C6102-1998準拠。菊水さんから写真はお借りした。先日、ラジオ調整の基本としてテストループで電波を飛ばすことを記した。バーアンテナで受信するラジオのために、テストループのインダクタンスもJISで定められている。JISの文面にあるようにトランジスタラジオ調整ではmustの設備になる。これを所有するのが、プロ。家電メーカーでは、JISに準拠してラジオ調整を行なう。修理業務の未経験者は、テストループの存在そのものを知らないね。テストループを用いてラジオ調整することができるのは、国内では4人もいないようだ。ラジオ整備品を出品する大多数は測定器が無いようだね。文面がそうなっている。修理する側の技術水準がだんだんと低くなっているので、修理済み品を入手するときは慎重に。ヘタレ品を掴むのはご自由に。*****************************************オイラのは目黒のテストループ。磁気アンテナでのラジオ調整用にJISで定めている道具。(木)「ラジオのノイズ」考******************************「ラジオのノイズ」考。60ヘルツの交流分が聴こえてくる。全波整流していると、倍数の100或いは120ヘルツで聴こえてくるのは、皆様がご存知の通り。SP端子にオシロとVTVMを接続し、真空管ラジオのVRを絞り、周波数ツマミを触って受信周波数を変化させてみよう。周波数変化に伴ないオシロ上での波形の大きさが変わることが体験できる。VTVMの値の変化をメモしよう。VRを絞っているのに、何故信号の変化具合がオシロで判るのか?ラジオはRF部を持っているので、VRを絞ってもRF部信号がコールドから入ってくることはオシロを眺めていれば誰でも判るほどの基本だ。電子はマイナスからプラスへ流れることは中学物理で教わってきたね。2オシロを眺めていると、「RF部の漏れなのか?」は上記のように判断できる。真空管によっては、オーバーシュート波形(オシロ上)が出る球もある。この場合はその球を交換する。3電源回路の平滑回路の段数が不足かどうかは、+Bのリップルをオシロで見る。20mVくらいのリップルならば平滑回路の段数は足りている。good.コンデンサーの容量よりも、段数の効果があることは先達が発表された表を見れば理解できる。ST管IF2段スーパーでの波形を参考にUPしておこう。6Z-DH3Aの1番ピンは接地する。平滑回路の接地側引き回しをしくじらないこと。修理済み品(ST管、ミニチュア管)をYAHOOで見かけるが、かなりの割合で配線が間違っている。メーカー製ラジオ(ST管、ミニチュア管)では、だいたい平滑回路の接地側が下手。その結果ブーン音が強い。真空管ラジオ(ST管、ミニチュア管)を手に入れたら、まずは配線と接地ピン番号を疑うことからのスタートをお薦めする。「330+330+330Ω」の3段で、だいたいこの程度になる。1目盛りで20mVゆえに、レンジで5~6mV程度だ。1KΩの1段より格段に良い。+Bの5~6mVは出力トランスのOUT側で「幾つの数字になるか?」は、中学生算数の範囲だ。ノイズ対策されることをお薦めする。テストループ」が数十年振りに販売開始された。*********************************以前、ここで取上げたように磁気アンテナ(バーアンテナ)にはテストループがMUSTだ。テストループは90年代には製造されていたかどうかも妖しい。オイラのは1970年代後半の製造品。目黒も松下も大松も標準信号発生器用テストループの製造は2000年には終了していた。販売在庫品も底をついた。現行流通品はゼロ状態だった。そのテストループが数十年振りに製造された。祐徳電子さんから販売開始された。自称「ラジオのプロ修理技術者」もこれが入手できるとホっとするだろう。◇箱を開けたBNCケーブルも付属していた。「パイプベンダーの曲げ型をよく見つけたなあ!!」と驚く。ハードクロムメッキ処理」と加工プロ仕上げ。日本の会社よりメッキ処理が上手い、こりゃ驚いた。インローに拘って丸研してある。通常は「ミガキ棒のままニッケルメッキ」が加工費としては安価。下の写真のように、ハードクロムメッキ処理は国内では2000円以上の鍍金費用になる。機械設計屋のオイラからみて「贅を尽くした」と想える。◇スタンドベースは「電着カチオン塗装」。「ここまで手間掛けるの?」が率直な感想。今の時代なら黒染めで安価に済ませて終了だろう。HF仕様だが、2mまでは信号を入れて確認してある。6m,2mでバーアンテナを使うかどうか?祐徳電子の社長さんは、松下電器の元エンジニア。ラジオ系のエンジニアだ。それゆえに良く判っている。現代に復刻(復活)させたものだと感動し、感謝します。復活の切っ掛けは、数人の自称「ラジオのプロ修理技術者」がテストループの必要なことをオイラのblogで知って、祐徳さんに、中古品の捜索依頼を掛けたことがが起因。テストループの内部構造と材質はオイラからも情報提供は行なった。機械設計屋が作るともっと手間を省いた安直なものになるだろう。入手希望者は、祐徳さんに問い合わせのこと。