会員の方は、ログインしていただくことにより、価格・その他一部情報をご覧になる事が出来ます。ストアからの購入は会員様のみ可能です。先に会員登録をお願いいたします。ページ下の「お問い合わせはこちら」よりお願いします。よって以下のように分類することができます。弱い3)モノフィラメントかブレイドかモノフィラメント単一フィラメントからなる単糸表面が平滑である。やわらかく刺通しやすい組織に主として使われる。テーパカット針エチコンが開発したユニークな縫合針で、丸針の先に鋭利な三角形の刃が付いている。第3の刃が彎曲の外側に付いており、内側は三角形の底辺となっている。かたく、刺通しにくい組織に適する。プレシジョンポイント、プライム通常の製造工程に加えて24回にも及ぶ特殊研磨を施した非常に鋭利な表皮用縫合針。両外側に向かって2つの刃、彎曲の内側に向かって第3の刃が付いている。針の中心寄りからボディは楕円形となる。やわらかい組織で創傷を極力避けなければならない組織に使われる。医療従事者の針刺し事故によるリスク軽減に有効。上下が平らで、両面に鋭利な刃を持つ眼科用縫合針。層と層の間に分け入りやすいようにデザインされている。特殊研磨によって刃先は非常に鋭利である。エチコン縫合針の特長エチコンの縫合針は鋼材・形状・コーティングのコンビネーションと独自の技術により製造されています。ALLOY(鋼材)強く、シャープなステンレススティールエチコンの縫合針には420鋼、455鋼またはエチアロイを材質とし、曲げに耐える強度と折れる前に曲がる靭性を持っています。シリコンによるマイクロコーティング仕上げを行っている為、切れ味は良く、組織を容易に刺通することができます。COATING(コーティング)マルチパスニードルエチコン独自のテクノロジーでコーティング耐久性が飛躍的に向上しました。繰り返し組織を通過しても一針目の切れ味が持続し、組織損傷を軽減します。マークがパッケージに表示してあります。GEOMETRY(形状)エチコン独自のリブミゾ付き縫合針エチコンが開発したミゾ付き縫合針は針彎曲の内側及び外側に縦に走る溝が刻み込まれており、持針器の歯とかみ合うようになっています。これによって針は持針器にしっかりと保持され、使用中に針が動くことなく、優れた操作性を発揮します。コントロールリリース針は結節縫合に適しています。通常の使用では糸が抜けるようなことはありませんがその機能上、下図のように一定の力を加えれば針が糸からはずれるようになっています。持針器の選択と使い方1持針器は使用する針にあったサイズのものを使う。2針をつかむ先端部がしっかりした良質のものを使う。3針先とスウェッジ部の損傷を避けるためにスウェッジ部分(糸固定部分)から針先までの距離の1/3から1/2のところを把持する。スウェッジ部分およびその近くは把持しない。4針は、持針器の先端でしっかりと把持する。5組織に針を刺し入れる時は、針の彎曲に沿って運針する。6組織から針を引き抜く時には、針先をいためないよう、できるだけ針先から離れたところを持針器で把持する。7小さな針で組織を大きくえぐることのないよう気をつける。8針先を組織から出しにくいときは、針に無理な力を入れたり、ねじったりせず、針を一旦元に引いて、再度組織に刺し入れる。9切れ味の悪い針で無理に組織を刺通せず、新しい針を使う。10縫合時、創縁を寄せたり、合わせたりする目的に針を使わない。11針を把持した持針器を術者に手渡す時は、持ち換える必要がないよう術者が使う方向に向けて手渡す。12変形した針、傷ついた針は針折れの原因になるので使用しない。針の破損は手術時間の延長や再手術、異物残存の原因になる。13よりかたく、より繊維質な組織に対しては太めの針を使う。14深く狭い部位では、思い通りの運針ができにくいので、より注意深く運針するか、場合によっては少し太めの針を使う。●エチコンは、各種術式や術者の手技に適した均一な品質の針が選択できるよう多種多様の針をそろえています。製造年月ロット番号の頭2文字は製造年月を表しています。XJ2728XJ2728とはX=2006、J=8月つまり製造年月は2006年8月になります。※イギリス製品にはMfg.2004-01(2004年1月製造)の表記もあります。よって表示法が異なります。