アッテネーター<抵抗だけのアッテネーター>430MHzアップバーターの整備を行いながら、よく考えたら、この周波数で使えるアッテネーターが無い!手許にあるのは、M結合式ばかり。高い周波数では、特性が乱れます。無理無理にこれを使おうか・・・。そこで、抵抗だけを使うアッテネーターを作ることにしました。10Wを超える電力で、高い周波数でのリアクタンス成分を持たない抵抗というと、簡単なものではありません。これには大きな耐電力で、しかも高い周波数で無誘導の抵抗が使われています。減衰量32dBであれば、π型アッテネーターの入力側の抵抗は、52Ωで、50Ω抵抗で代用できそうです。π型の構成を書き直してみると、次のような回路で構成できそうです。測定電力は、50Wを想定しました。ダミーロードかパワー計の接続は不可欠です。整合の良いアンテナでも同様のはずだ。π型の残りの2つの抵抗は、もう少し小さな抵抗で済みます。シールドはどうしようか、配線が長いと、ハイパワー側からの放射も強そうだ。<同軸ケーブルへの抵抗直結>あれこれ思案しているうちに、ケーブルへのカットインを思いつきました。パワー計に繋いだ同軸ケーブルの途中の、網組の隙間を押し広げ、作った穴から抵抗を直接芯線に半田付けして、ダミーロード(パワー計)を含めたπ型アッテネーターを構成するという、宿り木みたいな方法です。アッテネーターです」。hi.製作中と、完成後の写真を添付します。分岐部の小さなシールド箇所がそれです。終端型パワー計に繋いだ抵抗直結アッテネーター<特性は>パワー計に繋いだ状態で、このアッテネーターの周波数特性を測定した結果を下に示します。1GHz前後から上の領域に乱れ(ケーブルが長すぎたかな)と減衰量の低下がみられますが、それ以下は乱れも少なく、特に800MHz以下では約30dBが確保されています。高域についても、計測結果が高く出る方向で、スプリアスが高い目に測定されることになるので、安全サイドと言えそうです。抵抗直結アッテネーターを用いた、430MHzアップバーターのパワーとスペクトルの計測状況<使ってみて>これまで作ったアッテネーターの中では、一番マシな特性になりました。hi.このアッテネーターの-32dB出力を、ステップアッテネーターを介してスペアナに繋いで測定しています。特性の問題を気にしないで使えるので、最近ではこればかり使っています。(時には、120Wをかけてしまっている事も・・・。^^;)注意事項として、パワー計、ダミーロード、または整合の良いアンテナを必ず繋ぐ必要があります。