model-602の出力をOFFにしても、供試物入力側に電圧がかかってしまいます。siteFAQsHOMEFAQs自動検査システムPW-600Emodel-602の出力をOFFにしても、供試物入力側に電圧がかかってしまいます。自動検査システムPW-600Emodel-602の出力をOFFにしても、供試物入力側に電圧がかかってしまいます。対処方法はありますか?対処方法は以下の二通りが考えられます。model-602のN-FG間をショートする。model-602と供試物の間にラインフィルターを入れる。両者の対策を施すとmodel-602側の測定値と実際供試物に印加されている値が不一致になりますので供試物の直近にパワーメータを入れていただく必要があります。Categories自動検査システムPW-600EWSシリーズはPING応答に対応していますか?効率測定で誤差が大きい場合の対処方法を教えてください。