糖尿病について]リブレのデータをスマホで取りこむ2018-02-23ヨーロッパ各国で一足先に利用が始まったリブレ。リブレのデータをスマートフォンに取り込めたらとても便利ですね。この要望に応えるべく、公式アプリLibreLink(アンドロイド用のみ)を始めとして多様なアプリが開発されています。残念ながら公式アプリLibreLinkは現時点では日本国内での利用はできませんが、いずれは利用可能になっていくでしょう。そこで一足先に今現在、国内で利用できるリブレ用アプリを2つばかり取り上げてみたいと思います。(1)アンドロイド用アプリ”Glimp”と(2)iフォンでもアンドロイドでも使えるアプリ”LinkBluCon”です。長い文章ですが興味のある方は是非最後までお付き合いください。Glimp海外では公式アプリとして「LibreLink」が利用可能ですが日本国内では利用できません。Software)です。Glimpは非常に使いやすいアプリです。A/b”を搭載するグローバルモデルのアンドロイド携帯が必要になります。対応すると思われる携帯を文末に挙げておきました。参考になれば幸いです。Note4:SM-N910U(海外モデル)を使って試用してみましたが問題なく使えました。アボット社はリブレから得られるセンサーデータを独自のアルゴリズムで補正しているようですが、Glimpではこれは利用できません。そこでGlimpは手動キャリブレーションによる校正を可能にしています。指先で血糖測定をしてホーム画面上部の+マークをタップすれば血糖データの入力が可能です。入力したら右上の四角いボタンを押してデータセーブします。すると自動的に入力チェックが行われ、その差が大きい場合には補正が行われます。多くの場合3~4回の血糖測定値の入力で補正が行われるとのことです。血糖値が入力されるとホーム画面のグラフ上に反映されます。初歩的なことですが、アプリ使用に際しては携帯のNFC機能をONにしておくこと、リブレにかざす際にはスマホのカメラ側をかざすこと。このアプリはリブレを起動することはできませんのであらかじめアボット社のリーダーでセンサーを起動しておく必要があります。便利なGlimpですが、このアプリはアボット社の承認を受けている訳ではありません。データの正確性を保証している訳でもありません。ご使用は自己責任になります。data)としていますので特に注意が必要です。以下、操作画面などの説明です。ホーム画面の最上部はアクションバー。情報が表示されています。入力しなければ初期値として0が表示されます。その下、画面中央部にグルコース値等のグラフが表示されています。最下段にはグラフの表示位置などを調整するボタンが配置されています。ホーム画面上部のアクションバー中央の+ボタンを押すとMeasuring画面が立ち上がります。ここで血糖値などを入力することができます。ホーム画面上部のアクションバー右端のボタン≡をクリックすると様々な情報を得ることができます。その中からCGM、Statistics、Devicesについて簡単に説明します。monitoring)】このフォームを開いてスマートフォンをセンサー上に置いてアームバンドなどで固定しておくとGlimpは連続的にセンサーのデータを読み込みます。ジョギングなどの時に利用すれば設定した値を超えた時にバイブレーションで知らせることができます。この機能を使うには携帯の表示を常にオンにしておく必要があります。(ばらつきの指標)、推定HbA1c値などを表示します。form]に表示されます。*********<使ってみた印象>英語表記ではありますが直感的に使える優れたアプリです。指先血糖値を入力することでセンサー値を補正できる点は正規のリーダーにはない機能と言えます。リブレ・パーソナルだけでなくリブレ・プロのデータが読み取れるのも便利なところです。外出時にリブレ・リーダーを忘れることがあるかと思いますが、スマホを忘れる方はまずないと思います。人前でも違和感なく読み取り操作が可能です。アンドロイド携帯を使っている人にとっては便利なアプリだと感じました。難しく考えずに、アプリを取り敢えずインストールしてNFCオンの状態で動けば良いのかとも思います。相性不良の場合にセンサーが壊れる(breakする)可能性が指摘されていますので、使用期限の最終日にテストされることをお勧めします。Glimpの難点を挙げれば、リブレ・リーダーを使わなくなるとアボット社が提供するデータ解析ソフト(AGP)が使えなくなってしまうことでしょうか。AGPソフトはインスリン量の適正化などを考える上で非常に有用なツールです。外出時はスマホを利用しても家ではリブレ・リーダをかざすといった併用スタイルがよいのかもしれません。A/Bを搭載した機種を選択されることをお勧めしたいと思います。公式アプリLibreLinkが日本に上陸した時にも役立つと思います。A/B/F」の3種類が流通しています。A/B」を搭載している必要があります。ご参考までに、現在分かっている範囲のモデル別動作状況を記載しておきます。sensor)が指摘されています。)これらから推定されるところでは、大手ではサムスン、グーグル(各製造メーカー)、ファーウェイのNFC搭載モデルがリブレに反応する模様です。日本のソニー(日本モデル)、シャープ、富士通東芝、パナソニック、NECカシオ、京セラの物はNFCを搭載していても恐らく動作しないと思われます。(これらの情報は※※さんに多大な時間をかけて調べていただきました。