Lab製)を評価したので紹介します。標準のTCXOサイズ(36x28x10mm)でGPSに同期した10MHzの出力が取り出せます。周波数安定度はロック時に2x10^-11オーダーの安定度が得られます。GPSアンテナさえ取り付けられる環境であれば高安定度の基準源を安価に実現できます。Evaluationボードも用意されており、USBでPCに接続して評価できます。GPS受信ユニットはモトローラ製で50CH同時補足が可能で、-142dBmの受信信号までアクジションが可能です。電源は3.3V消費電流120mAで動作します。読み出すことができます。PCで専用のツールを起動させればグラフィカルに状態を表示できます。上図は200時間でのTCXOの周波数制御電圧の変化を表示させたものです。時間ともに直線的に変化しているのはTCXOの経時変化特性が見えています。0.2ppb/DAYであることが読み取れます。TCXOの経時変動はGPSがロックしていればもちろん補正しており、同時にその制御で変動の記録も取り続けています。この製品の詳しい仕様は、こちらをご覧ください。