土壌測定の場合、採取する土壌の量、純水の量、かきまぜる時間、放置する時間などによってpH値が変化します。一定の量、同じ条件で測定してください。上澄み液の温度が一定になるように注意する。応答部および比較部の液絡は絶対に土壌沈降部に浸さないようにする(下図)。具体的な測定方法として、下記に述べるように純水を加えて測定する方法と、KCl溶液を加えて測定する方法があるため、いくつかのサンプルを比較する場合にはどちらかの方法に統一する。【測定例】たとえば、風乾細土10gを50mLのビーカーに採り、純水25gを加え、振とう器で2時間振とうしたのち電極を上澄み液に入れて測定します。(H2O)」で表記します。KClで土中のカチオンを抽出させて測定する測定法もあり、「pH(KCl)」で表記します。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。