人工透析について患者さん、看護師、コメディカルに役立つ情報を発信していきます。対応手順を紹介しますツイートシェアGoogle+はてブPocket前回、静脈圧警報が発生する原因について紹介しました。それを理解したうえで今回は、静脈圧警報の原因の見つける手順について紹介します。静脈圧警報は、血液透析中にもっとも多く発生する警報です。頻発する為、軽く見られがちですが、静脈圧警報が発生する原因は、多様で中には、生命にかかわることもあります。静脈圧警報が発生した場合どのように確認していけばいいか私の行っている手順を紹介します。値による警報原因の予測・警報の発生時間帯による警報原因の予測の4項目を紹介しますね。静脈圧が静脈圧警報の設定値を超えた場合に発生する警報です。通常、静脈圧の警報値は200mmHg程度に設定されています。よって、静脈圧が200mmHgを超えると静脈圧上限警報が発生します。この設定した警報値を超えなくても静脈圧上限警報が鳴る場合があります。透析監視装置(透析の機械)は、透析運転を開始して約1分程患者の静脈圧を観察して、患者の静脈圧の基準値を設定します。その基準の静脈圧から±50mmHgの値を自動的に警報点に設定します。透析中の静脈圧が100mmHgでしたら、100mmHgの±50mmHgを警報値として設定します。50mmHg以下を静脈圧下限警報、150mmHg以上を静脈圧上限警報と設定されます。上記のように、静脈圧警報は、固定された警報値と、自動で設定される警報値があります。静脈圧上限警報と逆で、静脈圧が静脈圧警報の設定値より低くなった場合に発生する警報です。設定値は、施設により異なりますが、0~50mmHgに設定されています。