周囲のオブジェクトに影響を与える可能性のある実際の温度および湿度環境をシミュレートするために使用されます。電子製品はさまざまな場面で広く使用されています。温度と湿度のテストは、関連する環境基準を満たすより良い製品を設計するために必要なテスト項目になりました。さまざまな電子部品など、さまざまな産業で広く使用されています。この環境試験室は、環境の高温、低温、湿度におけるDUTの動作性能を確認するために使用されました。この記事では、LED照明業界のアプリケーションに関する環境気候室アプリケーションの議論に焦点を当てています。GDJS-015B高低温度湿度チャンバーLISUNは、最高のLED照明試験装置サプライヤーのXNUMXつです。LED照明業界での長年の経験と専門知識に基づいて特別に設計および製造されています。当社の製品は、次のような主要な技術指標を備えています1、チャンバー構造:1)チャンバーはSUS304スチール製、保温材はポリウレタン硬質発泡体と超極細ファイバーグラス、ドアフレームは二重高温エージングシリコンゴム製ドアシールストリップで断熱されています。2)加湿システムと回路基板システムは、加湿パイプラインの故障に起因する漏れを回避し、より高い安全性を改善するように個別に設計されました。チャンバー内蔵の浄水装置と自動水保護。3)大きなガラス窓と内部の照明器具を簡単に観察できるようにするため、チャンバーの左側にφ50mmの穴ポートが組み込まれており、外部の電源ケーブルまたは信号ケーブルを接続できます。図12)TEMIディスプレイは英語または中国語で、テストカーブを表示できます。プログラム120セグメントの最大12000セット、999サイクルステップ容量、各セグメントのテスト時間は最大99時間59分に設定できます。RS-485を介してPCと通信して、テストプロセスと自動切り替え機の実装を監視できます関数。自動計算機能を組み合わせて、温度と湿度の条件をすぐに修正して、温度と湿度をより正確かつ安定に制御できるようにします。3、冷凍/暖房システム:1)フランスTECUMSEHブランドから輸入されたコンプレッサー(図2を参照)。多くの国からアフターサービスサポートを受けることができます。図22)加熱システムは、ニッケルクロム合金の電気加熱式ヒーターで製造された完全に独立したシステムです。コールドシステムは、完全に密閉されたファン冷却式の単段およびカスケード冷凍モードで適用されます。行き止まりを避けるための多翼送風機の強力な空気循環設計のアプリケーションは、テストエリアに温度と湿度を均等に分散させることができます。風循環サイクル設計、風圧、風速はテスト基準を満たしており、ドアを開いた後の温度と湿度の安定時間は非常に速いです。市場にある類似製品と比較して、当社の環境気候試験室には次の利点があります。150°Cに達する可能性があると主張していますが、実際の調査では、彼らの温度範囲マークされているのは非負荷温度テスト条件でした。DUTが動作しない場合、この温度に達することができますが、EUTが動作を開始すると、実際の温度に達することができません。実際の温度は-50°C(設定されたテスト温度は-60°C)または-30°C(設定されたテスト温度-40°C)。使用と競合他社の使用との間に大きな違いがあること、温度気候室ではフランスTECUMSEHブランドのコンプレッサーと6P容量の冷媒を使用したこと。以下は、GDJS-015Aモデルテストの写真です(図3および図4を参照)。図3:70°Cのテスト温度と70%のテスト湿度(テスト済みの照明器具の完全な動作状態)図4:最低-20°Cテスト温度とPLCタッチスクリーン表示の設定(テスト済み照明器具の完全な動作状態)2、当社の製品はフィンランドブランドの電子湿度センサーを採用していますが、競合他社がドライボールデバイスを使用していることを知っているため、電子湿度センサーの利点は作業を維持する必要がないことです。乾燥したボールの内部湿度センサーは、環境によって大きな精度の影響を受けるだけでなく、問題が発生しやすく、重要なのは、一度壊れるとユーザーが自分で給水と修理を調整できないことです。動作中(図5を参照):図5:赤色部分は電子湿度センサーです3、当社の製品は浄水装置を備えており、顧客は水道管を使用して直接水を供給することができます。PLCコントロールパネルで制御して過剰な水の供給を防ぎ、自動で行うことができるリンケージソレノイドバルブも装備しました給水を行います。競合他社は通常、水が不足していることが多く、テストが終了する原因となる水タンクを使用しています。(図6を参照):図6:赤い色の部分はリンケージソレノイドバルブです。青い色の部分は浄水装置です(XNUMXつはバックアップとして)。4、当社の温度気候室の主要な電気コネクタ部品は、有名なブランドのAC接触器とシュナイダーおよびオムロンのブランドのソリッドステートリレーで採用されています。それらが失敗した場合、あなたはあなたの地元の市場で見つけるのは簡単です。(図7を参照):図7:シュナイダーとオムロンのブランドのACコンタクタとソリッドステートリレー5、高温高湿試験を同時に行う必要のあるお客様(例:70°C温度と70%湿度試験の両方)に加えて、標準のゴム製ストッパーを提供するほか、特別な高圧リリースチューブも提供します。圧力解放チューブがないと、温度と湿度の両方が設定値に達せず、最終的なテスト結果にさらに影響を与える可能性があります。17025認定テストラボで受け入れられ、当社の製品はあらゆる種類の環境テスト要件を完全に満たすことができます。GROUPによって発見されました。LISUN品質システムはISO9001:2015によって厳密に認証されています。CIEメンバーシップとして、LISUN製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボで認証されました。ACおよびDC電源.サポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。WhatsApp:+8618917996096伝言を残すあなたのメールアドレスが公開されることはありません。