支えるのは、からだと、これから。お問い合わせ医療関係者の皆様向け情報このサイトは、国内の医療関係者の方へ情報を提供することを目的として作成されています。医療関係者以外の一般の方並びに日本国外の医療関係者の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。電源コードやプローブコードのないスマートでコンパクトな設計です。毎日簡単に使用できます。(本体と固定バンドは磁石で固定されます。骨折部の真上に固定バンドを装着します。シリコンベルトで仮固定し、固定ベルトで固定します。治療用ゲルを本体に適量のせ、固定バンドへ設置します。固定バンドの本体設置部にのせると磁石で固定されます。本体の電源を入れ、治療開始です。治療時間は20分です。本体とクレードルの通信部を重ねると充電が開始されます。治療が終了したら、本体をクレードルに置いておくだけなので、毎日の治療の中でも充電の手間がかかりません。※充電時間は、約30〜150分です。毎日の治療を安心して行うことができます。※正常に出力されていることを確認すると超音波出力チェックLEDが緑色に点灯します。患者様の治療履歴を確認データマネージャーを使用することで、患者様の治療の履歴を確認することができます。※データは、クレードルからUSBケーブルを通してCSV形式で出力します。1データを抽出した日時を表示します。2治療を行った年月日を表示します。3治療が完了した回数(20分間行った回数)を表示します。患者様向け使用説明動画もご用意しておりますアクセラスminiの使用方法を動画で分かりやすく説明しています(約11分)患者様へ使用方法を説明する際にご活用ください。長さ53mm×幅50mm×高さ33mmパルス幅、デューティファクター200μs、20%本体質量81g(電池含む)有効照射面積5.30cm2アクセラスシリーズに関するお問い合わせ機器の購入検討、レンタルサービスの導入検討、カタログ請求、デモのご依頼やその他の問い合わせについては下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。Playerが必要です。お持ちでない場合はこちらからダウンロードしてください。