Disto」は、大きく分けて3つの機能を備えています。Distoは、ハンディタイプのDISTOシリーズと異なり、Windows端末から専用ソフトを使って本体を操作します。専用ソフトは、多機能ながら一貫してシンプルな画面で、現場での操作が容易に行えるようデザインされています。使った測定、データの保存、Windowsへ出力するまでの方法をご紹介します。本体の設置に際しては、以下の点がポイントとなります。本体を移動する際に、できるだけ回数が少なくなる場所はどこか考えること今回は、弊社エントランスにある展示用フレームを測定してみます。Disto本体の電源を入れ、レベリング(整準)完了を待ちます。Disto」を起動します。Disto本体とWLAN接続します。接続が不安定な場合は、USBケーブルでの接続をお試しください。Distoで測定する操作アシスタント画面が表示されたらOKボタンを押します。初期画面の状態になります。Distoのカメラ画像(ファインダー)に切り替えます。画面中央「+」の中心がレーザーの照準点となります。Disto本体は、手で回転させることができます。ファインダー画面で照準するには、以下の3通りの方法があります。「+」の中心を長押しして、動かす方法へスライド測定場所の画面をタップする画面の上下左右にある、白い「△」をタップする1.の場合、「+」の中心をタップして赤丸が表示されたら、そのままスライドさせることで移動できます。照準の移動中は矢印が表示されます。矢印の長さに応じて、回転速度が変わります。2.の場合は、画面の中であれば、どの場所でもタップすることで、その位置にレーザーが移動します。3.は、レーザーの位置を微調整する時に使います。画面の上下左右にある白い「△」、または、外側の白く薄くなっている場所をタップします。画面を拡大/縮小することで、1クリックの移動距離を調整できます。照準位置が決まったら、「DIST」ボタンを押して測定します。Disto本体の位置を確認できます。「ポイントファインダー」ボタンでカメラ画面に戻り、同様に測定していきます。展示パネルをすべて測定した後のデータは、下記のようになります。線分の結果を表しています。上図の例で言うと、点4-点3を結ぶ線分(2点間)の結果です。直前の線分に対する左方向角/右方向角というのは、点3-点2の線分に対して、どれだけ回転しているかを表しています。座標値は点4の値です。測定中、ファインダー画面に固定したい場合は、「ポイントファインダー」ボタンを押して鍵マークを表示させてください。測定場所を撮影する測定場所を撮影したいときは、画面右側のツールバーから「スナップショット」ボタンを押します。測定後に撮影すると、測定番号が入った写真になります。画面右上のホームボタンを押し「名前をつけて保存」を選択します。新規フォルダを作成します。フォルダ名は、自動的に測定日の日付が入るようになっていますが、任意に変更できます。フォルダの後は、ファイル名の編集画面が開きます。同様に日付が付与されますが、変更可能です。測定結果は、こまめに保存してください!WLANの接続不良や、PCか本体に予期せぬ不具合が起きた際、データが保存されていないと、それまでの測定が台無しになってしまいます。全ての測定と編集が完了したら、データをWindowsに出力します。出力されるデータの種類は下記の通り。左側の「メニュー」ボタン→「ファイルマネージャー」で、出力するデータのフォルダを選択し、左側のツールバーから「出力」ボタンを押します。チェックボックスが出れば、出力完了です。Data」アイコンを起動し、「export」フォルダを開くと、出力したフォルダが格納されています。様々な形式のファイルが収納されています。お使いのCADソフトに応じてお使い下さい。「snapshot」フォルダには、撮影した写真が保存されています。測定中の様子と3次元データの見栄えを動画で撮影しています。あわせてご覧ください。DXF製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。