(普通)次の文章は,全光束の測定方法に関する記述である。\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。ある光源が放出する全てこ光束を全光束という。\)測定法と球形光束法とが主に用いられる。\)測定法は,光源の光度の空間分布から全光束を算出する方法である。\)は,全ての方向についてこれを積分した1式から求まる。球形光束法では積分球が用いられる。\)となるように塗装処理されている。\)が球内面の相互反射によってその位置とは無関係に2式で求まることを応用したものである。\)は,3式の関係から求まる。この二つの全光束測定法による測光量は,人間の明るさ感覚を加味した量すなわち心理物理量であるため,受光器の分光応答特性が標準比視感度に一致している必要がある。\)を乗じて全光束を求める。本問は光の測定法の知識を問う問題で,以下の2種類の測定方法を知っているかどうかで決まります。どちらもそれほど難しい内容ではないので,よく理解しておきましょう。図1に示すような内側を白色塗料で塗装処理した均等拡散面を持つ積分球で測定します。図2に示すように,光源から等距離の場所で複数点のサンプルを測定する方法です。<特徴>・配光の特性が分かる・長時間の測定が必要で,光源の安定性が求められる。単位面積当たりの明るさで,光束を面積で割ったものです。(ロ)配光どの方向の光がどの程度強いかを示すもの。輝度係数というのがあるのかもしれませんが,私は見たことがありません。(ニ)均等拡散面どこから見ても輝度が変わらない面で,完全拡散面とも言います。光の吸収がなく入射した光をすべて反射する面。光の入射角と反射角が等しい面。(ト)基準光源,(ル)標準光源,(ヲ)参照光源どれも基準となる光源を示していると思われますが,正しくは標準光源です。物体のまぶしさで,光度を見かけの面積で割ったものとなります。測定対象の光源の光束を測定する方法。照度計と人間の視感度には必ず分光分布の感度に誤差があるため,必要に応じ色補正係数を乗じます。【解答】(1)解答:ロ題意より,解答候補は(イ)照度,(ロ)配光,(チ)輝度となりますが,実際に測定法としてあるのは(ロ)配光となります。(2)解答:ニ題意より,解答候補は(ニ)均等拡散面,(ホ)完全反射面,(ヘ)正反射面となりますが,ワンポイント解説「1.球形光束法」の通り,積分球の内側は均等拡散面としています。(3)解答:リ題意より,解答候補は(リ)置換測定法,(ヌ)零位測定法,(ヨ)合致測定法となりますが,題意に合うのは置換測定法となります。(4)解答:ル題意より,解答候補は(ト)基準光源,(ル)標準光源,(ヲ)参照光源となりますが,解答は標準光源で国際照明委員会で3種類設定されています。かご形三相誘導電動機の電気的制動法に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。