本マニュアルはエンドユーザーを対象としており、関連する情報を参照可能な参考文書として書かれています。目次ページを参照して関連する情報を探すことができます。以降の各セクションを慎重に確認してください。ガス発生装置をお選びいただきありがとうございます。支援やサポートが必要な場合は、当社、または発生装置をご購入されたピークパートナーまでご遠慮なくお問い合わせください。上の欠陥が発生しないことを保証します。項に規定された保証期間を含む)、材料や製造上の欠陥が発生しないことを保証します。項に規定された保証期間を含む)、材料や製造上の欠陥が発生しないことを保証します。回保守サービスを受けていること。発生装置(および関連機器)が当社またはピークパートナーから委託されていること。エアコンプレッサー、ドライヤー、ろ過、および油除去システムが、使用に適していると当社またはピークパートナーによって判断されており、機器のメーカーが推奨するガイドラインに従って、定期的に交換および保守サービスを受けていること。因であると見なされる発生装置の故障または過失は、本書に記載される保証の対象外となります。項に規定された保証期間を含む)、材料や製造上の欠陥が発生しないことを保証します。ヵ月以内に製品のエンドユーザーの登録が行われていること(第三者の再販売業者または他のチャンネルパートナーへの登録は本保証の対象外です)。社またはピークパートナーが提供する保守サービスを受けていること。カ月以内に当社またはピークパートナーが提供する保守サービスを受けていること。ピークパートナー経由で購入された製品は、ピークパートナーの裁量によって、出張費および作業費が課せられる場合があります。日間、材料や製造上の欠陥が発生しないことを保証します。項の本規定への当社の非準拠が直接の原因である過失または義務違反である場合に限り、当社は責任を負うものとします。以下の項目は本保証の対象外となります。項に基づくもの以外)。当社またはピークパートナーが実施していないメンテナンスまたは修理。該当する製品のユーザーマニュアルに定められた操作ガイドラインに従わない環境条件下での発生装置の操作または配置。電光、電力サージ、またはその他の自然災害。本保証は譲渡できません。本書の条項の保証の対象となるのは、発生装置の当初の所有者のみです。(必然的か、直接的か、間接的かを問わず)コスト、損害、損失、または費用の請求に関して、あるいはどのような賠償に関しても、当社は一切の責任を負わないものとします。項に基づくもの以外)に対する責任が含まれますが、これに限定されるわけではありません。個人または組織は、いかなる点に関しても本保証契約に記述された条項または条件を変更すること、または関係者に対してさらに義務または責任を課すことはできません。本保証契約は、以前行われた当事者間のあらゆる保証契約に優先し、本保証に関する完全で決定的な唯一の当事者の合意を規定します。口頭または書面を問わず、以前行われた当事者によるあらゆる交渉、説明、あるいは契約は本保証に統合されたものと見なします。どのような理由であれ、本保証契約に無効な箇所がある場合は、該当箇所が削除され、それ以外は影響を受けることなく効力を維持します。項および以下の項目に従います。項に該当する保証の対象であるとお客様が考える欠陥について、お客様が当社に通知します。当社が点検することを許可します。当社は、欠陥のある発生装置または部品(必要に応じて、可動部品を含み、実行時間を問わない)の修理または交換をオプションとして行います。部品または配達、該当する場合は、作業または出張に対する追加料金は適用されません。営業日以内に本保守サービスを提供するように努めます。関して、当社から請求を受ける場合があります。当社は潜在的な危険が発生する可能性のある状況をすべて予測することはできません。本マニュアルに記載されている警告では、発生する可能性が最も高いと考えられる危険について説明していますが、すべてが記載されているわけではありません。業方法をユーザーが用いる場合は、機器が損傷しないこと、または人や所有物に危険を与えないことをユーザーが確認する必要があります。本マニュアルでは以下の記号を用いて、発生装置の安全かつ適切な使用方法に対する重要な注意項目を強調しています。