宝石買取店のための鑑定鑑別検査機器の紹介│株式会社リユース宝石(ダイヤモンド・ルビー・サファイア・エメラルドなど)の鑑定鑑別検査で使用する器材についてご紹介する、宝石買取店のためのサイトです。人工ダイヤモンドのことです。天然のダイヤモンドは、超高圧高温の地球内部、何億年と言う長い年月を要して生み出された奇跡の結晶です。それに対して合成ダイヤモンド(人工ダイヤモンド)は、科学技術により人工的に作製したものであり、モアッサナイトやキュービックジルコニアなどの模造石や類似石と違い、それらの科学的および物理的特性は天然ダイヤモンドに非常に近いです。製造方法の違いで、HPHT法で作られた合成ダイヤモンドとCVD法で作られた合成ダイヤモンドの2種類があります。HPHT法の合成ダイヤモンドは、高温高圧法とも言われ、高温高圧の状況下でダイヤモンドの結晶を成長させる方法です。CVD法の合成ダイヤモンドは、高温低気圧下で気体(メタンなど炭素含有ガス)からダイヤモンドを結晶させる方法です。近いため熱電度率なども近くなっています。したがって、ダイヤモンドテスターやセレクター、マルチテスターなどでは天然ダイヤモンドとほぼ同じ反応を示します。合成ダイヤモンドは現在のところ、ほとんどがII型のダイヤモンドです。天然のダイヤモンドでもII型は存在しますが、非常に稀です。その特性を利用して合成ダイヤモンドを見分けるというより、II型のダイヤモンドを見分けて、その危険性のあるII型のダイヤモンドは合成ダイヤモンドの可能性が非常に高いと判断するしかありません。正確に知りたい場合は鑑定機関へ依頼することになります。鑑別機関や研究施設で使用される「GLIS3000」や「Phosview」など大型の検査機は数十万円~数百万円と高額です。紫外線透過率を検査する検査機で10万円~30万円程度です。短波紫外線の蛍光反応や燐光で判断できる検査機で合成ダイヤモンドテスターもあり、6万円と非常に安価です。現在、海外で合成ダイヤモンドの取引が行われており、天然ダイヤモンドに比べて著しく価格は落ちます。他の宝石と同じように天然ルビーと合成ルビーの価格差と同じ感じです。合成ダイヤモンドテスターは、天然か合成かを判断する機械ではなく、ダイヤモンドのI型II型を判断する機械です。燐光が残っているかどうかでI型II型を判断する機械です。天然ダイヤモンドも合成ダイヤモンドも炭素の含有率など様々で、色々な反応を示す場合もありますので、この検査機だけでは100%判断はできません。合成ダイヤモンドテスターのスイッチは3秒間長押しをすることで電源がONになります。これは合成ダイヤモンドテスターで使用している紫外線ライトを電源OFFは、約60秒間で電源が切れます。途中で切りたい場合は、スイッチを長押ししてください。それでも電源がつかない場合は、故障の可能性もありますのでサポートセンターまでご連絡ください。光が入ると蛍光反応も燐光反応も見えにくいことがあります。できるる限り暗室で検査を行うようにしてください。暗室での検査が難しい場合は、合成ダイヤモンドテスター内をより暗くするように手で覆い隠すなど、外部の光をできる限り遮断してください。検査機に使用している光は、蛍光灯と同じ仕組みです。はじめから検査に適している波長が出力されるのではなく、約40秒~50秒後に検査に適する波長に到達します。蛍光検査には約40秒後、燐光検査には約60秒後の反応を確認することが推奨されます。検査機の光は決して直視しないでください。検査機の光は特殊な波長の紫外線であり、目には見えませんが、本来はオゾン層によって吸収され地上に届くはずのない有害な紫外線です。人体への影響も数分から数時間、その光を浴びたり直視したりすると細胞のDNAを破壊するほど強い力ですので、皮膚炎や最悪の場合、失明してしまうこともありますのでご注意ください。目への影響を防ぐため、合成ダイヤモンドテスター使用時は「UV-C」に対応したアイグラス等の着用を推奨いたします。通常の短波紫外線の波長は253nmですが、特殊フィルターによってそれよりもさらに波長を短くかつ範囲を限定しています。