31350実用までの3フェーズよくある質問に「どうやって(ローコストの)視線入力環境を導入するのでしょうか?」があります。利用者にはさまざまな方がいますから,それを簡単に説明できるものではありませんが,おおむね上図のフローとなります。大きく分けてみれば,以下の3つのフェーズに分けることができるでしょう。フェーズ1:準備から試用までフェーズ2:評価から訓練までフェーズ3:実用からサポートまでこれらについて簡潔に説明します。合わせてお読みください。PDFでご覧いただけます。現状で入手できるものとしては,もっとも安くかつ高性能。多くのソフトウェアもこれに対応しています。フェーズ1最初のモノの準備からお試しに使ってみる段階です。視線入力装置を購入しましょう。(購入方法)まずは,支援者が使い慣れたPCで使ってみます。当事者に使わせてはなりません。支援者がある程度わかっていないと無用なトラブルを生み,当事者の期待を裏切ることになるからです。組織内で共用する場合,決裁が通らずに予算が捻出できないのであれば自費や割り勘で購入することをオススメします。校費(公費)での購入は時間や労力がかかることがあるので,それに拘るのはやめましょう。性能の割にはたいへん安価な装置ですし,きっと当事者は利用できるのを待っています。難しい道具ではありませんので,一日でも早い試用を検討してください。使う理由はありません。利用は思わぬトラブルを引き起こしかねません。当事者用の視線入力に使うパソコンで一番よくないものは,かつてのネットブックのような画面が小さく処理速度が低いものです。近年のノートパソコンであれば,ディスプレイ15インチ以上&実売7万円以上のものがよいでしょう。外付けのディスプレイを使う場合は,VESA規格対応のフルHD解像度の22もしくは23インチをオススメいたします。ディスプレイ下部にはベゼル(縁)がしっかりあるものがいいです。ベゼル部分に視線入力装置を取り付けるからです。視線入力装置のインストールプリンタのインストール程度の難易度ですが,視線入力装置ならではの作業もあります。視線入力装置をディスプレイに取り付ける作業は多くの人にとってはじめてのことでしょう。詳しくは,以下をご覧ください。視線入力は固定具が7割!視線入力をはじめる方にはいつもそうお伝えしており,実態を考えてもけっして言い過ぎではありません。視線入力装置を取り付けるノートパソコンやディスプレイの固定具は極めて重要で,ベッドで寝ながら使うような場合は,川端鉄工所製のパソッテル(ノートPC用・液晶ディスプレイ用)がたいていの設置上の困難を解決してくれます。パソッテルは,「フレーム」と「金具」の2つの部品に分かれています。フレームはH型とU型,金具はAタイプとBタイプ(ボールジョイント採用)が用意されています。フレームの型はベッドや車いすの足の干渉を考慮して選定します。金具は設置の自由度に大きくかかわるので,いずれも慎重に選びましょう。Aタイプの金具は,座位が保つことができる方やALS患者さんなど仰向けになれる方が使えます。Bタイプは,SMAや筋ジストロフィー患者さんのように,横臥位になりがちな方に適用できます。授業など一時的に使う場合は,視線入力ポータブルセットでも十分役立ちます。机の上で使う場合は,OA用品であるディスプレイアームなどの汎用品が便利でしょう。これら,手軽に安価に用意できる固定具については「カメラ用品を活用して支援機器をしっかり固定してみましょう」を参考にしてみてください。視線入力システム一式の持ち運びに便利な「ポータブルセット」カメラ用品を活用して支援機器をしっかり固定してみましょうフェーズ2視線入力が使えるかどうか評価し,使える場合は無理なく訓練する段階です。失敗させない最初に視線入力を導入する際は,できるだけ失敗させないようにしましょう。視線入力によってコンピュータを操作するための眼球運動は,私たちが日常的に行っている眼球動作とは大きく異なるものです。手が健康な人でも文字がきれいに書けるかは別です。視線入力でコンピュータ操作を円滑に行うには,それに最適化した眼球運動を訓練する必要があるのです。目の動きをコンピュータ操作に最適化する訓練が必須なわけです。「キャリブレーション無し」での試用も本来,視線入力装置を使うにはキャリブレーションが必須です。このキャリブレーションを成功させることができない方も少なくないでしょう。キャリブレーションで失敗させるのはもっとも避けなければなりません。そのため,キャリブレーションを行わないで視線入力を体験してもらうことからはじめるといいでしょう。誰かがキャリブレーションを成功させておけばいいです。悪影響などさまざまです。