mL/min、pH制御、反応温度に連動させた試薬滴下、反応物の自動サンプリングなど、高度なプロトコルを備えた多目的シリンジポンプです。Atlasシリンジポンプは、すべての化学反応実験に対するニーズを満たしユーザーのご要望にお応えするシングルシリンジポンプです。1からでも制御ができます。Atlasシリンジポンプは小型軽量で、研究室内の移動も簡単に行えます。solutionpH制御モードでの滴下AtlasシリンジポンプにアトラスpH&温度プローブとノードを組み合わせることで、pHまたは反応温度を一定の範囲内に保つように、酸/塩基を自動的に滴下させることができます。pH制御の自動化は、反応の過程で少量の酸/塩基を手動で添加するような作業を省くことになり、化学者の貴重な時間を節約することができます。pHと反応速度の間に強い相関関係を示す様な、化学/生物学的変換が存在します。生成物は、酸/塩基に敏感であるため、反応を確実に進めるには正確なpH制御が不可欠です。特定の化学反応をより精密に制御することができ、反応速度および転換率のの測定も可能となります。反応器温度、サーキュレータ温度、およびNaOH(aq)の累積試薬滴下量をグラフに示しています。温度条件による滴下アトラスシリンジポンプは、試薬滴下と反応温度制御を連動させることが可能です。反応温度が設定範囲内になったら滴下を一時停止することができます。この機能で、試薬滴下による発熱/吸熱を自動的に感知し、温度の制御を行えることから実験室の安全性を高め、化学者の貴重な時間を節約します。反応温度制御とモニタリングは、化学プロセスのスケールアップで不可欠であり、温度制御は製品の変性や損傷を避けるためにも重要です。アトラスシリンジポンプは、電子天秤と組合わせて用いることで、疑似重量滴下を行うことができます。これは、反応器に試薬を正確に導入するための非常に優れた技術で、マスバランスを利用して要求された試薬量が確実に送液されます。試験実験では、必要な投薬量の0.1%以下の誤差という優れた結果が得られました。1を介し、最大6サンプルの反応物の自動サンプリングを可能にします。サンプリング量、サンプルの吸引時間。各サンプリング時間間隔の設定が行えます。シリンジポンプを用いて、生産スケールアップへ移行することができました。pHや温度等の諸条件をより正確に管理できるようになりました。AtlasシリンジポンプとAtlas自動ジャケット付きリアクターシステムを用いて、医薬用途のために特注の機能性ゴールドナノ粒子を製造しています。XLシリンジポンプから選択してください。どちらのポンプもスムースな流速、最大6barの圧力、2つのシリンジ、2つのバルブ、1つのバルブにつき最大6つのポート、6つの操作モードを有しています。mL)、シリンジサイズは50μL〜5000μLです。mLのシリンジサイズを提供します。下記の流速とシリンジサイズの関係をご覧下さい。HDベースコントロールAtlasシリンジポンプは、スタンドアローンシリンジポンプとして動作するように設計されています。クリックホイールコントロールとスクリーンを用いて、試薬滴下方法を選択でき、6つの主要な操作モードを提供します。デュアルドージングモードでは、2つのシリンジ・バルブセットを個別に制御することで一方のシリンジで試薬滴下し、もう1方のシリンジではオートサンプリングができます。利用できるコマンドとして設定流速で送液する。複数の反応器に1つの試薬を送液する。洗練されたプロファイル制御;オートサンプラー(オートサンプラーとプローブを接続し、各シリンジ/バルブで最大6サンプルの自動サンプリングが可能に)pH制御モードでは、酸または塩基を自動的に滴下し、pHもしくは反応温度を一定の範囲内に保つことができます。温度制御滴下モードでは、アトラスシリンジポンプは設定温度に基づいて試薬滴下が行えるため、発熱反応条件下でも安全に実験が行えます。連続送液モードでは、2つのシリンジポンプが連動し1つの試薬の連続流を生成します。一方のポンプが送液する際に、もう一方のポンプは試薬が充填されています。Reactorマスターオートメーション)を使用して、反応温度や攪拌速度の様なプロファイルの一部としてアトラスシリンジポンプを制御できます。シリンジポンプを制御し、マルチステップ反応の様なより複雑な反応も自動でポンプを運用できるようにします。化学者は異なるサイズや規格の反応釜で使用するためにラボをポンプをもって移動する事も可能です。各バルブのポートは試薬の入力または出力のどちらにもなるように設定することができます。したがって、6ポートバルブでは、最大5種の試薬を1つのリアクターなどへ送液することが可能です。シリンジはまた、ユーザー自身で取り換え可能で、様々な流量範囲に対応した様々なサイズをご準備しています。Atlasポンプ加圧ボトルモジュールを使用することで、不活性ガス下でサンプルを保持し、また送液中のキャビテーション/気泡を最小限に抑えることができます。topEnglish。