100Wクラスの送信機の出力を、スペアナにつなぐため、減衰比の大きなアッテネーターが必要でした。するためには、50dBの減衰が必要です。抵抗切替式のアッテネーターでは、うまく減衰が得られていませんでした。一次的にステップダウンする、20dBのアッテネーターも欲しいと思いました。アッテネーターの“50dB”は、小さい値ではありません。(10万分の1!)M結合による方法では、30dBの減衰だけでもカップラーは32tの巻き線となります。あと20dBには抵抗でなく、2段目として20dBカップラーを用いる事にします。20dBのためには、別に20dBカップラーを内蔵させる事にします。1と2のカップラーは1本の同軸に取り付け、1つの装置に入れる事にします。(ものぐさ!)下が回路図です。端子のインピーダンスは全て50Ωで、出力端子には必ず負荷を繋ぐ必要があります。ピックアップも同様ですが、片方をオープンにしても使う事は出来ます。作>大きな電力を扱うので、T1とT2には、多少大きめのFT82-61を使います。そのためにコアの内径は大きくなり、5D2Vでは、スコスコになります。穴の中心にまっすぐ同軸を通し、ちゃんと固定するため、小さな基板を作る事にします。下は、基板の図、写真と、コアを取り付けた様子です。コアは、テグスで基板に結びつけます。T3は、3D2VとFT50の組み合わせで、具合よく取り付けられます。下は、出来上りの写真です。能>減衰特性を、スペアナで測定しました。20dBカップラーは、150MHz位まで、ほぼ正確です。50dBカップラーは、減衰が少し不足で、若干のうねりがあります。25MHz手前のディップは、20dBカップラーに50Ωを繋ぐと、消えます。双方結合の影響が少し出ているようです。グラフより高い周波数では、誤差が大きくなります。これらを念頭に、使いたいと思います。実は、20dBカップラーをリニアアンプの出力測定にも用いたいと思っていましたが、誤差の影響が大きく、思ったようには行きませんでした。足>これを製作したら、前に作った抵抗切替式のアッテネーター(20~60dB)を、M結合方式で再製作したくなりました。