浜松ホトニクスこのWebサイトでは、JavaScriptを有効に設定することで、最適なコンテンツをご覧いただけます。浜松ホトニクスは品質改善活動に積極的に取り組んでいます。)国・地域を選択してください。(セシウム137)などからのγ線検出を目的とするモジュールです。入射したγ線をシンチレータにて可視光に変換し、MPPCで極微弱な光まで検出して、低エネルギーγ線を高精度に計測することが可能です。信号処理回路やA/D変換回路をコンパクトな筐体に収めており、USBインターフェースに対応しています。本製品には、測定条件の設定、データ取得および保存、グラフ表示などの機能をもつサンプルソフトウェアが付属されています。KB/PDFこのページの製品に関心をお持ちの場合は、下のボタンでお気に入りリストに保存できます。PCは製品に付属していません。C12137シリーズは、エネルギースペクトルが取得できるためエネルギー弁別が可能です。keV付近にエネルギーをもつγ線が放出されることが知られています。由来かどうかがわかります。低エネルギーγ線になるほど、シンチレータの発光量が微弱になりますが、高感度のMPPCを用いたC12137シリーズでは、広範囲にわたるγ線検出が可能です。(MPPC)、信号処理回路、I/F回路などを内蔵しているため、携帯型測定器やインライン測定器に組み込むことが容易です。C12137シリーズは、受光素子であるMPPCが小型・薄型のため全体に占める容積の割合は小さく、シンチレータ容積が支配的になっています。このことは、小型な放射線検出モジュールであっても、高い検出効率を実現していることを意味します。被測定物からの線量が非常に微弱な用途で有利です。このような用途においては、検出器の周囲を鉛で覆い、環境放射線の影響を排除する必要があります。放射線検出モジュールは小型のため、鉛の使用量を削減して装置全体の体積・重量を軽減することができます。(Windows版)放射線検出モジュールの初期評価用としてサンプルソフトウェアを提供しています。サンプルソフトウェアは、測定条件の設定、データ取得および保存、グラフ表示などの基本機能をもっています。放射線検出モジュールを装置に組み込んで使用する場合、ユーザサイドにて独自のアプリケーションソフトウェアを開発できるように、関数仕様とサンプルソフトウェアのソースコードを提供しています。カスタマイズサンプル請求サポートその他お問い合わせお問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合やお答えできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。お気に入りリストに保存されました。website.Close。