・PFMパルス方式のテレメトリー体温計です。・送信器は小型(W15.5×D9.0×H4.7mm)軽量(1g)で長時間(6ヶ月)のインプランタブルでの連続測定ができます。・測定休止時は送信器内部のマグネットスイッチを外部磁石でOFFにすることで、さらに長期の使用が可能です。・送信器は安価なディスポーザブルタイプです。この為、いつも精度(0.1°C)よく測定ができます。・体温センサーはサーミスターを使用していますが、そのB定数を受信器内部のマイコンで補正することで、37°C〜42°Cの範囲で最大0.1°C以内の精度を保証しています。・受信器出力は1V/1°Cとアナログ電圧で、レコーダー、コンピュータ等ほとんどの記録計への接続が単独で行なえます。・体温の他、送信器電波の距離と電波強度の比例関係を利用したLocomotion出力がありマウスの運動量として使用できます。