)を取り扱うレーザー機器専門商社です。お気軽にお問い合わせください。高精度波長計HighFinesse/Angstrom(ハイフィネス/オングストローム)社の波長計は、CWレーザとパルスレーザの波長を測定できる、コンパクトで高感度な波長計です。広い測定波長範囲と高速測定が可能です。温度安定化されたフィゾー干渉計の信号をCCDアレイで読み出し、波長を計算して表示します。駆動部が無い光学構成により、高い波長精度を実現しています。ボルトの切替で表示されます。上の画像の波長の上に表示されている信号は、横軸CCDの番地、縦軸出力で表される、CCDで受けた干渉波形です。スペクトラムアナライザのように、波長を表示している訳ではありません。この波形により、簡易的にモードホップを観察することが可能です。温度の時間変化、最大/最少/平均標準偏差も表示されます。マルチチャンネルオプションを取り付けると、この長時間測定ウィンドウも、チャンネル数分表示されます。干渉波形を含めた全てのデータは保存し再生することが可能です。0から999ポイントの間で測定データの平均化を指定して測定することが可能です。HP-Veeなどのサンプルコードも標準で添付されています。WSシリーズはフィゾー干渉計を使用した波長計です。