VP−7723B」により測定。VP−7723B」により測定。50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。FFT画面の見方はこちら。0.010%歪み(Hight出力端子)。0.015%歪み(Hight出力端子)。「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。0.011%歪み(Low出力端子)、以下同じ。0.011%歪み(Low出力端子)、以下同じ。「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。