製品番号:LSG-5000見積書をあなたのメールアドレスが公開されることはありません。動画ダウンロードLSG-5000移動検出器ゴニオフォトメーターは、LM-79条項9.3.1およびEN13032-1条項6.1.1.3ゴニオフォトメータータイプ4要件を完全に満たしています。LSG-5000は、光を測定するための自動配光強度3D曲線試験システムです。測定距離は5mから30mです。その他の種類の照明器具など、LEDまたはHID照明器具を測定できます。曲線対照明面積、イソカンデラ図、効率的な光度角度、EEI、UGRなど特徴:•近接場検出器は、大きな鏡と並んで動きます。大きな鏡と遠視野検出器は同期して動きます。•ルメイナーレの燃焼位置はまったく動かずに維持され、検出器は常にルミナールからの光を直接感知します。MOTORSから、角度デコードシステムはドイツからです。それらは、ゴニオフォトメーターが高精度でスムーズに回転するのを助けます。起動時と停止時に非常に安定しています。•動作原理はIESNAおよびCIEに準拠しています。LSG-5000およびLSG-3000は、LM-80、LM-79、LM-75、GB、ENおよびCIE121-1996規格に完全に適合しています。•クロスレーザーラインを備えた特別なコリメーションデバイスにより、テスト対象の照明器具の位置を便利かつ正確に設置できます。仕様:•テスト中の照明器具は、(γ)±180°(または0-360°)の角度でミラーの周りを回転し、照明器具は(C)±180°(または0-360°)の角度でミラーの周りを回転します。goniophotometerソフトウェアは、CIE、IES、LDT、およびその他の形式のファイルをエクスポートできます。これらの種類のフォーマットファイルは、DiaLuxなどの他の照明および照明器具設計ソフトウェアを介して使用できます。•ゴニオフォトメーターをUSBケーブルでPCに接続します。英語版ソフトウェアは、Win7、Win8、またはWin10で実行できます•LSG-5000は、CCD分光放射計と併用して、空間CCT分布およびその他のスペクトルカラーパラメーターをテストできます。このシステムを「ゴニオ分光放射計(LSG-5000CCD)」と呼びます。LPCE-2積分球分光放射計システム。LSG-5000CCDパンフレットをダウンロードするにはクリックしてください。