Format)を採用しています。収録されたデータファイルが、PCアプリケーションから読み取るのことのできるファイルフォーマットです。収録データファイルはバイナリ形式、収録条件ファイルはアスキー形式で構成されており、汎用ソフトでの解析が可能になります。ヘッダファイル(WX-7000の例)ヘッダファイルは記録条件などを書き込むASCII形式のテキストファイルで、波形解析ソフトウエア"DADiSP"のフォーマットに準じています。ヘッダファイルには記録条件を項目ごとに1行で記述してあり、各パラメータは「,」で区切られています。データファイルAD変換されたデータは16ビットADの場合-32768~+32767の2バイト整数値、24ビットADの場合-8388608~+8388607の4バイト整数値として記録されます。負数は2の補数で表わされます。バイト順は下位バイト→上位バイトのいわゆるインテルフォーマット※1です。→最終サンプリングのチャネル順となります。これをINTERLACED形式※2と称し、ヘッダファイルのSTORAGE_MODEに形式名が記述されます。上位バイト→下位バイトの順がいわゆるモトローラフォーマットで、ワークステーション、モトローラ系のCPUを使用したFFTアナライザ等で採用されています。→最終チャネルのサンプリング順、となります。データを物理量に換算するにはAD変換値は、16ビットADの場合は-32768~+32767の整数値で、設定した入力レンジに対して入力が±100%のときに±25000になります。24ビットADの場合は-8388608~+8388607の整数値で、設定した入力レンジに対して入力が±100%のときに±6400000になります。入力値は次の式で求められます。Y_OFFSET※無償データビュアーソフトTX-Viewを使用すれば、テキストファイル等のファイル変換が可能です。Format)フォーマットで収録したデータを表示させる、他フォーマットに変換、またはTAFFmatデータを直接読み込み解析が可能なソフトウェアをご紹介します。