「警告」は危険を示しています。生する可能性があるという注意です。指示された条件を完全に理解するか、または満たすことができるまで、「警告」を無視して作業を進めないでください。「注意」は危険を示しています。能性があるという注意です。指示された条件を完全に理解するか、または満たすことができるまで、「注意」を無視して作業を進めないでください。感電の危険性に対する警告です。作業を進める前に、発生装置の電源が切られていることを確認してください。6当社の発生装置を設置して操作する前に、この注意事項を熟読して理解してください。当社が指定している方法以外で発生装置を使用すると、機器に備わっている安全性が損なわれる可能性があります。装置の取り扱い、操作、メンテナンスを実施する際、担当者は安全な技術的手法を用いて、関連する地域の安全衛生の要件と規制をすべて遵守する必要があります。年労働安全衛生法および電気学会の規制に注意してください。メーカーが指定している方法以外で機器を使用すると、機器に備わっている保護が損なわれる可能性があります。以下に関する適合宣言を行います。指令、整合規格、および他の規範的要件に準拠していることを宣言します。以下に関する環境宣言を行います。24上記の機器は以下の指令に完全に準拠していることを宣言します。WEEE(廃電気電子機器)指令における義務に完全に準拠しています。グループ内で満たされています。RoHS(有害物質使用制限)指令の原則と要件に準拠していることを保証するために、すべての合理的な「デューデリジェンス」の管理を実施しています。米国や中国などにおける同様の指令もこのプログラムで捕捉されています。特定のコンプライアンス証明書が必要な場合は、製品のシリアル番号を基に、当社のウェブサイト(www.peakscientific.com)を通して、当社まで直接ご連絡ください。時間以上部屋の温度に順応させてください。通しの良い場所に設置してください。22L/min(0.77cfm)です。当社は、安全輸送と梱包に対してあらゆる予防措置を講じていますが、輸送中に装置に発生した損傷がないかどうかじっくりと調べることをお勧めします。開梱する前に、「SHOCKWATCH」と「TIP-N-TELL」ラベルをチェックして、乱暴に取り扱われた形跡がないかどうかを確認してください。損傷がある場合は、配送業者と当社、または装置をご購入いただいたピークパートナーに直ちに報告してください。梱包箱の側面に記載されている開梱方法の指示に従ってください。人で行う必要があります。製品の梱包材は、発生装置の保管や再度輸送するときのために保存してください。付属品キットには、発生装置をアプリケーションに接続するのに必要なすべての付属品が含まれています。付属品キットの内容は以下の通りです。100V***発生装置の出力ポートはすべて装置の背面の出力パネルに配置されています。発生装置は屋内での使用を想定して設計されています。装置は供給先のアプリケーションの隣に設置する必要があります。不都合がある場合は、装置を他の場所に配置することもできますが、パイプが長くなることで圧力が低下する可能性があるため、パイプの長さを考慮する必要があります。発生装置の性能は周囲の条件の影響を受けます。エアコンの吹き出し口近くにも注意が必要です。湿度が高くなることで空気の「ポケット」が発生する場合があります。したポケットの中で装置を操作すると、性能に悪影響を及ぼす可能性があります。装置周辺の空気の流れにも配慮する必要があります。インチ)の空気のすき間を維持することをお勧めします。下の図面で、装置の全体寸法を確認してください。13発生装置は必ず平らで水平な面に配置してください。しないと、発生装置の性能に影響が出ます。14入り口と出口がすべて適切な供給元とアプリケーションに接続されていることを確認してください。研修を受けた担当者以外は接続作業を行わないでください。発生装置の清掃やメンテナンス作業を行う前にスイッチをオフにして電源を抜いてください。インチスパナを使用して締め付けます。チューブを用いて適切な排水の接続部またはコンテナに接続します。発生装置は(周囲の湿度に応じて)ここからかなりの量の水を排出することができます。