医療用フェイスマスクの細菌のフィルター効果、つまり細菌ろ過効率(BFE)は95%以上という基準が設定されています。BFEとは、細菌を含む粒子(約3マイクロメートル)が除去された割合(%)またPFEとは、試験粒子(0.1マイクロメートル)が除去された割合を示します。BFEやPFEは、マスクのフィルター性能を表す目安となっています。マスクに鼻の両脇などに隙間があっては効果が低下します。従って、マスク自体の性能ではありません。お顔のサイズにあったマスクを着用する事が重要です。マスクの口元に当たる部分をプラスチックバーが空間を作ります。マスクをしていて息苦しくないように配慮してあります。耳ゴムは、太めのゴムを使用していますので、痛くなりにくい。PFE(微粒子捕集効率)99%カット、BFE(細菌捕集効率)99%カット通常のマスクよりやや小さめの90×140mm口元のプラスチックバーで息ラクラクこちらの商品には必ずご注文明細が同梱されます。恐れ入りますが明細書不要の対応ができかねますので、ギフト用にご注文される場合にはご注意ください。大好評につき、数に限りがございます。この商品について質問する使用方法(1)耳ひもが取りつけてある方を内側に、ノーズフィットピースがある方を上側にして着用し、ノーズフィットを鼻の形に合わせてください。(2)マスクをアゴの下まで広げ、最後にすき間が出来ないように調整してください。●本品は有毒なガスや粉塵を防ぐ効果はありませんので、そのような場所や目的では使用しないでください。●肌に異常がある場合、異常が発生したときは使用を中止してください。避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。●このマスクは適切な着用により、細菌などの体内への侵入を減らしますが、感染による疾患のリスクを皆無にするものではありません。●火気のそばでのご使用はお避けください。●本品は洗濯による再使用はできません。