GM測定の心臓部の発振器(10kHz)とメーター駆動用増幅器。下パネルを取り下から見る。下パネルを取り下前から見る。プレート、第2グリッド用電源トランス。トランス1次側、プレート電圧調整用スライダック。第2グリッド用電圧調整用VR。最大電圧=プレート電圧。ヒーター用電源トランス。トランス1次側、ヒーター用電圧調整用VR。真空管ソケット裏、双極3極管用ソケット裏。パラスチック発振止め用コイル郡。基板端子受けソケット、青い線がヒーター電圧用。基板端子、青い線がヒーター電圧用。ヒータ電圧=1.25V電圧の調整。ヒータ電圧=1.4V電圧の調整。ヒータ電圧=2.0V電圧の調整。ヒータ電圧=2.5V電圧の調整。ヒータ電圧=3.15V電圧の調整。ヒータ電圧=4.2V電圧の調整。ヒータ電圧=4.8V電圧の調整。ヒータ電圧=5.0V電圧の調整。ヒータ電圧=6.3V電圧の調整。ヒータ電圧=8V電圧の調整。ヒータ電圧=9V電圧の調整。ヒータ電圧=12.6V電圧の調整。ヒータ電圧=16V電圧の調整。ヒータ電圧=19V電圧の調整。ヒータ電圧=25V電圧の調整。ヒータ電圧=35V電圧の調整。ヒータ電圧=50V電圧の調整。第1グリッド電圧(BiasVolt)=−50V電圧の調整(−100Vレンジ)。第1グリッド電圧(BiasVolt)=−25V電圧の調整(−50Vレンジ)。第1グリッド電圧(BiasVolt)=−10V電圧の調整(−20Vレンジ)。第1グリッド電圧(BiasVolt)=−2.5V電圧の調整(−5Vレンジ)。第1グリッド電圧(BiasVolt)=+5V電圧の調整(+10Vレンジ)。第2グリッド電圧=122V電圧の調整(EP=500VレンジでEP=250V)。第2グリッド電圧=50V電圧の調整(EP=200VレンジでEP=125Vレンジ)。第2グリッド電圧=12V電圧の調整(EP=50VレンジでEP=25Vレンジ)。SignalVolt周波数測定=9.828kHzB61.バラック修理。プレート電圧リップル波形、プレート電流=10.5mA。リップル電圧は1/10。ヒーター電圧の安定度(レギュレーション)測定。ヒーター電圧=5V、ヒーター電流=3A。本体電圧計=5V供給。ソケット電圧計=4.370V。本体電圧計=+10%越で供給。ソケット電圧計=5.001V。ヒーター電圧=6.3V、ヒーター電流=1.6A。本体電圧計=6.3V供給。ソケット電圧計=6.04V。本体電圧計=+5%で供給。ソケット電圧計=6.3V。ヒーター電圧=6.3V、ヒーター電流=1.5A。本体電圧計=6.3V供給。ソケット電圧計=6.05V。本体電圧計=+4%で供給。ソケット電圧計=6.3V。ヒーター電圧=6.3V、ヒーター電流=0.9A。本体電圧計=6.3V供給。ソケット電圧計=6.18V。本体電圧計=+2%で供給。ソケット電圧計=6.3V。ヒーター電圧=6.3V、ヒーター電流=0.2A。本体電圧計=6.3V供給。ソケット電圧計=6.3V。12AX7と12AU7測定E1.真空管「12AX7(ECC83)」。左から1本目.2本目...5本目.6本目、12AU7。真空管ハンドブック(規格表)の、12AX7(ECC83)相互コンダクタンス=1600μmho「Ep=250V、Ip=1.2mA、Eg1=−2V」。12AU7(ECC82)相互コンダクタンス=2200μmho「Ep=250V、Ip=10.5mA、Eg1=−8.5V」。Manual、1966/実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。真空管「12AX7(ECC83)」。左から1本目.2本目...5本目.6本目、12AU7。Gm測定=1700μmho、IP=0.45mA。測定条件、「Ep=250V、Eg1=−2V」。1本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=1300μmho、IP=0.38mA。2本目「12AX7」ユニット1。Gm測定=1000μmho、IP=0.36mA。測定条件、「Ep=250V、Eg1=−2V」。2本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=1000μmho、IP=0.38mA。3本目「12AX7」ユニット1。Gm測定=1200μmho、IP=0.38mA。測定条件、「Ep=250V、Eg1=−2V」。3本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=1600μmho、IP=0.44mA。4本目「12AX7」ユニット1。Gm測定=1100μmho、IP=0.36mA。測定条件、「Ep=250V、Eg1=−2V」。4本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=2900μmho、IP=1.30mA。Gm測定=1200μmho、IP=0.38mA。測定条件、「Ep=250V、Eg1=−2V」。Gm測定=1300μmho、IP=0.38mA。Gm測定=1200μmho、IP=0.38mA。測定条件、「Ep=250V、Eg1=−2V」。Gm測定=1500μmho、IP=0.45mA。真空管「12AU7」1本目ユニット1測定。Gm=2500μmho、Ip=13.85mA。Cレンジ=6000μmhoレンジでの測定。真空管「12AU7」1本目ユニット2測定。Gm=2400μmho、Ip=9.99mA。最近の真空管のGm測定。electro−harmonix12AT7EHの測定。左から1本目、2本目。Manual、1966/実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。「12AT7EH−1本目」ユニット1測定。Gm測定=6000μmho、IP=0.45V/50Ω=9mA。測定条件「Ep=250V、Eg1(Rk=200Ω)」。Cレンジ=7500μmhoレンジでの測定。「12AT7EH−1本目」ユニット2測定。Gm測定=6750μmho、IP=0.475V/50Ω=9.5mA。測定条件「Ep=250V、Eg1(Rk=200Ω)」。Cレンジ=7500μmhoレンジでの測定。