NavigatorJavaScriptが無効です。当サイトでは、JavaScriptを使用しています。ご覧になる際は、ブラウザ設定でJavaScriptを有効にしていただくことをお勧めします。新開発ユニブロック(UniBloc®)搭載(世界初)島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体形質量センサー,OPFセンサーに更に分析天秤に必要な改良を重ねた全く新しい質量センサーです。ユニブロック(UniBloc®)はひとかたまりのアルミ合金を精密放電加工し,従来のセンサーブロックを一体化したもので,ネジやバネなどを使用していません。その均一構造によって,「温度特性」が格段に向上,その結果ゼロ点のドリフトや四隅誤差等を抑え,分析天秤に最も必要な安定性を究極レベルまで高めました。長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。■風の影響を徹底的にシャットアウト。メカニカルユニットのシールド構造により従来の分析天びんでは抑えることが難しかった風や対流によるふらつきを徹底的に抑えます。ドラフトチャンバ内でも従来より安定して使用できます。校正分銅の位置は試料が載る位置の真下としました。内蔵分銅を使用しての感度校正の際,四隅誤差の影響を受けず極めて正確な感度校正ができます。■載せ降ろしのショックから守る保護機構つきのロングライフ設計。長期にわたり安心して秤量作業できます。正確な測定のためには感度校正は欠かせません。AUW-Dシリーズではモータドライブの分銅を内蔵。ボタン操作ひとつでいつでも校正(ワンボタン校正)できます。自動校正モードを選んでいただきますと校正は天秤にすべてお任せ,測定作業のみに専念いただけます。感度に影響を及ぼす室温の変化があったとき,天秤がそれを感知し自動的に校正を開始。■あらかじめ決めた時刻に自動校正...タイマーCAL予め設定した時刻(例えば,始業前,昼休み,定時後など)に天秤が自動的に校正を開始。■進化したフルディジタル制御による確かな安定性・応答性を実現(特許申請中)荷重・設置場所の振動,その他周りの環境条件から電磁式センサの心臓部に当たるフィールドバックコイルに流す電流をマイコンが判断し,ディジタル制御します。すばやく最適な測定モードが決定でき,優れた安定性・応答性を実現します。プリンタ(オプション)を接続すれば,データが日付,時刻入りで残せます。校正結果も日時,時刻入りで残せ,GLP/GMP/ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に最適です。スタンバイ時は時計表示に。■ISOプリントプリンタ(オプション)を接続するだけで「いつ」「誰が」「どの天びんを」校正し,「その結果どうだったか」ということが自動的にプリントでき,GLP/GMP/ISO9000体制構築のための記録データにそのまま利用できます。そのための面倒な操作は一切必要ありません。■経時変化量を測定...インターバルタイマ機能内蔵1秒~99分59秒までの設定した時間間隔で自動的にデータ出力できます。プリンタ接続と組合せ便利にお使いいただけます。■扉は簡単に取り外せて掃除も開閉もラクラク小気味よいスムーズな開閉でひょう量作業をラクにします。扉は簡単に取り外すことができ秤量室内の清掃をしやすくなっています。扉のレールは簡単に取り外し交換することができます。AUW-D,AUW,AUXおよびAUYシリーズにおきまして,同一シリーズ品であってもデータ通信出力フォーマットが一部異なる場合があります。機体とではデータ通信出力フォーマットが異なります。ダウンロードしてご確認下さい。8時間以上の充電で約8時間使用できます。\16,600)もあります。RS-232Cケーブル(S321-60754-01)が含まれています。外観および仕様は改良のため,予告なく変更することがありますのでご了承ください。表記の価格はすべて消費税抜きの価格です。Corporationの商標登録です。その他記載されている会社名,製品名は各社の商標登録,または商標です。Pageお問い合わせ。