>>吸入器は薬を使用することはできません。水道水をお使いください。食塩水(濃度0.9%の食塩水)」が使えます。カートリッジに直接入れる超音波の伝播用の水には食塩を入れないでください。故障の原因になります。>>霧化タンク内と吸入液カップそれぞれに適量の水を入れていただいていますか?吸入液カップの底部に変形・キズなどはございませんか?ヒーターガードが正しく装着されていますか?詳しくは、取扱説明書をご覧下さい。えない理由を教えてほしい。>>吸入器に使用する水ですが、水道水または、生理食塩水の使用を奨めているのは、細菌や雑菌等に対する安全性の面からです。ため水は使わず、常に新しい水を使用するようにしてください。(ボトル水でも吸入は可能ですが、開封後すぐのものを使用してください。)塩素は、水道水の消毒に使用されていますが、健康に対する安全性に十分に配慮した基準で使用されています。安全性に関して問題になるような知見はでていません。水道水では、濃度も低く肌への影響は心配ないと思われます。吸入器に使用する水に関する問い合わせについて、整水器や浄水器等による水自体の安全性について、其々のデータを把握していないので判断できませんが、雑菌の安全性から、吸入器で使用する際は、ため水、保存したものではなく、新しいものを使うようにしてください。残留塩素を除去したお湯は、保存には不向きですので、その都度、使い切ってください。送風ファンが回らなくなり霧が出ない。>>UN-133A、UN-133Bのカートリッジカバーをした状態で送風ファン上部に約2ミリ程度でも隙間はありますか?送風ファン上部に隙間が無いと(カートリッジカバーと接触していると)妨げとなってファンが回転しません。その場合は送風ファン上部を水平に押し込んでください。電気計測機器デジタルノギス・その他NDT(非破壊検査器)天秤(天びん)・台はかり天秤(天びん)台はかり分析機器その他【マニュアル】その他【ACアダプター】その他【天秤(天びん)・台はかり】その他【天秤(天びん)】その他【WinCT】その他【特定計量器】その他【校正用分銅】その他【比重測定キット】その他【充電式バッテリー・ユニット】その他【コンパクト・プリンタ】その他【フットスイッチ】その他【サーマルプリンタ】その他【バーコードラベルプリンタ】その他【除電器(イオナイザー)】その他【分銅】その他【AD8121B】その他【コンパレータライト】インジケータ・ロードセルインジケータロードセル。