:JL-X見積書をあなたのメールアドレスが公開されることはありません。60034-5:2000に準拠しています。JL-Xには、IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、IPX7およびIPX8が含まれます。IEC51の60529ページ)。LED照明器具などの電気電子製品などの製品の認証テスト組織や、エンクロージャー保護グレードの防水検出のための関連品質管理部門で広く使用されています。JL-X防水テストシステム全体には以下が含まれます。•ドリップボックス(JL-12):ドリップボックスはIPX1およびIPX2ドリップテスト用です。ドリップボックスのサイズは800x800x75mm(LxWxH)です。•スイングパイプ水噴霧試験装置(JL-34):IPX3およびIPX4テスト用であり、スイングパイプの直径は1メートルです。IPX3は120度、IPX4は180度です。内側スイングパイプの直径は0.4mmです。自動サンプル回転ベース直径は600mmであり、速度はPLCパネルによって制御される1〜5rpmです•防水ジェット試験装置(JL-56):給水装置のサイズは1000x1000x600mmで、口径はф6.3mm(IPX5)およびф12.5mm(IPX6)です。穴の直径はIPX6.3では5mm、IPX12.5では6mmです。•浸漬タンク防水試験装置(JL-7):IPX7試験用です。水槽のサイズの上限は1000x1000x1200mmです。サンプルテストベースは最大120kgです。XNUMXつの温度チャネルメーターとデジタルディスプレイが含まれています。•浸漬タンク防水試験装置(JL-8):IPX8試験用です。0〜50mの水深を測定できます。浸水サイズは直径600mm、高さ1200mmです。