83」、「整流管5Y3GT」をダイオードに単純に交換すると、電源が強化する事になり、相互コンダクタンス(conductance)の測定には信頼性(精度)が増すことになります。チャートのAver.Mut.Cond.とは誤差がでます。他の試験方法にも誤差がでます。よって、回路の変更、全体的な調整・校正が必要となります。純正のフューズランプ(6.5V/6.63W)では、大きすぎますので、(12V/10W)が良いです。35,100円で購入。「バイアス電圧」の点検・調整。「シグナル電圧」の点検・調整。電源コードを交換する。「整流管83」、「整流管5Y3」をダイオードに置き換える。誤動作防止の為、チキンヘッドツマミをカラーに交換。「BAIAS−VR」のツマミ位置調整。点検中、上蓋の内側とパネル。点検中、上蓋の内側を見る、綺麗ですが、備品は無。点検中、下ケース内側を見る、綺麗です。配線図(回路図)は貼っていない。点検中、パネル裏、殆ど製作時のままで、手が入れてない。点検中、パネル裏、後から見る。点検中、パネル裏、後右から見る。太く・堅い電源コード。太く・堅い電源コードを交換する。「整流管83」、「整流管5Y3」をダイオードに置き換える。以下の改造・調整が必要です。「整流管83」、「整流管5Y3」をダイオードに交換しましたので以下の改造・調整が必要です。Voltage=トランス1次電圧93Vに調整して(以下同じ)、電圧の確認する。Voltage=ゼナーダイオード+ダイオード挿入。Voltage=「DC130V」、以下の様にブリダー抵抗を挿入して、130V確定、56Vも「R130」のタップ調整でOK。Voltage=「R130」のタップ調整でOK。Voltage=「AC5V」、トランス巻き線端子「14」と抵抗「R120」の間にブリーダ抵抗挿入。AC35V=抵抗「R106」とダイオード挿入。Voltage=抵抗「R47」の調整。Voltage=抵抗「R119」の調整。TV7D/UのCalibrationに入る。「シグナル電圧」の点検・調整。電源電圧を安定して、測定・調整を行う。周波数=60Hz、電圧=117V。A−RANGE、AC=5V。D−RANGE、AC=1V。E−RANGE、AC=0.5V。「バイアス電圧」の点検・調整。BAIAS−VRのツマミ100目盛りで、DC=−40VになるようLineAdjustVRを調整する。「BAIAS−VR」のツマミ22目盛りで、DC=−3VになるようLineAdjustVRを調整する。BAIAS−VRの軸は下の写真の様に円形で、ツマミは自由な位置に固定出来る。BAIAS−VRのツマミ0目盛りで、DC=0Vを確認。実際の「バイアス電圧」の関係。実際の「バイアス電圧」の関係。「整流管83、5Y3、6X4」の「Rectifier測定」比較。Bレンジ(Max3000μmho)で「12AU7」のGm測定。Gm=51×25=1275μmho。Dレンジ(Max15000μmho)で「6L6」のGm測定。Gm=44×125=5500μmho。