15コンテナを使用する場合、一定の間隔でコンテナを空にする必要があります。水と空気は圧力によって排出されるため、コンテナを密封しないでください。ボルト電源に接続します。発生装置のシリアルプレート上で電源入力仕様を参照して、電源が要件と一致していることを確認してください。アンペア定格の新しいプラグを付けることができます。1)に分類されています。置は接地する必要があります。装置を主電源に接続する前に、シリアルプレートに記載されている情報を確認してください。源を使用してください。これを超える電圧での連続使用はお勧めしません。極端な電圧下で長時間使用すると発生装置の動作と寿命に悪影響を及ぼす可能性があります。機能が損なわれる可能性があります。以下である場合、デュアルタップ変圧器を取り付ける必要があります。代替の主電源コードを使用する場合は、適切な定格を備えており、使用する国で適切な認可を得ていることを確認してください。しないと、発生装置の破損や電源コードの過負荷の危険を招く可能性があります。分間単独(アプリケーションに接続されていない状態)で動作させる必要があります。これにより、システムから不純物を確実に取り除くことができます。これを行わないと、アプリケーションに悪影響を及ぼす可能性があります。発生装置を主電源に再接続し、スイッチを入れて単独で稼動する前に、出力パネルの出口ポートにサイレンサを取り付ける必要があります。これを取り付けたら、発生装置を主電源に再接続して、オンにすることができます。内部の貯蔵タンクの圧力が上昇します。これは、フロントパネルにある出力圧力計で監視することができます。仕様書に記載されているように、圧力は工場出荷時の設定圧力まで上昇します。この圧力に達した後も、内部タンクの圧力上限に達して一定期間維持できるようになるまで、コンプレッサーは動作を継続します。その後、システムがコンプレッサーを停止して排出サイクルを開始します。力が下限に達すると、コンプレッサーが再びオンに切り替わります。耗を最小限に抑えるために、交互にコンプレッサーがオフに切り替わることでサイクルを継続します。未満)に低下するか、ガスの需要が停止すると、しばらくしてからコンプレッサーが停止します。需要が回復するとコンプレッサーは自動的に再起動します。分間動作すると、内部のすべての配管と貯蔵タンクが窒素でパージされます。パージが完了したら、発生装置の背面にチューブを接続することができます。備が整ったことになります。発生装置をアプリケーションに接続する前に、内部の貯蔵タンクの圧力を放散する必要があります。インチ圧縮管継手を取り付けます。装置の出口をアプリケーションの入口に接続します。付属のチューブ以外のチューブが必要な場合は、「チューブの長さ」セクションを参照してください。注意チューブをアプリケーションに接続したら、漏れがないかどうか入念にチェックしてください。発生装置とアプリケーション間のガス供給の漏れはわずかであっても、効率性が低下する可能性があります。未満:ガス出口に接続するチューブの直径は重要であり、必要なチューブの長さによって判断します。力に影響を及ぼす可能性があります。インチ(を使用します。I/D)を使用します。チューブと継手は付属品キットに含まれていません。超:必要な長さを当社までお知らせください。必要な流体抵抗とチューブサイズを計算します。インチチューブを使用するなど)。接続や曲がりは最小限に抑えてください。オペレーターの関与を最小限に抑えられるように設計されています。前述のセクションで説明されている通りにシステムが設置され、指定されているメンテナンス推奨事項に従って保守サービスが実施されていれば(「保守サービスの要件」参照)、必要なときに発生装置をオンにするだけで正常に動作します。技術仕様に記載されているように、発生装置が自動的に工場出荷時の設定の流量と圧力を生成します。発生装置は必要に応じてガスを生成します。アプリケーションの動作中にガス流が必要になると、アプリケーションの要件に合わせてガスが供給されます。部の貯蔵タンクで設定されている上限に達してから、発生装置が停止します。アプリケーションでガスの需要が再び発生すると、発生装置がガスの需要を検知して、需要に合わせて自動的に再開します。