Primeは,将来を見据え幅広い医療ニーズに応えるため,高画質と高い汎用性を併せ持つPET-CTとして開発されました。最新技術を惜しみなく投入することで高画質と低被ばくを実現するとともに,医療従事者の安全や病院経営にも貢献します。PrimeのPETシステムはLYSOシンチレータとSiPM半導体光センサを組み合わせたデジタルPET検出器を採用し,TOF時間分解能280ピコ秒未満を達成しています。検出器の冷却方式に空冷を採用しており,チラーを置くことによる部屋の改修や,機械室を新たに建設する必要がなく,既存の設備にも柔軟に対応できる装置です。4.8倍以上*を達成。高画質化,投与量低減,収集時間短縮を実現します。検出器の冷却方式は空冷を採用しています。これにより,チラーを置くことによる部屋の改修や,機械室を新たに建設する必要がなくなり,既存の設備にも柔軟に対応できます。Optics最新のX線光学系系技術を搭載。出力系では被ばくに影響を与える低エネルギー成分を低減し,X線エネルギー分布の最適化を達成。Detectorでさらなる高画質化を実現しました。機能により,本体のボタン操作で寝台位置を左右に移動できます。SUREPosition機能を使えば,操作室のコンソールに表示されるスキャノ画像上で寝台の位置調整が可能です。3Dがさらに進化しました。ノイズを低減しながら,画像粒状性の改善,空間分解能の劣化も抑えることができます。特長<6>SEMAR体内に挿入された金属などのアーチファクトは,CTおよびPET-CT画像診断の大きな課題となっていました。逐次近似再構成を応用したSEMARは金属アーチファクトを低減するため,精度の高い診断が可能です。詳細については営業・サービス担当者へお問い合わせください。