ECC99」測定、Gm=6000μmho。「JJ−ECC99」測定の入出力波形、赤色=グリッド電圧、黄色=プレート電圧。6000μmhoレンジでの「electro−harmonix12BH7AEH」測定、Gm=3100μmho。「electro−harmonix12BH7AEH」測定の入出力波形、赤色=グリッド電圧、黄色=プレート電圧。JJ−ECC81、electro−harmonix12AT7EH。6000μmhoレンジでの「JJ−ECC81」測定、Gm=5500μmho。「JJ−ECC81」測定の入出力波形、赤色=グリッド電圧、黄色=プレート電圧。6000μmhoレンジでの「electro−harmonix12AT7EH」測定、Gm=4000μmho。「electro−harmonix12AT7EH」測定の入出力波形、赤色=グリッド電圧、黄色=プレート電圧。electro−harmonix12AX7EH、SOVTEC12AX7WA、JJ−ECC83S。3000μmhoレンジでの「electro−harmonix12AX7EH」測定、Gm=1550μmho。「lectro−harmonix12AX7EH」測定の入出力波形、赤色=グリッド電圧、黄色=プレート電圧。3000μmhoレンジでの「SOVTEC12AX7WA」測定、Gm=1600μmho。「SOVTEC12AX7WA」測定の入出力波形、赤色=グリッド電圧、黄色=プレート電圧。3000μmhoレンジでの「JJ−ECC83S」測定=1750μmho。「JJ−ECC83S」測定の入出力波形、赤色=グリッド電圧、黄色=プレート電圧。