ここでは、貝原さんのプログラムの制約によりX軸の走査は2秒間以内に2回フルスイングするようにしています。下の図のように鋸波の下りの部分を使った方が表示確度が高かったのでこちらを使っています。オシロを使って表示させる場合は上り、下りどちらを使われてもいいと思います。500msecRF内部の様子です。エポ両面基盤にカッターでランドを切り出して作りました。UPC1677の、入出力を分けるようにシールドをしています。回路図とパターンです。見にくくて申し訳ありません。1200MhzLPF(1GhzのLPFだと1Ghzde−3dBになるのであえて1.2GhzのLPFにしました。)を通り1SV172のATTを通りRMS-30(ミニサーキットDBM)で1stLOとMIXして1Ghzのダイプレクサーを通ります。(ただ、このダイプレクサーはスペアナ+TGがないと調整はかなり困難ですので3dBのATTでもOKです)。その後、uPC1677で増幅しています。1SV172によるATTの様子です。なんとか使える範囲ではと思っています。−20dB液晶表示部ここは、貝原さんのデジタルオシロのX-Y表示機能を使っています。(詳しくはJK1XKP貝原さんのHPをご覧ください)液晶表示機の裏側にH8マイコン冷陰極管インバータDC-DCコンバータをすべて付けています。この中で、貝原さんのオリジナルでは、Y軸のSHIFT電圧がー5Vになっていますがこちらでは逆に下に振りたいので+1Vを入れています。オリジナルではX軸入力制限用のツェナーDがRD5.1になっていますが貝原さんのアドバイスによりRD5.6に変えています。(5.1では4.7Vあたりから電流が流れ始め4.8V以上に上がらないそうです。そのためX軸の端から端まで振れなくなるということです)H8のプログラムは、貝原さんのHP上のXyscgren.MARをダウンロードされて書き込んでください。ここで使っているシャープのLCDは今では入手困難です。表示部にはオシロを使うか別の方法を考える必要があります。−12V・−5Vが必要です。容量的には+は1.0A、−は0.5Aあれば足ります。(しかし、発熱の問題などを考慮するともう少し大ききして余裕を持たせたほうがいいと思います)もしこのLCDが入手できればこの表示部回路のみは別電源で12Vの1.2A程度が必要です。1.2Aを使いました。別に、参考回路通りの必要はありません。全体の結線図は、こちらです。高周波の通るところは、同軸ケーブルを使用してください。写真でみていただくとセミリジットを使っていますが、手持ちがあったので使っていますが3D-2V程度(1.5D-2V)の同軸ケーブルで問題なく働きます。書いてきましたが、ページが重たくなってきましたので製作の勘所などは別ページを立ち上げて説明します。