おいて表彰されました。新しいデファクトスタンダードとして国際的に認知されております。この技術によりピエゾコモンレールの多段噴射の品質向上に寄与し、ディーゼルエンジンの改良に貢献できたことが、今回の表彰につながりました。計測用マイクロホン(新製品)MI-1234(周波数範囲20Hz~20kHz)及びMI-1432(周波数範囲20Hz~8kHz)は、音場型の1/2インチバックエレクトレット方式計測用マイクロホンです。バイアス電源が不要のため、高電圧の電源回路を必要としません。マイクロホンの心臓部である振動膜の固定にはレーザ溶接方式を採用し、従来製品に比べて、より耐環境性能を向上させています。CEマーキング適合(新製品)MI-3111は、1/2インチバックレットコンデンサマイクロホン用のプリアンプです。応のアンプや解析機器、データレコーダ等に直接接続できます。EMC対策が施されておりますので、電磁ノイズに強い仕様となっております。施し、回転速度に伴う振動レベル変化による品質管理を行います。速度に同期させながら、速度上昇または下降による回転次数成分の振動レベル変化をトラッキング解析することができます。VBA等で作成したお客様のプログラムからCF-7200を遠隔操作することができ、オンラインでの品質管理を手軽におこなうことが可能です。PDFカタログ改訂7種を掲載しました。今回は、FFT分析をする時間窓長とスペクトル分解能の関係についてのお話しです。常に基本的な事柄ですので、再度説明します。一般的に、FFTアナライザでは、連続的な時間波形から、T秒間だけ切り出して(Tをサンプリング時間と呼ぶ)有限フーリエ変換を実施します。このとき、切り出された時間波形は、周期Tの周期関数と見なして、基本周波数1/T(周期の逆数)とその整数倍の周波数成分に分解することができます。(図1参照)このT秒のサンプリング時間長は、FFTの時間窓長となります。Δfで表すことにします。(1)ここで、直感的に言えることですが、Δf(Hz)が分析できる最低の周波数だということです。このΔf(Hz)より低い周波数(言い換えれば、T秒より大きな周期を持つ)成分が含まれていても、分析範囲外となります。2秒の時間窓長(T=2)であれば、分析できる最低の周波数は0.5Hzとなります。2秒の時間窓長に0.5Hzより低い周波数成分が含まれていても、分析することができません。(DC成分を除いて)分析できる下限周波数は、時間窓長に制限されることになります。間隔で並んだ形となっており、その短冊をFFTビン(bin)と呼ぶことがありまます。ビン(bin)とは、英語で、バケツ(bucket)または、入れ物(container)を意味します。(図2参照)(図1、2及び続きはこちらのPDFをご覧下さい)http://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/emm80.pdf<バックナンバー>http://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/backcontents.htm(バックナンバー上に今までの計測コラムのタイトル一覧を掲載しました。春にはふさわしくない強い雨が降っています。これは初夏の幕開けでしょうか?刻々と季節が移り変わります。朝と夜は少し肌寒さは感じますが、日中は汗ばむくらいの陽気になる日も多くなり、外の風がとても気持ちよく感じるようになりました。連休も終わり、また忙しい日々が始まった方も多いかと思いますが、少しゆったりした昼下がりには、街にあふれる新緑を眺めながら、近くの公園まで散歩はいかがでしょう。