空燃比メーターセットは、O2センサーとアンプ、デジタルメーターがセットになった空燃比メーターです。電源オンで青い文字が表示されます。従来のアナログ制御の空燃比計と違い、センサーの性能を最大限引き出します。電源投入時から、ヒーター温度を常時監視してセンサーを保護します。排気温度に関わらず、常に最適なヒーター温度を保つように制御します。異常高温になると、センサーのヒーターを停止し、測定も停止して保護します。完璧なヒーター制御により、適正かつ最短の時間で使用可能にします。誤差±0.1AFR以下。費用とダウンタイムが必要だったメーカー較正が不要です。■DB-Bには、純正O2センサーの出力をエミュレーションできる出力があります。標準の出力特性DB-Bは、実際の空燃比に対して、エミュレーション出力の電圧、出力幅を共に設定できます。上記の設定では、実際の空燃比が13.7ですが、エンジンコンピューターは14.7と判断します。これにより、自己学習の分を見越した燃料セッティングをする事ができます。出力の応答速度を、一定時間遅らせる事ができます。これにより、一瞬アクセルを開いた領域の自己学習(ROMチューンにとって最もやっかいな学習機能)をキャンセルする事までが可能になります。自己学習を切ると、エンジンの調子が日々変化しますが、この方法により自己学習機能を生かしたまま燃料セッティングを維持する事ができます。一般的な空燃比計と違い、センサー較正が可能ほとんどの空燃比計は、センサー較正ができませんので、時間とともに誤差が大きくなります。従来は、較正をするためにセンサーと本体をセットでメーカーに送る手間が必要でした。ヒーター較正とセンサー較正の二種類を簡単に行えます。ヒーター較正は、電源を入れるだけで自動でおこなわれ、ヒーターの特性を記憶します。電源投入時に最短時間で使用可能にするための較正で、冷間時のセンサー故障を防ぎます。センサー較正は、センサーの個体差や気圧による誤差を修正するための校正です。空燃比は、高度(気圧)やセンサーの個体差によって変わりますので、較正は必要不可欠です。較正が可能かどうかは、空燃比計を選ぶにあたって重要な項目です。データロガー機能がありません。シリアル(デジタル)・アナログ(2系統※)共、データ出力は可能です。データのロギングを行うには、データロギングユニット(PL-1)が必要です。※ご注意:メーター部にてアナログ出力の一つを使用します。エンジンマネージメント等、アナログ出力をご利用になる機器には注意下さい。スモールライトなどと連動で減光が可能です。ポケットロガーイノベートMTSシステムに接続できるデータロガー。