Platformが正しく認識できているか確認してください。USBの別置きハードウェアAD7703を介して接続している場合には、AD7703の電源が入っているか確認して下さい。閉じる「データベースの生成に失敗しました」が出てソデータ処理システムが起動しない【データ処理システム】データ処理システムが起動しない。「データベースの生成に失敗しました」のメッセージが出てソフトウェアが起動しない。>>測定データが保存されているデータベースファイルUnitest.DBを新しい空のデータベースファイルに入替えてお試しください。接続されている試験機の電源を入れたらPC画面上にUSB機器の接続ウィザードが表示された。>>データ処理システムをインストールした時と異なるUSBポートに接続した場合に表示されます。ウィザードを次に進めずにキャンセルして下さい。その後、USBケーブルを正しいUSBポートに接続し直して下さい。「必要な条件が未入力です」と出てしまい測定出来ない。>>試料情報のカスタマイズにて入力必須となっている項目を入力可へ変更して下さい。>>英語版と中国語版を用意しております。無効振幅について教えてください。無効振幅について教えてください。>>剥離試験で、荷重が上下に振動するような波形を描くような試験をするとき、その山谷が続く中で、ひとつひとつの山を見つけたり、ひとつひとつの谷をみつけたりする解析を、極大点(その山の一番高いところ)や極小点(その谷の一番低いところ)として実現します。無い場合には、そこを極大点にしないということができます。ここで使用するのが無効振幅です。ひとつ前の極小点より無効振幅だけ大さくないと、極大点にはしない。いうことを繰り返すことによって、意図する極大点のみとなるよう、演算します。MSAT、TACTどちらのソフトウエアでもこの無効振幅の設定は出来るので、測定結果を開いて、この無効振幅を大きくしたり小さくしたりしながら再計算を実施して、極点の演算が増えたり減ったりするところを実感ください。閉じる剥離試験で、大個数とか小個数について教えてください。剥離試験で、大個数とか小個数について教えてください。>>大個数、小個数は、極大点や極小点の演算の中で活用されます。極大点の解析結果として複数の極大点が解析された時、その極大点のなかで大きいものから5個の平均を取りたい。結果表のプロパティーで、極大点の中で、大個数を選択することで、この計算が可能になります。小個数は小さいものから何個として演算します。電気計測機器デジタルノギス・その他NDT(非破壊検査器)天秤(天びん)・台はかり天秤(天びん)台はかり分析機器その他【マニュアル】その他【ACアダプター】その他【天秤(天びん)・台はかり】その他【天秤(天びん)】その他【WinCT】その他【特定計量器】その他【校正用分銅】その他【比重測定キット】その他【充電式バッテリー・ユニット】その他【コンパクト・プリンタ】その他【フットスイッチ】その他【サーマルプリンタ】その他【バーコードラベルプリンタ】その他【除電器(イオナイザー)】その他【分銅】その他【AD8121B】その他【コンパレータライト】インジケータ・ロードセルインジケータロードセル。