自動検査システムPW-600Emodel-602で測定した電流値が小さく出るのですが?まず、供試物入力電流の波形を確認してください。入力電流の波高率(クレストファクタ)が高い場合、測定値が低く出ることがあります。model-602の交流電流測定機能に関する仕様は以下の通りです。3以下の全波整流波形のとき日置電機製3333の場合クレストファクタが300までの測定が可能となっており、クレストファクタが高い電流波形を測定した場合、差が大きくなります。