電子負荷のカレントモニター出力からノイズが出るのですが。カレントモニター出力からノイズが出るのですが。カレントモニター出力からノイズが出るのですが。オシロスコープ等のGNDがFGに落ちているような機器で観測している場合、3P等で接続していないかを確認します。供試物の出力にクランプコア等を付けてノイズが小さくなるかを確認します。上記二点により改善する場合はコモンモードノイズによる影響と推測されます。出力とアイソレーションされているでしょうか?されている場合は絶縁耐圧をお教え下さい。CCモード時にHigh,Lowレンジとも0~フルスケールまで設定出来ないのですが。