MVシリーズについてについて撮影について「夜景モード」や「手ぶれ防止機能」がついているデジタルカメラを持っていますが、夜景等がブレてしまい上手く撮れません。何か良い方法はありますか?「三脚」や「一脚」等、カメラを固定し撮影すると良いと思います。レインボー三脚」等、多数を取り揃えております。個人向け製品ページをご覧ください。(カメラ装着時の画像もあります。)アルバムについて出産のお祝いや入学式などでフォトアルバムを贈ろうと考えております。その際、名前を入れる事は出来ますか?当社ホームページより、お問い合わせ/ご注文下さい。コンパクトスキャン」を用いますと、簡単に写真ネガからパソコンでご覧いただける「JPG」画像へ変換が出来ます。商品案内ページをご覧ください。サポートについて購入した商品が不良なので、交換をお願いしたいのですが。ご購入当時の「お届け明細書」をご用意いただき、「サポートセンター」へ問い合わせ下さい。メールアドレス:info@asanuma1871.jp展示会について展覧会等で実際に商品を手に取り、見てみたいのですが。「CP+,PHOTONEXT」等にも出展をさせていただいております。展覧会等への出展の際はトップページの「お知らせ」にて出展のご案内をさせていただきます。カタログについて商品のカタログが欲しいのですが。カタログにつきましては、ホームページのTOP画面の下部にてダウンロードいただけます。https://www.asanumashoukai.co.jp商品詳細情報について商品の寸法や特徴を知りたいのですが。該当商品の詳細をご覧下さい。サーモグラフィについて熱電対を使用しているが、サーモグラフィとの主な相違点は何ですか?サーモは非接触での温度計測となり、物体の温度分布等の全体像が得られます。FLEXシリーズは、規制外となる最大フレーム9ヘルツ以下ですので経済産業省よりの輸出許可(E/L)が不要で持ち出しが容易です。特定10ヶ国への持出しには許可申請が必要となります。(特定10ヶ国は弊社へ御確認願います。フレームレート等を検討して機種選定をします。その後は仕様の取捨選択をし、機種を絞り込んでいき、最後はデモ機等で実機確認し機種決定します。撮影した動画像をパソコンへ直接取り込みできますか?日本アビオニクス社製のF50B-BAS、F50B-STD、G100、G100EX、G120EXを除くその他の機種は可能です。弊社の環境で撮影したいのですが、デモ機の貸出しは可能ですか?デモ機の御用意がございますので、実機による御確認が可能です。導入評価として必要な場合の御貸出しも御相談に応じます。交換レンズはありますか?標準レンズ以外に近接拡大レンズや望遠レンズをオプションで御用意しております。計測したい被写体をお知らせ頂けましたら、適切なレンズをご提案致します。ガラス越しの被写体の計測は出来ますか?通常のガラスは赤外線を透過しない為、ガラス表面の温度を計測してしまいます。波長域の違う特殊なカメラや赤外線を透過する窓材を使用するかたちとなります。日本アビオニクス社では、石英ガラスの透過率が高い短波長帯でガラス越し計測が可能なR300BP-TGがラインナップされています。【特定波長モデル】サーモグラフィは高額なイメージあるのですが、エントリーモデルはいくらぐらいでしょうか?センサーが国産化され以前よりだいぶお求め易くなりました。標準小売価格¥450,000(税別)となっております。生産工程で使用したいのですが、どのような機能があれば便利でしょうか?任意の設定温度(しきい値)からはずれたイレギュラーの被写体がカメラ視野に入った際にアラームを出力する機能があれば便利です。アラームはカメラのモニター上に表示するだけではなく、外部への接点エラー信号として取り出しが出来ます。導入事例を教えてください。業種別入事例集の用意がございます。弊社へ御連絡いただければ御案内させていただきます。IMAGING社のTS5シリーズは、高感度センサーを採用しておりますので、ほとんどの撮影現場で大型の照明装置が不要となります。IMAGING社の高速度カメラは、すべてPC連携が可能なデジタルハイスピードカメラで、コントロールソフトが付属しております。IMAGING社製TS3又はTS5シリーズは、モニター付ハンディデジタル高速度カメラで、デジカメ感覚で使用出来ます。