小児の場合はキャリブレーションを行うこと自体を理解しにくいものです。訓練ゲームを活用すると行いやすいです。文字入力を行うと興味を持ちにくいことはもちろん,大変失敗しやすいためオススメしません。最初の視線入力での「名前を入力してみてください」という指示は,固有名詞を入力する以上失敗できない状況を作り出します。なると,当事者に過度なプレッシャーを与えかねず,失敗した場合は次にチャレンジする意欲を奪いかねません。,「いとう」と入力するとして,最初に間違って「き」と入れたとします。その直後,一文字削除キーで削除しようとしても,うまくそのキーが見つけられなかったり,選択できなかったりでますます混乱が増すでしょう。入力ミスがどんどん積み重なってしまい意欲を削がれてしまうのです。以下に,「重度障害者の成功体験から導くコミュニケーション支援」と題した映像資料を紹介します。文字入力の「失敗体験のコントロール」については,6:26くらいからご覧になれます。ディスプレイと利用者の位置関係どのような体位であろうと,視線入力装置を取り付けたディスプレイと利用者の位置関係は誰でも同じです。距離を取り,ディスプレイが正面に見える位置となるようにしなければなりません。横臥位での利用は,ディスプレイの設置が困難になりやすいので,適切な固定具で調整しましょう。ちなみに,装置の動作原理により,太陽光が差すような状況ではうまく動作しません。赤外線が強い環境では,視線入力装置が動作しないことは理解しておきましょう。EyeMoTシリーズによる視線入力トレーニング2018年2月現在,無料ですぐに使える訓練ソフトはあまり多くはありません。ここでは,われわれが製作したEyeMoTシリーズを中心に紹介します。EyeMoTシリーズは,全国で1,000ヶ所以上で使われています。福祉機器コンテストの最優秀賞(2015年)および日本賞クリエイティブ・フロンティア部門最優秀賞(2017年)を受賞しました。PDF資料をご覧ください。操作するのにキャリブレーションは必須ではありません。支援者の誰かがキャリブレーションを成功させておけばよいです。し,当事者の目がきちんと検出されているかは確認する必要があります。トレーニングモデル訓練ゲームは使う順番が重要です。それぞれ訓練内容に違いがありますし,訓練である以上は段階的に行っていく必要があるからです。その順番は以下のようになります。10歳くらいの児童を例にとると、トレーニングモデルは7段階となります。一日あたり1ステップを目安に行ってください。おおむね20-60分ほどの時間を要します。EyeConLTを使った文字入力やWindows操作にチャレンジしてもいいでしょう。シリーズの教育現場での利用については,福岡県の福島氏が多くの参考動画をアップしてくれています。ご覧ください(こちら)。定量評価できるだけ定量的にデータを残しておくことをオススメします。こんなように訓練効果を客観的に示すことができます。この例では,左グラフは一文字あたりの入力時間が入力するごとに増えています(右肩上がり)。右グラフはほぼ水平であり入力を繰り返しても一文字あたりの入力時間は変わりません。訓練効果により入力精度の向上や入力時間の短縮が明らかになり,さらには疲れにくくなっていることが推測できるでしょう。振動フィードバックローコスト視線入力装置は非接触型であり,重度障害児にとっては因果関係がわかりにくものです。そこで,われわれはバイブマンという振動フィードバック装置を提供しています。大きな効果をあげていますので,ぜひ導入をご検討ください。フェーズ3日常的に使えるようにしてサポートを続けていく段階です。視線入力が安定して操作できるようであれば,継続的に利用できるように手当する必要があります。使用目的や生活環境によって一概にオススメできるものはではありません。知られている実用システムを試用してみましょう。有力な候補になります。選択してもいいでしょう。単独で使用して,Windows操作を直接行う方法も悪くありません。今回は詳細に説明することは控えますが,視線入力をマスターすることで当事者の活動範囲を大きく拡張するのは間違いありません。視線をマウスのように使えるようになるので,インターネット上では障害は無くなると言っていいのです。サポートはどうする?ローコストの視線入力装置の最大の弱点はメーカーによるサポートが皆無であることです。それを補完するのは,SNSであるといえるでしょう。サイト上の掲示板やメールで問い合わせもありです。フリーソフトウェアについても同様で,SNSやインターネット上でのやりとりが解決してくれるトラブルも多いものです。SNSではありますが,まったく侮れません。あれば,製作者の吉村さんが遠隔操作サポートをしてくれますしね。