μLがセルに充填されます。このとき、溶液は正確に96-wellプレートにセットするようにしてください。μLまで充填が可能です。(μL)”に実際にセットした溶液量を入力してください。Automatedでは、オートサンプラーによって生じる溶液の希釈をソフトウェアで考慮しています。解析時には実際に入力した濃度情報に、この希釈倍率が反映されています。μL準備することをお勧めします。マニュアルシステムでは、溶液の希釈は考慮する必要はありません。up”スキャンをすればいいですか?】DSCでは、測定開始前の待機状態から実際にサンプルを測定する前に、昇温/降温のサイクルを繰り返し、システムの熱履歴を安定させることは重要です。upが完了するまで、最大5スキャンを自動で実施します。Refills”は、96-wellプレートから溶液をセルに充填する前に、ウェル中の溶液をシリンジで何回出し入れするか、の設定です。オートサンプラーでは、測定前に高濃度の塩などを含む溶液をプレートにセットしていると、濃度勾配が起こる可能性があります。そのため、溶液の出し入れを1回しか行わないと、濃度の偏りが生じ、溶液の持つ熱容量が異なり、データの再現性が得られなくなってしまいます。そのために、最低でも3回、Purge/Refillsを繰り返すことをお勧めします。μL以上セットしたり、粘性が高いような場合は、Purge/Refillsを5回繰り返すことをお勧めします。Strokes”が同等の機能となります。Automated同様、3~5回の設定の使用をお勧めします。settingsの違いは何ですか?そしてどれを使えばいいですか?】DSCのセルをきれいに保つことは、ハイクォリティなデータを取得するために重要です。Automatedは3つの洗浄オプションがあります。Contrad70です。選択した洗浄オプションは、スキャン終了後、次のサンプルが充填される前に実施します。DSCでは、スキャン開始前、直前のサンプル測定が終了後に実施されます。)Rinse:セルはスキャン終了後、水で洗浄されます。ときの使用をお勧めします。Wash:セルはスキャン終了後、洗剤、水の順番で洗浄されます。Washはサンプルスキャン毎に実施することをお勧めします。Scan:セルはスキャン終了後、洗剤が充填され、次にスケジュールされたスキャン条件に従って昇温後、水で洗浄されます。°Cに設定してください。Scanはセルをクリーンに保つため、最後のサンプル測定終了後、またはサンプルの粘性が高いような場合は、サンプル毎に実施することをお勧めします。Scanのデータは“DETERGENTSCAN.dscx”として保存されますが、解析には用いないため、DMESファイルには含まれません。mLになっていますが、水量を増やすことができます。mLの水洗浄で十分であることは検証済みです。サンプル条件、または他の洗剤を用いた場合などは、使用者で水量を決めていただく必要がありますのでご注意ください。Automated測定開始時のセルの状態には注意が必要です。プレートから溶液が充填されます。そのため、長期間使用していない、またはセルがクリーンかどうか不明の場合は“Maintenance”画面で適した洗浄方法を選んで実施してください。Automatedでは、しばらく洗浄を実施しないと、アラートが表示されるように設定されています。DSCでも同様に、“Maintenance”タブからセル洗浄の設定が可能です。Contrad70)による洗浄を実施することをお勧めします。Materialはオリゴヌクレオチドで、ご購入いただけます。DSCでもご使用いただけます。このキットには、推奨メソッドを2回実施できる試薬類が含まれています。Period”の設定が必要でしたが、PEAQ-DSCにはそれがありません。Periodが自動設定されています。Periodは短くなります(数秒)。Rateでも同じ数のデータポイントが取得されるように調整されています。【Q7:PEAQ-DSCでメソッドを組む際に、よく使うLoad/Scan設定を保存したいです。保存したいLoad条件を選択し、Saveボタンをクリック、適宜名前を設定し保存します。保存された条件は、デフォルトの“Load”および“Scan”の下に、グレーで表示されます。“Analysis”画面でデータを開き、“Fit”画面に進みます。(M)”に正しい濃度を入力します。この時、オートサンプラーで生じる希釈は自動で反映されませんので事前に算出する必要があります。セットしたサンプル量によっても希釈倍率が変わるので注意が必要です。μLの緩衝液を考慮します。μL、ウェルにセットした場合、10e-6*325/(325+22)=9.37e-6をConcentration(M)に入力します。(M)”に入力します。データがモデルフィッティング前であれば、“Restore”をクリックして確定します。6)Two-state、またはNon-Two-Stateでフィッティングしたのであれば、“Fit”をクリックして確定します。(M)”に追加されます。7.変更後のファイルは、別名で保存することをお勧めします。【Q9:DSCのデータをエキスポートしたいのですが、どうすればいいですか?】PEAQ-DSCでは、図やCSV形式で保存することができます。“Reports”画面に進み、目的のReportのフォーマットを選びます。エキスポートしたいデータを“Records”リストから選びます。Image”が表示されます。Data”ではCSV形式のデータが保存できます。Image”では図として好みの形式で保存ができます。現在のPEAQ-DSCの最新のソフトウェアのバージョンは1.30です。以下のサイトより入手可能です。[SUN]』を必ずご確認ください。マルバーン・パナリティカル|サイトマップ。