GCA-9300RTM(ジーシーエー9300アール)」を開発し,9月12日より国内での販売を開始する。本システムは国内で唯一販売される3検出器型SPECT装置である。●開発の背景SPECT検査は,国内で年間約116万件の検査が行われているが,頭部検査と心臓検査についてはSPECT検査全体に占める割合が増えていると報告されている(注2)。これは虚血性脳血管障害や虚血性心疾患における診断と治療方針の決定などにおいてSPECT検査の重要性が高まっていること,さらに大きな社会問題となっている認知症においてもSPECT検査の必要性が高まっている,といったことが背景にある。GCA-9300Rは,これらに対応すべく,頭部検査および心臓検査に最適化した,東芝独自の設計で開発されたSPECT装置。これまで画質において高い評価を得てきたGCA-9300A(注3)の基本コンセプトを受け継ぎながら,よりいっそうの高画質,高速データ処理,操作性向上を実現した。3つの検出器により高画質,高速撮像を実現GCA-9300Rは,汎用的な2検出器型のSPECT装置と比べて,同じ収集時間であればより高画質な画像を得ることができる。SPECT画像を得るためには検出器を360°回転させる必要があるが,2検出器型装置は1つの検出器を180°回転させるのに対し,GCA-9300Rでは120°回転するだけとなるので,効率良く収集することができるため,従来のSPECT装置と同等の検査時間では情報量の多い高画質な画像を得ることができる。検査時間を短縮しても従来のSPECT装置と同等の画質の画像が得られる。ファンビームコリメータ(※)による高分解能イメージングGCA-9300Rは,GCA-9300Aから受け継ぐ頭部用ファンビームコリメータにより,脳の深部にある情報をより明瞭に描出することができる。汎用的なパラレルホールコリメータと比べて,ファンビームコリメータはより解像度の高いSPECT画像が得られる。ファンビームコリメータはオプション。最新の画像処理技術によりさらなる高画質を追求GCA-9300Rは,「3D-OSEM(スリーディーオーエスイーエム)再構成」,「SSPAC(エスエスパック)」などの東芝独自のソフトウエアを搭載。これらに加えて,これまで東芝が蓄積してきた画像処理ソフトウエアも搭載することで,従来よりも少ない放射性医薬品の投与量で頭部,心臓に適した高画質なSPECT画像を提供する。使いやすさにも配慮したさまざまな装備GCA-9300Rは,寝台や本体を操作するためのハンドスイッチ,頭部検査用ヘッドドーム,頭部位置合わせ用投光器や,調整機能付ヘッドレストなどを装備することで,使いやすさを実現した。Tomographyの略。yearを受賞,2003年に販売を終了した装置で,20年以上にわたり国内の各所で頭部SPECT検査や心筋SPECT検査で使用されている3検出器型ガンマカメラ。