電子染色は、大気中で行うため、ドラフト内で行う必要があり、安全面が危惧されておりました。染色を終了したつもりでも、試料内部にたまった染色剤がなかなか抜け切れず過染色が起こり、脱落あるいはひび割れてしまうことがありました。本装置で開発した真空染色法は、真空チャンバー内に試料を設置し、四酸化オスミウムガスや四酸化ルテニウムガスを真空チャンバー内に導入することにより染色を行う全く新しい染色法です。弊社は、10年来のオスミウム・プラズマコーターの改良・製造販売を通じて、四酸化オスミウムを安全に取り扱うノウハウを獲得しており、これを本装置に生かしております。真空染色装置で使用する機構は、オスミウム・プラズマコーターと同様であるため、これらのガスを安全に取り扱うことができます。染色終了後は、再排気を行いますので、試料表面のみでなく、試料内部の染色ガスを除去することができます。したがって過染色を防止でき、再現性よく染色を行うことができます。VSC4R1では、いち早く最適条件を見つけることができます。カタログダウンロード(PDF)電子染色とは高分子を構成している特定の部位(CH2-CH2結合、CH=CH結合など)に対し、重金属(四酸化オスミウムOsO4、四酸化ルテニウムRuO4)を結合させることです。電子染色が必要か?高分子を電子顕微鏡で検鏡するためのコントラスト(電子線の透過度合い)をつけるために必要である。安全性が高い染色作業は、真空密閉内にて行われます。再現性が良い真空度により、染色ガスの導入量がをきっちり決められます。行うことができ、ただちに試料から染色ガスを除去できるため、過染色が防げます。吸湿性のサンプルに有効OsO4、RuO4とも水溶液を使用せず、真空中のドライ状態にて染色を行うので、従来、水分により変質する様なサンプルにも有効です。時間が短縮、あるいは、より深く染色されるテクニカルデータ2をご参照下さい。最適条件が見つけやすい(4チャンバータイプの場合)4つのチャンバーそれぞれで染色時間を設定できます。圧力差により容器内が染色ガスに瞬時に入れ替わり、サンプル内部に瞬時に染色ガスが浸透する。サンプル内部と染色ガスの圧力差が無いため、中々浸透しない。温度、湿度により容器内に濃度差が生じやすい。染色ガスの量の制御が難しい。容器の直下の配管まで真空引き。設定時間終了後サンプル内部の染色ガスが瞬時に取り除かれる。試料内部に溜まった染色ガスがいつまでも残っている。〈染色ガス導入前〉*1真空チャンバー内を真空状態(負圧)にします。〈配管内の排気〉*4電磁弁Aが開き、電磁弁Cが閉じることで、真空チャンバー内に染色ガスが導入され、徐々に染色ガス濃度が高くなります。電磁弁Bが閉じることにより、真空密着し、染色ガス導入量が決定されます。終了〉*5タイマー設定時間に到達すると、瞬時にサンプル表面及び内部から染色ガスが除去されます。→試料を硬くすることにより、ウルトラミクロトームでの薄切を容易にする→粘着剤サンプルの粘着性を無くし、さらに硬くすることによりウルトラミクロトームでの薄切を容易にする。→TEM試料室でのサンプルからの発生ガスを軽減する。→染色により選択的に反応するので、観察したい部分が強調される。→試料を硬くすることにより、ウルトラミクロトームでの薄切を容易にする→粘着剤サンプルの粘着性を無くし、さらに硬くすることによりウルトラミクロトームでの薄切を容易にする。→SEM試料室でのサンプルからの発生ガスを軽減する。染色ガスが電磁弁の手前まで充満しています。ガス導入ツマミをケガキ線まで回し、電磁弁を開くことで染色ガス導入経路の染色ガスを排気することができます。昇華室内が密閉の状態で安全に真空電子染色装置から取り外すことができます。密閉状態で真空電子染色装置の着脱が可能なオスミウム昇華室です。昇華室内でアンプルを割断することが可能です。フルクローズにすることで着脱が可能となり、冷凍保存できます。未使用時のオスミウム昇華によるロスを最小限に防ぐこともできます。四酸化オスミウムアンプル(OsO4)は、100mg入りと500mg入りの2種類があります。密閉状態で真空電子染色装置の着脱が可能なルテニウム昇華室です。・四酸化ルテニウム瓶(RuO4)を中に入れることが可能です。・フルクローズにすることで着脱が可能となり、冷凍保存できます。・未使用時のルテニウム気化によるロスを最小限に防ぐこともできます。・四酸化ルテニウム瓶(RuO4)は、1g入りがあります。