SYSTEMS社のBluConというデバイスをリブレの上に載せることで、センサーデータをアイフォンまたはアンドロイド携帯にブルートゥースを介して送ることが可能になります。スマホ側ではブルートゥース機能をオンにしてLinkBluConというアプリをインストールしておく必要があります。BluConが5分毎にデータをスマホに送りますので常に最新のグルコース値がスマホ上に表示されるようになります。Am)と再利用タイプ(NightRider)の2種類があります。前者は防水機能あり、後者は電池交換が必要なので防水機能がありません。価格は使い捨てタイプが50米ドル、再利用タイプが110米ドルとなっています。製品は日本からも注文可能です。注文すると2週間余りでサンフランシスコから送付されてきます。BluConの厚さは約5mm。リブレと合わせると1cm程度の厚みになります。使い捨てタイプは粘着テープで、再利用タイプはリブレにかぶせた後アームバンドやテープなどで固定します。再利用タイプは防水ではありませんので入浴時は取り外す必要があります。Request”が表示される7.BluConの側面に記載されているペアリング用コード(例:上図の6桁)を入力8.ペアリングに成功すればBluConをリブレ上にかぶせてアームバンド等で固定9.5分毎にデータを読み取るので、アプリにデータが現れるまで最大6分程度かかる以下にLinkBluConアプリの使い方を説明します。上図がホーム画面になります。上部のタイトルバーの右側にブルートゥースのペアリング状態、電池の状態がアイコンで示されています。左上のボタン≡をクリックするとメニュー画面が現れます。その項目の幾つかを紹介します。AlertとNortificationsでアラームや言葉による警告(英語)の有無を設定する・Caregiver:設定することでを他の人と共有することができるCaregiverの設定について補足します。List画面が現れます。Caregiver画面が表示されます。ここで共有したい人の名前と携帯メールアドレスを入力してINVITEボタンを押すします。すると招待者リストに名前が表示されPending(保留状態)と表示されます。招待者には招待メールが届きますので、メールを受信した人はメールに記載されているアプリ:FollowBluConをダウンロードしてインストールします。up登録してinvitation(招待)に対してaccept(承認)すればリブレのデータをみることができるようになります。(下図)普通に携帯を持ち歩いている限りスムースに使えますが、BluConをはずしたり携帯から離れたりするとブルートゥースのリンクが切れることがあります。リンクの状態はメイン画面右上に表示されていますので、切れていたら再リンク操作が必要です。BluCon=>Scanの順にクリックして再リンクを行います。数回繰り返してもリンクしない場合はBluCon本体の小さな穴に細いピンを挿してリセットする必要が生じます。このあたりの操作は小さなお子さんにはちょっと難しいかもしれません。Allボタンを押します。この操作は電池をかなり消費するようで最小限にするようにとの記載がマニュアルにあります。Allのデータ読み取りは次のデータの取り込み時に行われますので5分程度かかることがあります。Completeと表示されます。Noteボタンがあり、これをクリックすることで食事、血糖値、インスリン、メモなどの入力が可能です。*********<使ってみた印象>シンプルで比較的使いやすいアプリです。BluConの優れた点を挙げてみますと1.かざさなくても常時リアルタイムにデータが表示される2.設定をonにすれば低血糖アラーム、高血糖アラームが鳴らせる運動時や睡眠中に低血糖を知らせてくれますのでSAPポンプのような使い方が可能です3.LinkBluConアプリはiPhone,アンドロイド両方に対応している4.ブルートゥース経由で通信するので多くの携帯で利用できる5.サーバーを介して他の人とデータをリアルタイムに共有できるなどが挙げられます。データの共有機能は優れもので、ケアをする家族の方が子どもの状態を離れたところから把握したいといった場合にはたいへん便利です。デメリットとしては1.BluConを載せることでリブレの厚みが1cm程度になって出っ張る2.使い捨てタイプは高価3.再利用タイプはアームバンド等による固定が必要で入浴時などに取り外さなければならない4.時にブルートゥースのリンクが途切れることがある5.再リンクがうまくいかないときにBluCon本体に専用ピンを刺してリセットが必要6.センサー値の補正機能がなく、リブレ・リーダーの値との間にずれを生じることがあるなどが挙げられます。6番目の測定値のずれについて補足します。アボット社のリブレ・リーダーはセンサーから得られるデータを補正して表示しているようで、今回のテストでは、指先血糖値146mg/dlに対して5分後の正規リブレ・リーダーの値が141mg/dl、BluConの値が105mg/dlで、BluConは25%程度低めの値を示していました。Glimpにあるような補正機能が望まれるところです。ブルートゥースのリンク切れがなければもっと素晴らしいシステムのように思います。言え、デメリットを補って余りある製品だと感じました。先に述べたアンドロイド用アプリGlimpに比べると使いこなしのハードルが少し高いですが、IT製品がお好きな方にはとても魅力的なデバイスと言えるかもしれません。Reserved.【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。