[h10]「硬い品物は反発力が強い」ということを硬さの指標にした硬さを「反発硬さ」といい、鉄鋼の硬さ測定でJISに規定されているものに、「ショアー硬さ計」があります。これは、圧子を試験をする品物上に落としたときの反発高さで硬さを決めていますが、その他、反発するときの速度などを測ることなどで硬さを評価する試験機も製造されています。JISに規定されている反発硬さを測るショアー硬さ試験機以外の硬さ計では、ロックウェル硬さ試験機、ビッカース硬さ試験気、ブリネル硬さ試験機などがあり、これらは、「押し込み硬さ」という分類で、硬い圧子を品物に押し込んだときの抵抗の大小(押し込まれにくさ)を測る試験機です。スポンサーリンクこの写真は、硬さ値が直読できるショアー(D型)硬さ試験機を使って硬さを測定しているところです。ショアー硬さは、ダイヤモンドを先端に付けたハンマーを品物上に落としてその跳ね返った高さで硬さ値を決めるもので、これは「硬いものはよく弾む」という考え方を基にしています。鋼の最高硬さのものを測った時にそれを100HSにして目盛をつけた・・・という話を聞いたことがありますが、現在は硬さのトレーサビリティー(国家標準につながる硬さに管理がされている状態)が保たれるように管理されており、また、その他の硬さ計との硬さ関係がわかりやすいように、硬さ換算表が整備されています。30~85HS程度が常用の硬さ範囲です。ショアー硬さ計は、写真のように比較的軽量で、持ち運ぶことができますし、測定筒を取り外して大きな品物の硬さを測ることができるので非常に便利です。構造や測定結果、精度などを不安に思う人もいるようですが、精度が保たれた試験機を用いて正しい測定を行えば、非常に高精度に品質の状態が把握できます。エコーチップという試験機もあります。原理はショアー硬さ計とは違いますが、これも反発硬さ計の一種で、横方向や上向きで硬さの測定ができます。