MS2690A、MS2691A、MS2692A従来、スペクトラムアナライザを用いて隣接チャネル漏洩電力比(ACLR)や占有帯域幅(OBW)を測定する際には、測定結果を安定させるために平均化(Average)をする手法が一般的でした。MS269xAなら、キャプチャ機能によりこれらの測定を高速化できます。キャプチャ機能でアベレージ不要!通常のスペクトラムアナライザとシグナルアナライザによる測定時間の違いをご覧下さい。[例1]通常のスペクトラムアナライザによる測定Averageの回数分だけ掃引を繰り返すので、時間がかかります。帯域内のデータを一気に取り込むので、同じ回数のAverageでも高速になります。(8倍と高速)[例3]シグナルアナライザによる一括キャプチャ測定Average回数分と同等の測定時間を一度で取り込むことにより、Averageする処理が一切不要となり、超高速に同等の測定ができます。(65倍と超高速!)*:上記3つの測定時間は手動で1000回測定した時間から算出しています。リモート制御の場合の測定時間は環境によって異なります。(例3のリモート測定時間一例:約0.07sec)超高速ACLR測定手法(掃引型とFFT型の測定スピード比較)測定イメージ測定原理をイメージ図で示すと以下の様になります。通常のスペクトラムアナライザによる測定に比べて、シグナルアナライザなら測定時間が2.6秒→0.04秒(65倍)に短縮できます。Lengthを95μsに設定します。Lengthに設定します。多岐に渡る性能を確認しながら調整→確認の繰り返し作業となり、特に多くの時間をACLR調整に費やします。要求性能が厳しい基地局向けアンプにおいては、性能追い込みに複数回の調整が必要になります。したがって、調整が10回あった場合、シグナルアナライザなら工数削減効果が10倍になります。