Faultエラーが出てしまう場合の対策方法を教えてください。Faultエラーが出てしまう場合の対策方法を教えてください。Faultエラーが出てしまう場合の対策方法を教えてください。Faultが表示される場合は、治具又はプローブ線とGNDアース間の浮遊容量による影響が考えられます。治具やプローブ線は机にたらさず、ガイシなどを使用してGNDアースから完全に浮かして浮遊容量を小さくしてください。Hi側のプローブ線とReturn側のプローブ線は十分に離し、なるべく直線状に配置してください。※リターン側の漏洩電流は測定されません。AutoSetを実行しても電流が検出されません。