15の主な違い:2018バージョンと2013バージョン30年にLED照明器具がCE証明書EMI放射試験(300-2019MHz)に合格できないという多くのお客様からのフィードバックがありますが、昨年と同じものです。主な理由は、新しいEMIテスト標準がCISPR15:2018に更新されたことです。EMIテストは、LED照明器具のテストが最も重要で困難です。この記事LISUNエンジニアは、CISPR15:2018と比較した新しい標準CISPR15:2013を研究するために私たちを連れて行きます。15:2018の国際標準の最新バージョンが16年2018月XNUMX日にリリースされました。新しい標準をダウンロードするには、以下をクリックしてください。A1:2015と比較して、主な変更点は次のとおりです。1.挿入損失テストの要件と元の関連する付録Aを削除しました。2.表4、表5、表6は、ELVランプの電源ポートおよび電源ポート以外のケーブルの伝導干渉制限テーブルの要件を追加します。3.有線ネットワークインターフェイスの伝導干渉値について次の変更を行いました(標準の表2および表3の詳細を確認してください)。A:名前は、制御端末によって有線ネットワークインターフェイスに更新されます。B:電流プローブを使用したテストの制限を増やし、外乱電流または外乱電圧が満たされている限り、有効なネットワークインターフェイスの伝導干渉が標準要件を満たすと見なすことができると明確に述べられています。4.ローカル有線インターフェースの伝導干渉制限に以下の変更が加えられました(標準の表5および表6の詳細を確認してください)。A:名前は、ロードターミナルによってローカルの有線ポートに更新されます。B:電流プローブを使用したテストの制限を増やしました。外乱電流または外乱電圧が満たされている限り、ローカル有線ポートの伝導干渉は標準要件を満たすと見なされることが明確に述べられています。元のCDNメソッドに代わるメソッド。CDN法を使用して放射場妨害測定を評価するかどうかを指定します。1m(長さ*幅*高さ)以内に制御する必要があります。/準ピーク)はより厳密です。m)30〜230歳40230〜1000歳4710.空間放射場妨害レイアウト、テストするEUTに電力を供給するCDNEを追加します。11.ループアンテナ放射フィールド妨害測定の場合、サイズが1.6mを超える新製品は、CISPR16-1-4の方法に従ってテストできることを追加しました。オープンフィールドで3cmループアンテナを使用して60m環境でテストします。このテスト方法は、3mおよび4mサイズのループアンテナテストを置き換えることができます。m)0.009〜0.070歳690.070〜0.150歳69〜39歳0.150〜4.0歳39〜3歳4.0〜30.0歳312.円錐形ハウジングパネルの開口部は、次のように変更されました。コニカルハウジングまたはバヨネットキャップ自体をAMNのPEに接続する必要があります。OLEDテクノロジーを使用した照明器具は、テスト前にエージング要件がないことを明確に指定しました。GROUPによって発見されました。LISUN品質システムはISO9001:2015によって厳密に認証されています。CIEメンバーシップとして、LISUN製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボで認証されました。ACおよびDC電源.サポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。WhatsApp:+8618917996096伝言を残すあなたのメールアドレスが公開されることはありません。