影響を及ぼしかねない自然災害が頻発しています。「生データバックアップ対応」など事前の対策検討をお願い出来ればと思います。安定性試験に関するご要望、メンテナンス依頼等ございましたら何なりと、以下いずれかの連絡先へお申し付けください。扉の開放をお願い致します。蒸気が発生し、槽内が過飽和状態となります。扉は開放せず、そのまま保持する。⇒扉開放しないことで、一定時間の保冷効果を発揮します。3)集中管理システムの状況確認をお願い致します。・非常用電源へ接続させる。計測停止してしまっている場合は、データロガーなどで一時的にバックアップして頂くこともご検討頂ければと思います。(機器・室)の稼働へのご対応について、ご案内申し上げます。発電機が機器・室へ電力を供給できるようになっているかどうか、念のためにご確認をお願いいたします。稼働に関しましては、手順書等のご参照をお願いいたします。自家発電機が設置されていないか、自家発電機が稼働しない場合には以下のようなご対応をご検討ください。2)-1.機器・室の扉を開放し、電力供給が安定するまで放置(せざるを得ない)。2)-2.機器・室の使用を継続する場合。上記手順書をご参照ください。二次被害に繋がってしまう恐れがあります。周囲を針金やバンド等で2か所程度、3重以上で巻いていただく等の処置を推奨致します。+81-6-6836-2654このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。+81-3-5783-1101このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。+81-72-683-1100このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。