放射線検知器ベクレル(Bq、Bq/cm2)表示の放射線検知器です。食品や水の放射線検知は高感度・高精度の機種で測定することが必要です。放射性物質を体内に取り込んでしまう内部被ばくは外部被ばくよりも人体に大きな影響を与えます。そのため、微量の放射線を検知できる性能が必要とされます。放射線検知器」はシンチレーション検出器を備えています。シンチレーション検出器は、ガイガーカウンターの放射線検出器であるGM計数管よりも高感度・高精度の検出器です。※本機種はBq/kg(食品内部などの放射能)は表示できません。1.グリップ部分の蓋を外し、単三電池を2本入れます。2.電源ボタンを押します。一瞬、ディスプレイに起動画面が映ります。その後、すぐに左記の画面が表示されます。核種の選択1.上ボタンまたは下ボタンを押します。2.上下ボタンを押して、検知する核種を選びます。白抜きの文字が選択中の核種です。※本機にはスペクトルメーターがないため、核種の弁別はできません。検知した放射線を、本機で選択した核種が発するものと仮定して、値を表示します。その他、バックグラウンド・表示言語(英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・オランダ語)などの設定ができます。主な納入実績ベクレル表示放射線検知器の主な納入先の業種です。日本語表示はできますか?日本語表示はできません。表示言語として選択できるのは、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語です。画面に長文の英語が出てくることはありません。日本語の説明書もおつけしますので、慣れれば英語表示でも違和感なく使えると思います。(わかりやすい日本語説明書をおつけします。)個人での購入は可能ですか?可能です。ベクレルとシーベルトの違いはなんですか?ベクレルは放射能の強さを数値化したものです。シーベルトは放射線が人体に与える影響を数値化したものです。放射能の強さがそのまま人体への悪影響とならないため、別々の単位が使われています。ちなみに、CPMは一分当たりの放射線計測回数での放射線量です。メンテナンス、校正について教えてください。フジテックスを通してドイツに送ります。検知器の修理が出来るところをご存知で、そこでこの検知器の校正、メンテナンスができるようであればそちらに頼んでも頂いても構いません。食品、水、土壌などは内部まで測れますか?内部までは測れません。基本的に表面検知用の検知器となります。検知結果はBq/cm2と表わされます。※Bq/kgでの表記・換算は出来ません。どのように使用するのでしょうか?基本的には核種を設定して近づけていくだけです。目安は3cm位まで近づけます。近づけた面に関して検知が出来ます。保証はどのようになっているか?一年間のメーカー保障がつきます。※お客様の過失による破損の場合は対象外となります。寸法:280mm×125mm135mm(グリップ部分を含む)重量:750g(バッテリーを含む)生産国:ドイツ※仕様・外観は改善のため、変更する場合があります。株式会社フジテックス。