両線図とも演算上必ず0点を通る直線となります。■計測対象からデバイ環(回折リング)が、リングとして得られているか。デバイ環の強度ムラがないか。複数のリングが出ていないか。■各線図において、うねりが少なく、より直線的であるほど応力の測定精度が髙いことになります。本計測で使用した装置構成です。隅肉溶接の計測が可能です。“NARROW”に対応したモデルです。4kgノートPCμ-X360アプリインストール済み。未満にすることができます。インターロック付のためX線作業主任者の専任も不要です。サイズ:W600×D600×H800重量:34kgサンプルサイズに応じた専用サイズの製作も可能です。調整スタンドX線の入射角を変えて計測する際(装置保持アーム使用時)に必要となります。※X線の入射角を変えた場合、ソフト側の計測条件で入射角を変更する必要があります。底面にマグネットが付いているため装置への脱着が可能です。サイズ:W51×D51×H33上部のハンドルを回し装置を上下方向に移動させるスタンドです。装置取り付け角度が固定されるため角度計が不要となります。同一形状の計測対象物を連続で測定する場合に適しています。