歪み率特性測定(AUX入力)。入出力特性測定(MM入力)=PHONO−1。HickokTV−2B/Uによる付属真空管測定。付属真空管「12AX7(ECC83)」。左からA1本目.A2本目「12AU7」.A3本目.B1本目.B2本目「12AU7」.B3本目。相互コンダクタンス=2200μmho「Ep=250V、Eg1=−8.5V」。Manual、1966/実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。Manualより)付属真空管「12AX7(ECC83)」。左からA1本目.A2本目「12AU7」.A3本目.B1本目.B2本目「12AU7」.B3本目。Gm測定=2100μmho、IP=1.74mA。付属A1本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=2100μmho、IP=1.77mA。付属A2本目「12AU7」ユニット1。Gm測定=2600μmho、IP=11.83mA。付属A2本目「12AU7」ユニット2。Gm測定=2880μmho、IP=13.47mA。付属A3本目「12AX7」ユニット1。Gm測定=2100μmho、IP=1.58mA。付属A3本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=2300μmho、IP=2.06mA。Gm測定=2300μmho、IP=2.03mA。付属B1本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=2100μmho、IP=1.78mA。付属B2本目「12AU7」ユニット1。Gm測定=2880μmho、IP=12.78mA。付属B2本目「12AU7」ユニット2。Gm測定=3360μmho、IP=13.77mA。付属B3本目「12AX7」ユニット1。Gm測定=2200μmho、IP=1.91mA。付属B3本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=2300μmho、IP=1.99mA。測定器に挿入する前に、十分ヒーターを暖めて置く。