近年は,比較的低年齢の子どもが視線入力ネイティブとなり,大きな効果を挙げています。視線マウスをうまく活用することで,無数にあるWeb学習アプリやAndroidエミュレータによるAndroidアプリを活用することができるのです。これらはスイッチ入力のみでは実現しにくかったことです。小学3年生の女の子でも視線入力でここまでできる!ところで,視線入力システムの一式についても,決して取り扱いが難しいわけではありません。慣れてしまえばどうってことのないシステムなのです。当事者にとってはこれ以上にない身体拡張マシンですから,支援者は当初はニガテ意識があってもぜひ慣れてください。一ヶ月もすればあっけないほどに,日々のサポートについては不安が無くなるはずです。EyeConSWの開発会社であるユニコーンにもそれほど多くの電話があるわけではないとのこと。みなさん,導入後は安定して使っているというわけです。心配はありません!ローコスト視線入力装置とフリーソフトウェアを活用すれば,10万円以下で完全な視線入力環境が整う時代となりました。重度障害者にとって,これを利用しない手はありません。支援者のみなさんも,ちょっと勇気を出して取り組んでみてください。現時点でこれ以上の〝まとめ方〟はないのではないか思います。ありがとうございました。今ハーティーラダーを使い福祉用具の授業でタッチセンサーで受講生の方に体験してもらってます。確定申告の戻しで買いたい。10:16友人がALSで闘病中で、視線入力システムの導入を検討しています。外付けのディスプレイを使う場合は,VESA規格対応のフルHD解像度の22もしくは23インチをオススメいたします。20:4923インチでいいかと思います。大きすぎると画面端まで視線が届かない可能性がありますし、ケアの邪魔になりやすいです。解像度にして使用してもいいですね。05:53大きすぎるとそれはそれで難しいところがあるのですね。このサイトを見つけ、いろいろなことがとても詳細に書かれていて大変参考にさせていただいてます。23:57先日の秋田の公演に参加したPTです。その後4Cとマンフリット等固定具を購入し、とある利用者さんに視線入力を試用してみました。体幹機能が不良、車椅子リクライニングレベルでも頭頚部の緊張が高まり視線のコントロールにも悪影響を及ぼしていたため、ベッド上背臥位・緊張が緩和された中で、PC画面が地面と平行になるようなセッティングにて視線入力を実施したところ、抗重力位に比べなかなかスムーズに風船割りを実施可能でした。使用していたPCがノートPCで画面も小さく、特に画面端が捉えにくい状態であったため、外部ディスプレイを導入してみようかと考えているのですが、23インチ程度の外部ディスプレイを地面と平行にセッティングできるような固定具はパソッテル以外に存在するものでしょうか?市販されているモニターアームではなかなか地面と平行にセッティングをすることが難しそうですし、かといって試用するためだけにパソッテルを発注するのもなんだかな、という気がしています。なにかアイデアなどありましたらご教示お願いいたします。08:51アシスタンドというものもありますが、値段は同じくらいです。病院でしたら、パソッテル相当のものは1台はあった方がいいです。21:31お返事ありがとうございます。導入にはそれなりの費用がかかるのですね。なんとかして導入ができないものか、掛け合ってみたいと思います。21:49必要性に対して数万円は破格の安さです。それまでは170万円なのですから。予算がすぐ出ないのなら、スタッフで割り勘で買えばいいと思います。16:08重複障害の高校生を持つ母親です。Trackerを購入しました。Tobiに付属しているゲームでは視線入力は実際の視線と一致しており問題なく使えますが、EyeMoT3DのGame00で使用してみたところ、実際の視線よりかなり左側に指標がでてしまいます。EyeMot2Dでキャリブレーションを行って使用してみても同様で実際の視線と画面の指標がづれてしまいます。パソコンのOSおよびスペックスは推奨していただいたものになっております。どのようにすれば視線と指標のずれをなくすことができますか?教えてください。20:57ディスプレイの解像度を教えていただけますか。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。小学3年生の女の子でも視線入力でここまでできる!RECOMMENDこちらの記事も人気です。【若者に学ぶ】ミドル・シニアな皆さん、試験をします。記事が役に立ったと思いましたら、上記バナーのクリックをお願いいたします。3つのうち、記事のジャンルに近いものをお選びください。