前処理から最終フィルタまでを一つのボディへ収納しました。コンパクト設計で手狭な実験室内のスペースを有効に活用できます。比抵抗:18.2MΩ・cmの高純度な超純水を採水可能。最終フィルタは要求水質に合わせてUF/MFを選択可能です。純水タンク(公称:5L)を内蔵しており、超純水を約10L/日程度の使用されるお客様に適した装置です。α用純水タンクを外付けする事でタンク容量を大きくでき、使用量を増やす事も可能です。製品フローオプション純水タンク10L/20L/60L/100L(公称容量)から選択できます。タンクUV有無を選択できます。タンクUVは新型を採用しており消耗品になりません。連続(滴下~2L/min)、定量、フットスイッチいずれの採水も可能です。採水口UVの有無を選択できます。採水口UVは新型を採用しており消耗品になりません。※NAディスペンサーは連続採水(1.5L/min)のみとなります。