ついて、使い方動画をまとめました。S910を使うならほぼ必須!と言っていいほどのアダプターFTA360-Sと三脚の取り付け方、同梱ターゲットプレートの使い方、同梱物の紹介動画も、ぜひご覧ください。(P2P機能)離れた所から2点間距離を測る機能です。機器を水平にすることです。2点間距離だけを知りたい場合は、レべリングをせず、機能を呼び出して、すぐに測定します。値も画面に表示されます。下記記事では、画像やスクリーンショットを使って、測り方を説明しています。あわせてご覧ください。「2点間距離測定」についてご紹介します。点で囲まれた範囲の面積を算出する機能です。単純な四角形はもちろん、台形や多角形など測定が難しい場合に活躍する機能です。CADデータ生成(DXFモード)測定した結果をDXF形式で保存する機能です。最大30点まで測定でき、本体には20ファイル保存できます。ファインダーをONにした状態で測定すると、測定点の画面スクリーンショットも同時に撮ります。画像はJPG形式でケーブル出力可能です。詳しい操作手順と解説は、下記をご覧ください。7以上)AutoCADこれらを使うと、リアルタイムでAutoCADに測定結果が反映されます。測定中の様子を3次元で見ながら行うことができ、測定点数30点という制限もなくなります。)AutoCADをお持ちの方で、現場へタブレットかPCを持参できるかたは、ぜひ本機能のご使用をおすすめします。下記動画では、木造建築の測定を例に解説しております。2018でも、使えるようになりました。下記記事に、AutoCADとの併用メリットや必要なもの、ソフトウェアや資料のダウンロードリンクなどについて、詳しく掲載しております。S910をアダプターFTA360-Sに取り付ける際には、ちょっとしたコツがあります。ポール部分は動かず、回転はスムーズになるよう設置してください。回転させたとき、中心のポールも一緒に回ってしまうと、基準位置がずれて座標計算ができず、誤差が生じます。「精度がおかしいのでは?」というお問合せを時々いただきます。アダプターと三脚が一緒に回転していると、S910本体も回転してしまい、正確な値がでません。取付の際、特に注意してほしい点について、動画を撮りましたので、あわせてご覧ください。GZM3テーブルなどの角にレーザーを当てると、レーザーが割れてしまいます。このターゲットプレートを使うと、測りづらかった端や曲線部分、何もない場所にレーザーを当てるターゲットプレートとしてマルチに活躍します。測定箇所は中央の線上と決めておけば、オフセット測定と同様の結果が得られます。三脚ねじ穴用アタッチメントもうひとつ、細長い棒のような黒い部品が同封されています。これは、角や溝から測定したい方向けのアクセサリーです。三脚のねじ穴に取り付けるだけで、ご使用できます。詳しくは、下記をご覧ください。S910本体、充電セット、精度証明書など。他のレーザー距離計と一線を画す独自性については、下記記事で解説しております。ライカ製、他社製含め、他のあらゆるレーザー距離計と一線を画す製品です。製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。