2018.08.13こんにちは久しぶりに3ヶ所の善意の基準局を使って自宅の位置を測定(すみません測量って使いたくなかったので)してみました。自宅の位置(c:自宅)は電子基準点を使って何度も測定しているのですが、他の基準局を使って比較をしたことがありません。3ヶ所の善意の基準局を使って8月12日に測定してみました。x軸は経度で、y軸は緯度です。自宅の位置とほぼ同じ位置を指示しているのはcでした。これも常にこのような値を示すのかはわかりませんので、日を変えて再測定したいと思います。暑さも和らいでいるようですが、まだロガーの製作にはかかれません。TW2710とほぼ同じような性能を持っています。今までその特性を生かしきれなかったためこのアンテナの設定をGPS+Glonassに再設定しました。どの程度の時間でFix解をえられるか楽しみです。アンテナB(GPS+Glonass)ですが、他のアンテナA(GPS+BeiDou)よりも感度が低い?感じがします。U-centerで見てみるとGlonassの信号は受信している様ですが、GPSよりも10dBほど低い感じがします。そのため40dB以下の信号をカットするとGPSだけのデータ?となるため、Fix率も数%と非常に低い値となってしまいました。TW2710でGPS+Glonassに設定してどうなるかテストしてみようかなと思っています。アンテナが悪いだけなのか、それとも設定が悪いのか?素人の私にとって用語の意味もマニュアルに書かれている内容もよく理解していないので、誰か詳しい説明していただけないかな。8月の17日にBaseとなるTW2710をGPS+Glonassに設定してu-centerにて比較してみました。同時刻のデータでの比較です。アンテナB(GPS+GLONASS用)R10からがGlonassです。結果はやはりアンテナBはLevelが低いようです。一応GPS+GLONASS用となっていたのですが。現在(8/27)はGPS+BeiDouに設定を変更して使っています。連休あけの週の終わりに単管パイプを使ってアンテナを立ち上げました。安物のアンテナ(中国から購入した)が3個乗っかっています。アンテナの比較」を追加しました。一ヶ月、間が開きましたが近くの電子基準点を使った自宅のデータの校正。5月の連休ごろからデータの収集を兼ねて。この記事は寝かしてあったので記事が前後してしまいました。1月の終わりから2月にかけて、piCorePlayerを使ったもどきラジオですが、試作で終わっていたのを腰を上げて仕上げることにしました。近くの電子基準点を使って自宅のアンテナの基準点を決めるべく時々測定を行なっているのですが、ふと気になって古いデータと新しいデータといってもたかだか二ヶ月前との比較ですが行なって見ました。10:21こんにちは。私も同じくCSGShopのNEO-M8T基板を使っているのですが、使うアンテナによってC/N(S/N)がかなり違う現象は私のところでも起きています。このCSGShopの基板はパターン設計があまり良くないらしく、アンテナによる性能差が出やすくなっているようです。周波数が離れているGLONASSで顕著に出るのでインピーダンスがズレてるんだと思います。他の手持ち基板(NEO-M8P、MAX-7Q等)ではアンテナによる差はさほど出ない傾向があるので、これはおそらくCSGShopの基板特有の問題だと思われます。08:46貴重な情報ありがとうございました。CSG-ShopのNEO-M8Tにその様な問題があるとは思ってもいませんでした。M8Pは、C94-M8Pしか持っていないのですが、これを使ってもなかなか解が得られませんでした。購入した中華アンテナ(GPS+GLONASS)なのでもう少しデータ収集を続けたいと思っています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。ホームGNSSプロフィールmoonここは個人のブログで「手作りを楽しむ」をメインにしたサイトです。好きなことはありますが一つは手作りすること。面白そうだなと思ったら材料を集めて手作り。食べ物だったら割と簡単にできるけど。エレクトロニクスの世界は様変わり。今では手作りに使えるような材料を集めるだけもタイヘンです。みんな好きなんですよね。手作りって!ところで、ブログで紹介されている沢山の情報。すべて動くとは限らない。本に書かれていることも一度は自分で動かしてみないと気が済まない私です。そこで悩んで失敗して苦労して得た情報は出来ればここで紹介したいと思っています。自分で調べたことが時間が経つにつれて古くなっていくこともあるかもしれません。最近IoTに興味を持ってしまいました。これって外にでなければわからない話。窓を開けて外を見なければわからない話ですよね。ioT技術を使えば、顔に当たる雨つぶをちゃんと検出できるかも。考えたことありませんか?自宅近くの天気が、いつも表示されていたら助かるなって思ったことはありませんか?スマホで見れば、それはそれで簡単だけど面白くない。気力があればいいんですけどね。手作り興味あるもの最近のコメント管理人2019.02.20まだ解決には至っていませんが、悩んで得た情報が役に立ったことに嬉しく思っています。これからも宜しくお願いします。rtklibのその後JR2QVA2019.02.19初めまして。管理人2019.02.10貴重な情報ありがとうございました。それはそれで使い道が広がるかもしれませんね。MATLAB1.5Mhz2019.02.10後処理のためのRTCM3記録、というのはどうでしょう。MATLAB管理人2018.08.23貴重な情報ありがとうございました。CSG-ShopのNEO-M8Tにその様な問題があるとは思ってもいませんでした。手作りで楽しむ.ホーム検索トップサイドバープロフィールmoonここは個人のブログで「手作りを楽しむ」をメインにしたサイトです。好きなことはありますが一つは手作りすること。面白そうだなと思ったら材料を集めて手作り。食べ物だったら割と簡単にできるけど。エレクトロニクスの世界は様変わり。今では手作りに使えるような材料を集めるだけもタイヘンです。みんな好きなんですよね。手作りって!ところで、ブログで紹介されている沢山の情報。すべて動くとは限らない。本に書かれていることも一度は自分で動かしてみないと気が済まない私です。そこで悩んで失敗して苦労して得た情報は出来ればここで紹介したいと思っています。自分で調べたことが時間が経つにつれて古くなっていくこともあるかもしれません。最近IoTに興味を持ってしまいました。これって外にでなければわからない話。窓を開けて外を見なければわからない話ですよね。ioT技術を使えば、顔に当たる雨つぶをちゃんと検出できるかも。考えたことありませんか?自宅近くの天気が、いつも表示されていたら助かるなって思ったことはありませんか?スマホで見れば、それはそれで簡単だけど面白くない。気力があればいいんですけどね。手作り興味あるもの最近のコメント管理人2019.02.20まだ解決には至っていませんが、悩んで得た情報が役に立ったことに嬉しく思っています。これからも宜しくお願いします。rtklibのその後JR2QVA2019.02.19初めまして。管理人2019.02.10貴重な情報ありがとうございました。それはそれで使い道が広がるかもしれませんね。MATLAB1.5Mhz2019.02.10後処理のためのRTCM3記録、というのはどうでしょう。MATLAB管理人2018.08.23貴重な情報ありがとうございました。CSG-ShopのNEO-M8Tにその様な問題があるとは思ってもいませんでした。"https://tano-shimi.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js-end");。