パイオニアとして海外メーカー唯一の横型装置を50年以上製造し続けています。横型装置のメリットを活かせる白金製のボート形試料容器を用いて灰分測定も可能な手動モデルです。ハロゲンやアルカリ金属等の妨害元素を含有した試料でも標準仕様で精度の高い分析結果が得られるとご好評を頂いております。あらゆる試料で最高のパフォーマンスを提供いたします。純酸素中で完全燃焼されます。燃焼温度はスズカプセルを使用すると発熱反応により1800°C以上となります。燃焼ガスはタングステン酸銀/酸化マグネシウム/酸化銀などの試薬各層を通りハロゲン、硫黄、リンなどが取り除かれ、CO2、H2O、N2及び窒素酸化物となります。還元銅を通過することで、窒素酸化物はN2に還元され、余分な酸素も取り除かれます。その後、恒温恒圧下で均一化されます。均一化されたガスは3組の熱伝導度検出器に送り込まれ、最初にH2Oが除去されその差が水素量として検出され、次にCO2が除去されその差が炭素量として検出され、最後に残ったN2ガスが窒素量として検出されます。硫黄(CNS同時測定)と酸素はそれぞれ専用の燃焼管と還元管等に交換して測定します。CE-440M他社横型装置ではフッ素の影響で窒素が含まれていない試料でもどうしても出てしまったが、CE-440ではすべて許容誤差範囲に入っています。57kg(CE-440M)※装置の作動には別途以下が必要となります。