・38×38mmのコンパクト設計でありながらφ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。・高変流比(3000:1)で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。・0.1〜180Armsの範囲で優れた直線性。・CTL-18L-1と同等品であり、パネル取付型。大量ロット・取引条件についてご相談ください。商品を大量にご購入いただく場合、価格や納期のご相談を承ります。お取り引き条件等については個別に相談とさせていただきます。(K)特性図参照(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用条件-20°C〜+75°C、≦80%RH、結露のないこと。保存条件-30°C〜+90°C、≦80%RH、結露のないこと。30g備考(1)出力電線の延長は別売りの延長ケーブルを用意してあります。コネクタを切断して任意のケーブルを接続しての使用も可能です。(2)屋外暴露では仕様することはできません。(3)通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。(4)電力計測をお考えの場合は、必ず弊社技術相談窓口へ直接ご相談ください。大量にご購入いただく場合、価格や納期のご相談を承ります。お取り引き条件等については個別に相談とさせていただきます。お問合せプライバシーポリシーサイトマップこのページの先頭に戻るhidden。