CR10Xに接続してプログラムを送る。(Windows版フリーソフト)を下からダウンロードして使用する。Series,CR800/CR850,CR1000,CR3000,CR5000,CR7X,CR9000X,CR500,CR510,CR10(X),21X,CR23XプログラミングSCWinでプログラミングする。Series,CR800/CR850,CR1000,CR3000,CR5000,CR7X,CR9000X,CR500,CR510,CR10(X),21X,CR23X,CR9000CR1000Campbell社のデータロガーリチウム電池(CR1000用TL-59025)内蔵。外部電源からの供給がなくなっても、一定の取得データを記憶している。データは、時間毎の連続データです。古いデータは破棄され、新しいデータを記憶する。プログラムの作成はPCで行う。プログラムの送信後はプログラムに従って自動でデータを取得してくれる。データ回収にはPCとの接続が必要。PCと常時接続可能な場合は、自動データ回収が可能。専用のバッテリーから12Vの電源を供給する。|(接続)RS232Cケーブル----制御PCSC_USBケーブル(CR1000/CR10用の光同期できるケーブルRS232Cケーブル。自動時計合わせが可能。)PEN:/usr/local/PEN/bin/soft_Win/Campbell_SC_USB/Sc_usb.exeを実行する。Driverを選択してインストールする。その後、SC_USBケーブルをPC側「USB」ポートに接続する。I/O」ポートに接続する。(Windows版フリーソフト)を下からダウンロードして使用する。ファイルをおいてある。PC200W.EXEを実行する。左の絵から使用するデータロガー(CR1000)を選択。プログラミングPC-200Wでプログラミングする。PC-200Wを起動。Rejection.”の選択が必要。Support.”の選択。Program」をクリック使用するデータロガー(CR1000)を選択する。Interval;測定する間隔(ミリ秒、秒、分)を選択。10ミリ秒から1440分まで入力可能。制御する機器を選択する。add?」と聞いてくるので、使用したいPARセンサの数(1〜8)を入力する。測定レンジを選択する。2.5mV)を選択する。複数メーカーを使用するときはAutoRangeが便利。Integration」を選択する。これは1回の測定時間のことである。Noiseを選択)Fast(250us)で測定したい場合は選択する。slowでよい時は、使用する地域のHzに合わせる。右側のSelectedの表に測定するセンサが表示される。それぞれのセンサの設定(レンジなど)を変更したい時は、センサを選択して「edit」を押す。センサの測定を取り消したいときは、そのセンサを選択して「Remove」を押す。記録方法の選択をする。Sensorsから記録したいセンサを選択して(マウスで1度の複数センサを選択可)平均が欲しければ「Average」を押す。続けて、最大値が欲しければ「Maximum」、最小値が欲しければ「Minimum」を押す。続けて、瞬時値が欲しければ「Sample」を押す。続けて、標準偏差が欲しければ「StdDev」を押す。Outputsに情報が表示される。出力値を異なるTableにするときは、「Table2」をクリックして情報を入力する。Table」をクリックする。10ミリ秒から1日まで入力可能。「Finish」をクリック作成したプログラムのファイル名を入力して「保存」をクリック。間違いなく作成できていれば、プログラムが保存された場所が表示される。CR1000にプログラムを送るかどうか聞いてくるので「send」を押す。後で送る場合は、「Cancel」を押す。Program」をクリックして、作成したプログラムを選択。設定を変更する必要がなければ「Finish」を押して、上と同様に操作し、「Send」する。