ガスから人体、生物に至るまで多岐に渡っています。研究にお応えできるように、応用性の広い分析モード及びワイドレンジを標準装備したものです。安定性が要求される分析にはフローチョッピングモード、早い応答の分析にはコンティニュアスモードと、使い分けが可能です。・フローチョッピングモードバイパスフローチョッピング法により安定化を図りつつ、NO/NO2/NOxの3成分を連続測定。(NO2はNOx−NOにより演算)・コンティニュアスモードNOx又はNOのどちらかの流路に固定して測定。選択性が高く、CO2の影響を殆ど受けません。・極低濃度(50ppb)から高濃度(20ppm)まで広範囲の測定が可能です。(他の測定レンジも可能)・応答時間を変更出来ますので、ノイズの少ない分析から、逆に、応答の早い分析まで様々に対応できます。・自動校正を標準装備。長期の無人連続測定が可能です。・データロガーとの組合せが可能です。その他の分析関連機器ホームページ制作はオールインターネット。