***************************EBAYでは往時の未使用品(日本製)が、日本円で7~10万円弱で取引されている。往時のものを必要とするならEBAYにて調達をお薦めする。不思議なことに、テストループアンテナは日本製しかEBAYでは見たことがない。「だれでもできる電波通信実験」を造ってみた。真空管中2ラジオ(自作)を比較してみた。LA1600ラジオの基板は手配済みだ。1月10日頃には到着するだろう。既存の受信機の感度を確認しておく。********************************7MHz受信機のゲイン考。SN=10dBになるSSG信号値をあげてみた。6mポケトラでもダイレクトコンバージョンが採用されているが、設計指針のようなものがやはり必要だろう。2012年に製作したキット品の感度をさらっと測る。オイラの環境には「製造ラインにあるシールド小屋」はないので、25dBu入力程度から下の微弱入力の結果は目安にもならないほど一般家庭では室内ノイズの影響を受けている。「製造ラインにあるシールド小屋」に篭ってラジオ調整していた経験は20代に数年間積ましてもらった。15dBu入力時の無線機の感度測定ですら一般家庭環境では無理だ。⇒サトー電気さんのKITに採用されてる。10dB(SPEC表)と拾い出してみた。DC基板に採用したTA7320はTA7358よりはベターなICと想える。「それぞれ半導体のノイズがどうか?」も重要なfacterだろう。参考に今手元にある7MHz受信機たちの写真。オイラの購入したSR-7は回路が少し異なる。無入力時のSP端波形。写真では綺麗に捕らえられていないがnoiseyだ。スパイク形状が多数ある。「どの半導体からのノイズか?」は未確認。2012年の往時は初心者マークゆえに気つかずにいたが、ノイズレベルが高い受信機と云えるだろう。SPEC表上では、このLA1600はラジオICの中でSNは中の上になるが、LA1600+MJM2073だとこの程度のSN。◇SN=10dBにするのに45dBu入れた。「周波数変換ゲイン+IF段」分の増幅がある。これは、6石ラジオだと35dB~40dB増幅相当になるだろう。往時と比べて何かが壊れているようだ。メーカー製ST管ラジオは、オイラのラジオより20dBほどSNが劣るので、比較対象にすら為らない。47dBuでSN=10dBになった。上のSR-7(LA1600)より波形は綺麗だ。バーアンテナで室内の雑多ノイズを拾っているゆえにVTVM値が安定せずフワフワする。シールド小屋で計測してみたいものだ。低ノイズな真空管ラジオなので、信号波形がはっきり見える。現状のSR-7よりは感度良いことが判る。SR-7のノイズ源調査を行なうと部品除去やパターンカットが必要になるので、調査はしない。波形からすれば3端子レギュレータが最も妖しい。LA1600,NIM2073起因のノイズの可能性もある。受電ランプ(LED)とOSCが同じ電圧ラインなので、この可能性もある。往時はここまでノイズが高くない写真があるので、何か半導体が壊れているらしい。◇トランジスタラジオだとOSCコイルと初段IFTを入れるが、LA1600は初段IFTが無いので局発の負荷は抵抗(内部回路)にしているようだ。455kHzでも高周波増幅を抵抗負荷にするとSNが大きく悪化する。ラジオICで「高周波増幅をIC内部で抵抗負荷?」にしてSNが悪い先例デバイスとしてLA1050がある。LA1600のノイズ量を含めた挙動は自作基板が到着して、そこで確認したい。(土)LC7265表示器への適正な信号量。表示器が採用されていた。LC7265表示器キットでは、まだまだ半田付け不良による問い合わせがあり、やや梃子摺ることがあるらしい。ICとの導通確認をテスターで行なえば非導通を発見できる程度の半田付けが時折あるようだ。フォアーランドの社長さんも往時、「作動不良にて学校から送られてくる教材キットで、その原因の9割は半田付け不良だ」と申されていた。「技術科の教員すらまともな半田付けを知らない」と嘆いていた。◇「通電確認の実装済み品(¥3,000)をラジオに取り付けても、上手に動作しない」との謎の問い合わせがごくごく稀にあるらしい。SSGで確認OK品が作動しないのは、100%ラジオ側の要因である。入力過多でも過小でも正常入力値外であれば、動作しない。適正入力値についてはLC7265のデータシートで公開されている。過大入力ならば焼損してICは壊れる。◇そのデータシートも読まずに半田工作キットを組み立てている不逞の輩は居るまい。以下の写真はデータシートの写しjpegになる。FM帯ではLC7265に5V程度の電圧を掛ける必要があり、AM帯ではそれよりも低い3V未満でも作動するらしいことが判る。データーシートは別称チャンピンデータと云われているように、実挙動とは異なることが多い。概ねこの値以下でLC7265に信号を受け取ってもらう必要がある。信号の供給過多は駄目ですね。そのためにグラフが公開されています。このように適正な信号量の情報はメーカーから公知済みであるからして、データシートを読まずにLC7265を使おうとする蛮勇者はおるまい。データシートが読めないなら、LC7265表示器を使うにはまだ早い。