瓶、容器、チューブ、シートやプレート、実験用ガラス器具、電球やランプ、並びにガラス内張タンクのガラスの厚み等の商用ガラス製品の肉厚測定。ガラスは安価で、様々な形状に鋳造、型取り、そして吹き出しを行う事が可能な極めて万能な工業材料です。それはまた高周波数音波に対して極めて高い伝播性を持つため、超音波厚さ計にとって良好な材質です。ガラスは非磁性体素材であり、ホール効果の測定原理を応用した磁気式厚さ計Magna-Mikeによって測定が可能となっています。ほとんどの商用ガラス製品はその形状によって、ノギスやマイクロメーターでの厚さ測定が困難な場合が多く、Magna-Mikeは、そうしたガラス製品の厚さ測定に適応しています。測定はガラスを傷つけることなく、迅速、正確、そして高い信頼性で行えます。ホール効果の測定原理を応用した磁気式厚さ計Magna-Mikeは、開口部からのターゲットボールの挿入が可能で、厚さが約24mmまでのガラス瓶・容器などの検査用途に対して非常に有効な測定機器です。磁気式のMagna-Mikeは、検査物の外側に押しつけたプローブの先端と、検査物内部の小型のターゲットボールとの間の距離を測定して厚さを測定します。Magna-Mikeは、屈曲部や小径部分の測定にも適しており、材質による校正を必要としません。通常、801PRと802PR等の標準プローブ、および802PR-109拡張レンジ対応プローブが、ガラス厚さ測定に推奨されます。80SG1スクラッチガードも、ガラスの試験時に推奨されます。これは、Magna-Mikeプローブの先にかぶせる保護用プラスチックカバーです。プローブとターゲットボールシステムは通常は工業用ガラスを傷つけることはありませんが、試験片に対する傷の可能性が問題となる場合は、プラスティックスクラッチガードがプローブの先端のクッションとなります。スクラッチガードは、堅いガラスと長期間接触滑りを行うことによるプローブ先端の過度の摩耗からも保護します。PLUSおよび45MG(一振動子オプション付き)などの精密厚さ計は、約0.125mm(0.005インチ)から500mm(20インチ)までの厚さの範囲で一般的なガラス製品の測定に使用されます。あらゆる厚さ測定用途と同様に、超音波厚さ計では検査対象物内を往復する超音波パルスの移動時間を測定し、測定したパルスの伝播時間と校正された材質の音速を使用して厚さを計算します。超音波厚さ計は一般的なガラス製品の測定に使用可能ですが、特にガラスの厚さがMagna-Mikeで測定可能な範囲を超える場合、またはパーツの形状によってターゲットボールの挿入が不可能な場合(密閉されたランプなど)、および極めて高い測定精度(約±0.002mmまたは0.0001インチ)が求められる場合に有効です。手順:Magna-Mikeをガラスの厚さ測定用途に使用する際は、特別なセットアップや操作手順は必要とされません。測定機器は、操作マニュアルに記載されている通りに使用します。PLUS、45MG(一振動子オプション付き)は、一般的なガラス測定用に使用が可能なデフォルトの探触子のセットアップと共に全てプログラム済みとなっており、測定機器の操作マニュアルに記載されている速度とゼロ点校正のみが必要となります。複雑な形状または他の困難な条件が含まれる一部の特殊ケースにおいては、例えば小径の測定など浸水測定が推奨される場合、個別にカスタム探触子のセットアップが必要となることがあります。これらの用途では、オリンパスが個別にセットアップをサポートいたします。瓶と容器:Magna-Mikeはガラス製の瓶や容器の測定に最も一般的に使用される測定機器ですが、M116(20MHz)等の小径接触型探触子を使用した超音波厚さ計も有効です。測定は迅速、簡単で完全な非破壊検査です。ほとんどの短区間のガラス製チューブはMagna-Mikeで容易に測定可能です。V-ブロックアダプター(パーツ番号80FXV)は、Magna-Mikeプローブに対してチューブの方向性を保持するために使用されます。M116(20MHz)等の小径接触型探触子を使用して、超音波でチューブを測定することも可能です。F-.75(20MHz)等の水浸型探触子が一般的に推奨されます。これらの探触子は、超音波ビームに対してチューブの方向性を維持するために、通常はB-103バブラーと共に使用します。薄いシートやプレート(10mmまたは0.400インチ未満)はMagna-Mikeで容易に測定が可能で、厚いガラスのプレートは25シリーズのゲージとパーツ番号M109(5MHz)およびM106(2.25MHz)等の接触型探触子を使用し、超音波で測定します。実験用ガラス器具:パーツの形状によってターゲットボールの挿入が可能な場合は、実験用ガラス器具はMagna-Mikeで容易に測定が可能です。ターゲットボールの使用が不可能な密閉された電球や複雑な形状の物は、通常は超音波厚さ計を使用して測定することが可能です。F-.75(20MHz)等の水浸型探触子が一般的に推奨されます。これらの探触子は、超音波ビームに対してパーツの方向性を維持するため、通常はバブラーと共に使用されます。密封されたガラス電球やランプは、超音波精密厚さ計とM208遅延型探触子(20MHz)で測定が可能です。小さな半径の物の測定には、適当なバブラーと共に水浸型探触子を使用することがあります。同じゲージと探触子をガラス電球に時々使用されるプラスティック製の保護コーティングの厚さを測定するために使用することも可能です。ある種の化学用タンクの保護用内張などのガラスコーティングは、通常は超音波で測定されます。ガラスの側から測定を実施する場合は測定は最も簡単ですが、多くの場合は内部へのアクセスが不可能で、ガラスの内張は鉄の壁を通じて測定されます。PLUS超音波厚さ計と多層材測定ソフトウェアオプションを使用します。探触子の選定と機器のセットアップは測定する具体的な材質と厚さの範囲に依存します。詳細はオリンパスNDTまでご相談ください。音響特性に相関しています。びに全サイズの接触型、遅延型および水浸型探触子などが含まれます。この用途に使用される製品45MGハンドヘルド超音波厚さ計45MGは、測定機能とソフトウェアオプションを備えています。オリンパスの二振動子型および一振動子型の探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。PLUSは、高性能な超音波厚さ計です。内部腐食検査用途には二振動子型探触子を使用し、THRU-COATテクノロジーとエコーtoエコーなどの機能を備えています。薄い材料または非常に厚い多層材料の精密厚さ測定では一振動子型探触子を使用します。8600Magna-Mikeは、マグネチックプローブを使用してプラスチックボトルなどの薄い非磁性体素材を正確に測定するための、ホール効果を応用した厚さ計です。27MGNEW超音波厚さ計27MGは、内部が腐食や浸食の影響を受けやすい金属製のパイプやタンク、その他の部品の減肉測定を片側から正確に行うことができます。小型・軽量で、片手で簡単に操作できるよう人間工学に基づいたデザインです。このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。関連する製品はありませんこのページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。Policy.OKSearchCancel。