IMAGING社の高速度カメラは、Cマウントを採用している為、接写用レンズ、ズームレンズ、工業用内視鏡等が接続使用出来ます。IMAGING社の高速度カメラは、トリガー設定が可能な為、不具合時にラインからの発生されるエラー信号とカメラが同期連動出来ます。エラー信号が受けれれない環境下では別方法での御提案を致します。導入を検討していますが、自社の現場でのテストは可能でしょうか?デモ機の御用意がございますので、実機による御確認が可能です。導入評価として必要な場合の御貸出しも御相談に応じます。ヒヤリングしたうえで適切な御提案を致します。IMAGING社高速度カメラと親和性のある運動解析ソフトを御提案をさせていただきます。IMAGING社のハンディタイプの最新鋭機TS5カメラでは、必要なアクセサリー類をセットにしたオールインワンパッケージで、キャスター付専用バック内に収まります。高速度カメラ同時に多方向からの高速度撮影は可能ですか?。IMAGING社の高速度カメラはすべてシンクロ撮影が可能となり、複数台のカメラを用いた多方向撮影が可能となります。DGシリーズ(DICOM)についてDG3000とDG2000(DG1500)の違いは何ですか?大きな違いはビデオ画像のキャプチャー機能が有るか無いかです。SCU)をすることができます。そこがDG2000(DG1500)との大きな違いといえます。DG3000の標準セットはどのような内容ですか?DG3000本体、テンキーボード、カードリーダー(もしくはバーコードリーダー)、画像入出力ケーブル、電源ケーブルとなります。DG2000(DG1500)の標準セットはどのような内容ですか?DG2000(DG1500)本体、テンキーボード、カードリーダー(もしくはバーコードリーダー)、電源ケーブルとなります。超音波装置のマルチフレーム(動画)画像をDG3000でコンバートし、画像サーバへ保存したいのですが?オプションで最大30秒までのマルチフレーム画像をコンバートし、画像サーバへ転送することが可能です。転送が完了するまでは、次のフレームはキャプチャーできません。(JPEG圧縮となります)内視鏡に接続して画像をDICOM変換したいのですが、変換のタイミングは内視鏡のスコープと同期させることはできませんか?ほとんどの内視鏡で同期させることが可能です。見積依頼時に接続する内視鏡の型式を指定してください。DG3000を超音波装置に接続し、不特定の病室へ持ち込み検査したいのですが、病棟によってネットワークアドレスのセグメントが違います。その場合その都度アドレスの変更をしなければなりませんか?2つの方法が可能です。いずれか便利な方を選択できます。DG3000に複数のアドレスを設定し、設定済みアドレスをテンキーボードで切り替えて使用する。持ち込み先ではDG3000をサーバに接続せず、画像を内蔵ハードディスクへ一時保存。DG3000を本来設置している場所に戻した段階で、保存した画像を一斉にサーバへ転送する。導入を検討するにあたり、注意すべきことはありますか?言うまでもなく、DG3000はDICOM画像サーバ、DG2000(DG1500)は接続モダリティにMWMのクライアント機能があることが前提です。(MWMサーバは必須というわけではありませんが、あった方が詳しいデータがGICOM化出来きます)また、DG3000、DG2000(DG1500)ともに、機器の操作や設定変更のために本機器の出力画面を表示するモニター装置が必要となります。接続先のモダリティに本機器の画面を表示できる外部入力端子等がある場合は、その端子を利用することで必要ありませんが、ない場合や既に他の機器のケーブルが接続されている場合は、別途モニター装置が必要となり、弊社では設置場所を取らない8.4吋の小型モニターをオプションで用意しております。その外、操作上本機器と接続モダリティは近くにないと運用上困難となりますので、本機器本体を設置するスペースがあるかということの確認も必要です。DG3000の場合、DICOM画像に変換するための元画像は、NTSCレベルのビデオ信号(水平周波数15.75KHz)が条件です。以外は、動作確認中又は、対応外。※OSによって、ファイル共有などセキュリティーの設定が必要です。担当までお問合せください。詳細な情報は、下記ティアックメーカダウンロードサポートサイトでご確認ください。