超極細目の研磨紙で、試料表面の粗さを調整。ハドソン研究所~熱を使ったクラック・ボイドの非破壊検査。熱と光でさまざまなニーズにお応えします。超極細目の研磨紙で、試料表面の粗さを調整。今まで測定できなかった試料が・・・どうも、アワノッチです。サーマルマイクロスコープTM3(以下、TM)https://hrd-thermal.jp/apparatus/tm3.html非接触で薄膜と微小領域の熱浸透率を測定する装置です。ご案内させていただいていました。測定は、残念ながらお断りせざるを得ない状況でした。聞こえてきそうですが・・・(困)そのようなお客様のために朗報です。目の細かい研磨紙で研磨すると、表面粗さをRa60nmにすることができます。これで、研磨紙で削れないほど硬い試料でなければ、TM測定が可能になります。使用する研磨紙は、超極細目(番手#10000)。見づらいので少し拡大してみます。研磨前(Ra100nm)よりも研磨後(Ra38nm)の方が、凸凹がない分レーザ光がきちんと集約されているのが分かります。これなら精度の良い測定ができそうです。TMは試料表面に照射したレーザーの反射光を検出して測定しています。表面状態が粗くてレーザ光が散乱してしまうと、十分な信号が得られず、測定することができません。一度お問い合わせください。以前は測定できなかった試料でも、測定できる可能性があります。測定できるできないの可否判断までは、無償でやらせていただきます。お問い合わせは、以下URLから。