漏洩電流(RFインターフェア対策、RF回り込み対策)を調べるための測定器。†RFインターフェアの原因となるコモンモード電流を測定するために使用する。洗濯バサミがRF検出部のトロイダルコアになる。トロイダルコアの部分が2分割になるようになっていて、このコアに同軸ケーブルやコード類を挟む。ミノムシクリップにデジタルテスターを接続して、直流電圧を読み取り、換算(指示値の1/10)すれば、RF電流値となるように設計されている。家電製品の電源コード、電話線、トランシーバーの入出力コードを挟んで調べる。洗濯バサミは大きいので、10Dクラスの同軸ケーブルを挟むことも簡単。漏洩電流を防ぐために怪しい部分にコアを入れるが(同軸ケーブルならフェライトコア、電源ラインなら分割コア)、コアの挿入前後で数値変化を見ながら挿入していく。付属の資料より、公式ページの方がカラーなので読みやすい。1:まずはクランプコアに黄色のビニール皮膜線を巻く。結束バンドで4箇所固定してから、説明の通りナイロンクランプの上から左5回・右5回分巻く。両側巻き終わったら、折り返して、黒の3mmφの熱収縮チューブに通す。その後、余分な結束バンドと開閉口のナイロンの突起部分をカットする。2:特大洗濯バサミにコアごと挟む。3:一旦洗濯バサミの方は置いておいて、ユニバーサル基板のはんだ付けを行う。これが検波部基板になる。6×9穴じゅなくて6×10穴なら1MΩの抵抗が配線しやすいと思った...。検波部基板のはんだ付けが完了したらコードと繋げる。表示部への接続において、プラスが赤線、マイナスが黒線になるように接続する。コア側への接続はプラスマイナスの区別はない。4:黒い熱収縮ケーブルのところを取っ手の内側穴から結束バンドで止める。次に、洗濯バサミの内側に検波部基板をセットして、その上から20φ透明熱収縮を被せる。ドライヤーなどでの熱風で収縮固定する。5:赤黒平行線の先に、ミノムシクリップを半田付けする。結束バンド3本、20φ透明熱収縮が少し、ビニール皮膜線が余った。フェライトコア(4438d)。