19発生装置のサイクル発生装置は、内部のコンプレッサーがサイクルを行うように設計されています。このサイクルにより、コンプレッサーの負荷(実行時間)が削減されます。サイクルを行う速度は、アプリケーションの需要を満たすために必要なガスの量によって異なります。アプリケーションで発生装置の最大ガス流が必要な場合は、コンプレッサーの負荷が高くなります(圧縮サイクルの休止期間が短くなります)。アプリケーションの需要が最大ガス流よりも低い場合は、コンプレッサーの負荷が低くなります(圧縮サイクルの休止期間が長くなります)。過度の騒音や振動が発生したら、必ずスイッチを切り、当社または発生装置をご購入いただいたピークパートナーに連絡してください。発生装置を高流量から低流量に直ちに切り替えると、短時間で過剰空気が排出されます。合は、過度の騒音を調べる前にコンプレッサーを停止してください。回行ったコンプレッサーは、交換する必要があります。コンプレッサーの部品の交換時には、年次サービスキットは必要ないことにご注意ください。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。注意:当社が認可した部品以外は使用できません。発生装置は、内蔵コンプレッサーの保守サービス間隔をユーザーに通知します。発生装置のサービスインジケーターには以下の段階があります。インジケータ(黄色)が点灯します。これは、発生装置の保守サービス時期をユーザーに知らせるものなので、できるだけ早く保守サービスを予約する必要があります。点灯していても、発生装置は普通に動作します。保守サービスが完了していなくても、発生装置は引き続き動作します。サービスインジケータ(黄色)が点滅し始めます。サービスインジケーターをリセットすることができます。保守サービス作業を完了したピークサービスエンジニアまたは訓練を受けているサービス担当者がリセットの操作を行います。Protectedお客様は製品だけでなく、安心感を得るために当社の製品を購入しています。定エンジニアのネットワークを通じて、当社の対応チームが迅速に対処し、日夜を問わず、発生装置が良好に動作する状態を維持することに取り組んで、お客様のラボのワークフローを保護しています。発生装置の外側の清掃には、温かい石鹸水ときれいな湿らせた布以外は使用しないでください。清掃に使用する前に布に余分な水分が含まれていないことを確認してください。清掃時には、必ず電源を切り、発生装置の後ろにある電源コードを抜いてください。溶剤や研磨洗浄溶液は決して使用しないでください。発生装置には、フロントパネルに「高負荷」インジケーターがあります。時間継続的に動作すると点灯します。発生装置の内蔵コンプレッサーの負荷サイクルに影響を及ぼす可能性のある極端な状況がいくつかあります。常に高い場合、装置が高地に設置されている場合があります。お客様の施設では、明らかに上記のいずれかの条件や複数の条件に該当する場合があります。発生装置はこうした条件下でも完全に動作するように設計されていますが、こうした極端な状況は、コンプレッサーの継続的な使用の負担となることを念頭に置いてください。コンプレッサーは悪影響なしに連続的に動作する能力を備えています。時間連続で動作すると、インジケーターのライトが点灯します。コンプレッサーがサイクルモードに戻ると、インジケーターのライトは自動的に消灯します。手動で操作する必要はありません。故障の兆候ほとんどの場合、「高負荷」インジケーターが点灯することはありません。生している可能性があります。この場合は、当社またはサービスプロバイダにお問い合わせください。インジケーターが点灯している間も、圧力を維持できる限り、発生装置は動作を続けることが可能です。源ソケットがオンになっていることを確認します。発生装置をオンにすることができず、電源スイッチが点灯しない。電源コードのプラグのヒューズをチェックします。サービスプロバイダに連絡してください。コンプレッサーは動作しているが、圧力が上昇しない。サービスプロバイダに連絡してください。圧力計が正常な圧力を示していることを確認し質量分析計で低圧力が報告されている。サービスプロバイダに連絡してください。