6軸加振装置ミニスケールモデルDCモータタイプを持ち込み。プログラムが起動しない件はUSBのDLLが古かったため。原点復帰がうまくいかないのは第3軸のモータのネジが緩んでいたため。ファイルデータで加振をしてみると固まる。訳が分らず預かって原因を究明。あれこれやってみて新しいUSBドライバがおかしいということになる。出張中のS社のY氏から連絡。N社から画像データに直接アクセスしたいとの要望。ファイル経由じゃだめだと。2007-9-12(水)TH社向け微小欠陥検出装置のUPS自動OFFの件。フォトダイオードカバー製作。フォトダイオードのケーブル製作。つないでみるとノイズが多い。鏡筒をGNDに落とす。ポリゴンミラーのドライバのノイズも大きい。お昼は明星一平ちゃん夜店の焼そば。ポリゴン関係のノイズは抵抗とコンデンサで対策。制御の定数が変わったのでプログラムも修正。