(食品ベクレルモニター)GDM-20の製品案内パンフレットはこちらからPDFファイルをご覧下さい。GDMシリーズの詳細につきましては、こちらのページをご覧下さい。GDMシリーズの製品仕様の詳細につきましては、こちらからPDFファイルをご覧下さい。GDM-20は、平成24年4月から適用される食品中の放射性物質に係る新基準に対応するスクリーニング法に適合する性能を有しています。企業に採用されております。GDMシリーズのフラッグシップであるモデルGDM-20は、φ3x3インチの大型NaI(Tl)結晶を採用しています。鉛遮蔽部は100mm厚に3mm厚の鉄板2枚になります。あるセシウム134、セシウム137、ヨウ素131を同定・定量することができます。自然界に存在する放射性カリウム及びラドンを測定・定量することも可能です。K-40によるCsウィンドウへのコンプトン効果の補正は正確に計算することができ、同時にCs-134が含まれる際のサムピークによるK-40ウィンドウへの影響はイタレーションにより補正しております。GDM-20は平成24年4月から適用の厚労省「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に適合します。サンプル容器は、標準で1Lのマリネリ容器を使用します。これ以外にも、0.5Lのマリネリ容器、250mlのポリ容器使用による測定が可能です。Bq/kgになります。Bq/kgになります。(横浜市内にて実験)アクティビティ定量については、1Lのマリネリ容器を使用した場合、20分間の測定で10Bq/kgのセシウム137を測定誤差10%で定量することが可能になります。90分間の測定では、測定誤差20%で2Bq/kgのセシウム137を定量することが可能です。写真はスウェーデン王国ウプサラ市水道局。システムでは、最高峰の性能を誇る製品となります。研究機関に採用されており、その信頼性には、日本国内のみならず、国際的に高い評価が得られています。食品会社等に対応できる機種になります。