6WC5の発振強度を確認せずにLC7265表示器を使おうとするのは、手順が可笑しい。LC7265表示器(青色LED)が採用されていたのを見つけた。さんが販売元として紹介されていたね。(オイラが基板化後、7ケ月のちに祐徳さんからリリースされている。)平滑回路の2段ではハム音は残る。100uFの容量は必要ないので、22uFの3段の方が効果ある。良さを昔に公開している。オシロで捕らえられないほどのリップルなら悪影響はないだろう。信号過多だとちらつく。キット品はyahooにて。LED表示器(LC7265)。(金)作動確認中なのがこの5桁LED表示機。M54821Pを使った周波数カウンター。***********************************今、作動確認中なのがこの5桁LED表示機。亜土電子からもキットが出ていたらしいが、その頃はオイラは電子工作に興味がゼロだったので、「キットがあった」程度の記憶。周波数カウンター向けのIILなので、外部にプリスケーラICを必要とする。ボードさせると、「廉価な周波数カウンターの完成」になる。M54408Pをのせてみた。一応表示は出たので、細部を確認中だ。感度はLC7265やJH4ABZ式と同じく0.2VRFで表示してくる。M54821Pは国内に300個以上あった。IILで表示器作成したい方には朗報だ。電流計によれば160mAほど流れる。上写真でも判るが、一桁上でも薄く点灯するので、そういう仕様かどうかを確認。オシロを使うと正確な比率で確認できるが、桁上へダイナミック点灯信号が出ているのがわかる。2桁上には出ていないこともわかる。「三菱さんがどう工夫をしていたのか?」に興味を持った。LED輝度を下げていくと判かりにくくは為るが、本質的な解決策ではない。余計なON信号が出ている。電波ノイズはやや強力だ。LEDを無にすると無ノイズになるので、「LEDをONさせる強さ」に関連して工夫が必要。ノイズを弱くしていくと表示に影響があったので、いま立ち止まっている。0⇒1に変わるとノイズ音も変わるので、10文字x5桁分のリフレッシュ作動で固有音があるらしい。M54408Pを使うと上のようになる。廉価な周波数カウンターとしては使えるが、ラジオ組み込み用には難がある。「亜土のキット」はM54408Pを使っていない。このM54408Pレスだと点灯は良好らしい写真が多数見つかる。確かにM54821Pの製作記事(本)が3本あるが、どれもM54408Pレスだ。ここらに解決策があるようにも思う。PIC式しか知らない方には、「既存ICでの周波数カウンター製作」は珍しいかも知れないが、技術史をトレースしているオイラだ。今年中にはまとめたいな。このM54821Pは、ラジオのIF周波数455と10.7をオフセットできる。オフセットゼロにすれば実周波数を計測できる。ラジオ組み込み用にしてはノイズ数値が大きいので、「ラジオ調整用」が主たる用途かもしれん。LED表示器(LC7265)。(月)プロダクト検波/AM検波の2モード対応のラジオ基板を領布します。プロダクト検波のレシーバー基板は数種類公開中です。順に基板を興して作動確認しました。455khzではすべてマイナスゲインになったので困惑していました。そこでta7045(ca3028)を2019年夏から採用しマイナスゲインから脱出できました。ca3028使用を推奨します。ca3028のプロダクト基板。***********************初プロダクト検波の基板がまとまった。◇SFU455が載る基板が届いた。SFU455が不要であればジャンパーさせてほしい。ラジオ基板(am検波は、TA7613)です。基板ナンバーはRK-17です。プロダクト検波デバイスはta7320です。ラジオカウンタ接続用ポイントあります。◇FCZコイル(サトー電気で販売中)を使っています。TA7613の周波数変換ゲインが28MHzでは下がると推測されるので、3.5MHz~21MHzでの使用を推奨します。作動は3.5MHz,7MHzで確認しています。28MHzは苦しいと想います。aitendoで販売中でした。コンパチのTDA1083はイーエレにありました。コンパチブルとしてHA12402,U417B,KA22424等があります。秋月電子にありました。若松通商、イーエレにもありました。イーエレにありました。イーエレさんでICは3種類とも調達できます。◇感度は「SR-7」(アイテックさん)と互角です。SR-7と同等感度で、プロダクト検波も体験したい方向けです。イーエレさん在庫のTA7320が徐々に数量が減っているので、よく調査しているなあと思ったオイラだ。基板](Sメーター対応)もあります。60MHz帯で感度良く使えるレシーバーICの国産品はないので、欧州製ICを使っています。技術力の差がある分野です。LA1247がありますが、帰還発振する傾向にあることがデーターシート上で公開されています。(土)メーカー名不明のCFWM455。セラミックフィルター。******************************「メーカー名不明のCFWM455」を粗く測ってみた。