照明は、顕微鏡観察に欠かすことのできない装置である。十分に明るいこと明るさが均一であること対物レンズの開口数を満たす(対物レンズの瞳を満たす)照明であること視野絞り、開口絞りで、最適な照明条件を調整できることなどがある。これらの条件を満たすものが「ケーラー照明」である。Illumination)1893年、ドイツのケーラー(Köhler)によって考案された照明法である。よい観察像が得られるため、今日もっとも多く用いられている。ケーラー照明は、光源の像を開口絞り位置(コンデンサの前側焦点位置)につくり、視野絞りの像を標本面につくる照明法である。標本をムラなく明るく照明する。視野絞りと開口絞りが独立して機能するため、標本面の光の量や範囲を調整できるのが特徴である。Illumination)クリティカル照明は、光源の像を標本面につくる照明法である。明るく照明したい観察に向いているが、光源の像が標本面にできるため照明ムラが生じる。視野絞り・開口絞り視野絞りは、照明する範囲を決め、照明光を標本の観察範囲(実視野)にだけ当たるように調整する。開口絞りは、照明光の開口数を調整する機構である。下:開口絞り小)5-2.コンデンサ(Condenser)コンデンサは、ケーラー照明の一部であり、光を増強したり集光状態を変化させる。ケーラー照明において集光レンズの役割を担っている。Aperture)コンデンサの性能を決める重要な値である。コンデンサの開口数が対物レンズの開口数より小さいと、対物レンズの性能が十分に発揮できず、よい像が得られない。適用対物レンズ組合わせることのできる対物レンズを示す。視野絞りを全開したときの照明視野と、開口絞りを全開したときの開口数で決まる。開口絞りの働き種類コンデンサは、その性能や用途に応じて数多く用意されている。基本的に、暗視野コンデンサ以外は、どのコンデンサでも明視野照明ができるようになっている。主な用途アッベコンデンサ凸レンズ2枚で構成され、もっとも一般的なコンデンサ。2重コンデンサともいう。収差が大きく、高倍対物レンズでの写真撮影には適さない。・検査スイングアウトコンデンサ先玉はねのけ式で、低倍対物レンズでの観察ができるようになっている。コマ収差が補正された最高級タイプ。高倍のアポクロマート対物レンズに使用される。コンデンサ明視野観察用で、標本を斜光照明する。位相差用ターレットコンデンサ位相差観察用のリングスリットを内蔵したもの。リングスリットを通して光を透過させる。偏光用コンデンサ偏光観察用に偏光板(ポラライザー)を内蔵したもの。長焦点コンデンサ培養容器観察用で、作動距離が長い。(倒立顕微鏡用)極低倍用コンデンサ4×以下の極低倍対物レンズを使用するときの観察用明視野コンデンサ。暗視野コンデンサ遮光プレートを組込んだ専用のコンデンサ。コンデンサの内側開口数よりも小さな開口数の対物レンズで観察しないと、暗視野観察にならない。5-3.絞り光学系の光束や光量は、絞りによって制限することができる。観察視野への照明を調整する視野絞りと、分解能とコントラストを調整する開口絞りがある。Stop)視野絞りは、観察している実視野だけに照明が当たるように調節する機構である。視野絞り環をまわすことで、照明視野が開いたり狭まったりする。実視野よりもわずかに広げた状態が最適である。Stop)コンデンサの中にある絞りである。コンデンサを通して標本を照明する光の開口数を調節する機構である。明るさ絞りともいい、開口絞り環をまわして調節する。上図のように、絞りの加減によって像の見え方が異なる。開口絞りを絞ると、コントラストはよくなるが分解能が悪くなる。逆に、開口絞りを開くと、分解能はよくなるがコントラストは悪くなる。開口絞りを対物レンズの瞳径の70~80%にすると、観察に適した像を得ることができる。Source)光源には、ハロゲンランプ(6V20W、30Wまたは12V100W)、タングステンランプを使用する。その他、水銀ランプやキセノンランプ、LEDなども使われているが、価格、供給の点からハロゲンランプが主流となっている。旧式の顕微鏡ではランプの心だし調整が必要であったが、最近の顕微鏡は心だしが不要なプリセンター式になっている。ランプをフレームに内蔵する方式と、コレクタレンズと組合わせて、ランプハウスを構成する方式がある。完全黒体(あらゆる波長を吸収・放出できる物体)を熱すると、だんだん赤く光り始め、温度の上昇と共に黄色から白、さらに青へと光の色が変わっていく。「色温度」とは、このときの光の色を絶対温度(K:ケルビン)で表したものである。観察に適した色温度は5500Kである。光源として使用するハロゲンランプの色温度は3000~3400Kのため、自然な色で観察することができない。各種光源の色温度5-5.フィルタフィルタは、自然な色で観察できるように、光源の色を変え観察に適した色や明るさに調整するものである。Daylight)光源の光を昼光色(太陽光)に変換するフィルタである。光源として使用するハロゲンランプは、昼光色と色温度が異なるため、そのまま観察すると黄色味をおびている。色温度変換フィルタを使うことで、自然な色で観察できる。Density)光の透過率を変えて明るさを調節するフィルタである。光源が明るすぎる場合、電圧を下げて暗くしようとするが、電圧を下げると色温度が変わるため赤みが増し、逆に電圧を上げると青みが増す。減光フィルタを使うことで、一定の色温度が保たれ、明るさを調節することができる。フィルタ(ブルーフィルタ)タングステンランプ、ハロゲンランプの照明光の色を昼間の自然光(昼光色)に似た色にする。正確な昼光ではないので観察専用。カラー写真撮影には適さない。グリーンフィルタ位相差観察や白黒写真撮影の際にコントラストを増強できる。偏光顕微鏡用の特殊なグリーンフィルタもある。カラーフィルタ(緑色、橙色、黄色)染色標本の色に合わせて、白黒写真撮影の際にコントラストを増強できる。(緑色、橙色フィルタ)標本に紫~青色の光を当てないようにする。(黄色フィルタ)紫外線カットフィルタ水銀ランプを使用する際に標本に紫外線が当たらないようにする。Policy.OKCancel。