CBCT近遠心断面像。CBCT唇口蓋断面像。CBCT側切歯断面像。CBCT中切歯断面像。CBCT頰口蓋断面像。CBCT近遠心断面像。図18■デンタルX線写真のピットフォールデンタルX線写真撮影では、頰側(唇側)から舌側(口蓋側)に向けてX線が照射され、歯や周囲組織を通過して検出器に投影されるので、そのX線の通過域にある物体(硬組織)はすべて重複しながら画像として写される。次の模式図のように硬組織構造が重なって検出器に到達しX線画像となる(図19)。したがって、お互いに重なった硬組織はやや不鮮明になったり、見えないことも多い。歯根自体の画像は近心側や遠心側の側面は比較的鮮明に画像化されているものの、図20のように頰側や舌側の変化や病変はほとんど画像化されなかったり、不鮮明にしか見られないので、見落とすことになりやすい。フイルム撮影では現像処理のまずさによりほとんど見えなくなる。同様に、図21のように歯根周囲の歯槽骨においても、歯根と重なった頰側や舌側の変化や病変はほとんど描出されないか不鮮明となって、変化をキャッチできないことが多い。以上のようなデンタルX線写真の致命的な欠点を知りながら、2次元画像を読んで行く必要があり、3次元画像であるCBCTの力を活用する必要もある。