請求はありませんでした。(後日請求がある場合があるのでまだ油断はできない)2.いざ開梱でーん!やたら黄色いのが目に付きます。黄色い包みを剥がすと...どうやら透けないように黒いビニールシートで包んで、黄色いテープでグルグル巻きにしてあった模様です。”数字示波器”さんこんにちは。箱が凹んで折れ目が付いてるけど大丈夫でしょうか...開梱!これだけスカスカなら箱が凹んでも大丈夫ですね。本体は空気穴のあるポリ袋に、乾燥剤と一緒に入れられていました。乾燥剤の意味がないww中身。電源コードは日本対応のものでした。台形コードなんて腐るほどあるから異国のものでも構わないのですが。取説もドライバCDもない!これは衝撃的ですよ。オシロくらいマニュアル読まずにサクっと使いこなせないと駄目ですけどね。オシロスコープらしきものが入っていました。続いて動作チェックへ。3.動作チェック起動!なんか背景がVistaみたいですね...よく見るとうっすら文字が映っていますが、撮るタイミングが悪かっただけで、焼け付いているわけではありません。冷却ファンがあり、電源を入れた時点で作動します。となりで誰か寝ていても気兼ねなく使えるレベルです。ちなみに消費電力は約15Wでした。後述のアナログオシロが40Wだったので省エネです。デフォルトでは中国語ですが、わかりやすいところにLanguageがあるので助かります。左上のATTENがいい味を出していますね(^^Language英語はもちろん、日本語すらあります。中古ではないようですね。プローブ安っぽい100MHzプローブが付属しています。安っぽいとはいえ、1:10切り替え、位相補償用トリマはもちろん、識別用色リングも付いています。ケーブルが絡まってもどっちのCHか判らなくならないので安心です。キャリブレーション用信号キャリブレーション用信号を映したところです。プローブ倍率を設定できるので換算不要で便利ですね。4.性能チェック周波数特性ファンクションジェネレータなどという便利なものはあいにく持ち合わせていません。持っていたとしても、100MHz超が出せるような高性能なものではないはずです。LVCMOS信号を入力して、振幅からゲイン特性を起こしました。黄線は参考までにどこのご家庭にもあるアナログオシロ(40MHz帯域、SS-5705)での測定結果です。付属のプローブは性能がよろしくないようです。60MHzプローブに負けています。それでもFc=100MHz@-3dBを確保しているので、カタログスペックに偽りなしですね。水色の領域はアナログオシロでは時間分解能不足のため振幅は読み取れますが波形が見えなくなっています。カタログ値どおり、所有しているアナログオシロをはるかに上回る性能がありました。デジタルオシロは帯域よりはるかに高い時間分解能を持つので、振幅がなくなるまで波形が見えます。周波数カウンタSC-7102の10MHz基準出力を測定してみました。残念ながらこのカウンタも古いので絶対的な精度は期待できません。F=9.99970MHz基準が正しいと仮定して、5桁程度の精度はあるようです。日を置いて2回、10分ずつ測定しましたが、最下位1桁が1変わるのみでしたので安定性は良いようです。オシロの周波数計測機能は値がパラパラと動いたり、精度がなかったりするので、良い方だと思います。波形再現性USBフルスピード(12Mbps)SOFパケットエッジまでしっかり再現されています。矩形波10MHz若干リンギングが見られます。矩形波30MHzまだかろうじて矩形波を保っています。矩形波50MHz3次高調波が帯域外なので正弦波に近づきました。矩形波70MHz50MHzでもそうでしたが、共振のためか振幅が大きくなっています。矩形波100MHzスペック上の限界ですが、まだ振幅を保っています。矩形波120MHz振幅が小さくなりました。安物ではありますが、デジタルならではの機能を搭載しています。・USBメモリへの画面保存ここまでの波形はこの機能で取り込んだものです。(01/20追記)※USBメモリのフォーマットはFAT16またはFAT32のみ対応のようです。NTFSやexFATの場合、挿すだけなら大丈夫ですが保存操作をするとファイルシステムが破損します。4GBを超えるUSBメモリでは空き容量が正しく表示されないので避けたほうが賢明です。・USBメモリへの数値データ(CSV形式)保存CSV形式で保存できるので、数値解析に使ったり、以下のようにグラフ化することもできます。・PictBridge対応プリンタを使って印刷PictBridge対応プリンタで印刷することができます。手持ちのプリンタがPictBridge対応でないのでこの機能は試せません。6.悪いところこれだけ安いので悪いところもあります。・取説やドライバCDがない・ドライバやPCソフトはメーカーサイトに置いてあったが、ソフトから接続できず(WinXP/7)7.まとめ安価なオシロスコープですが、有用なものであることがわかりました。安いなりに出来の悪い部分はありますが、測定に支障が出るようなものではありませんでした。総合的に見て、いい買い物をしたと思います。