Inc.のデータロガーCR10とCR1000の設置方法・PARセンサ制御のためのプログラミングについてまとめる。CR10Campbell社のデータロガーリチウム電池内蔵。外部電源からの供給がなくなっても、一定の取得データを記憶している。データは、時間毎の連続データです。古いデータは破棄され、新しいデータを記憶する。プログラムの作成はPCで行う。プログラムをデータロガーに送信後はプログラムに従ってPC接続なしで自動でデータを取得してくれる。データ回収にはPCとの接続が必要。内部時計用のリチウムコイン型電池は数年に一度は交換したほうが良い。...専用のバッテリーから12Vの電源を供給する。CR7インストールとロガーの追加PC208Wをインストール解凍する。PC208Wを実行する。connection」を押す。Port」を押して、接続したCR10のCOMポートを選択する。Datalogger」を選択。Edit」これで設定終了。プログラミングEDlogでプログラミングする。Interval;灰色の部分にカーソルを合わせて測定する間隔(秒)を入力。1秒毎サンプリングなら「1」を入力。Instruction番号を入力してプログラミングする。番号はマニュアル参照。Instruction番号「2」を押して「Enter」。順番に1〜「?」番まで測定するか入力。「数字(マニュアル参照)」:測定レンジを入力する。何番目のCHに接続するか入力。計測器の名前が表示される。自分で入力CHごとに名前をつけることができる。label」で編集可能。Instruction番号「92」を押して「Enter」。1分ごとなら「0」を入力。1分ごとなら「1」を入力。doInstruction番号「86」を押して「Enter」。動作の設定(旗を立てる)。HighInstruction番号「77」を押して「Enter」。Year,Day,Hour/Minute(Midnight=0000)Instruction番号「77」を押して「Enter」。:瞬時値を出力する場合。順番に1〜「?」番まで出力するか入力。何番から出力するか入力。Instruction番号「71」を押して「Enter」。:平均値を出力する場合。順番に1〜「?」番まで出力するか入力。何番から出力するか入力。Instruction番号「86」を押して「Enter」。動作の設定(旗を下ろす)。LowInstruction番号「95」を押して「Enter」。