(IP52相当)なので雨の日でも作業可能です直接ゲージを読み取るアナログ式ダイヤルゲージよりワイヤーメーターは、計測器からカウンターまで7m、さらに延長コードを使用することで14m離れて計測することが可能です。可動式ローラーにより、広角度に対応できます。エンコーダーの高さは、水平位置を移動するだけで簡単に設置できます。計測範囲が2000mm(2m)ありますのでセットが簡単です。マグネットタイプと単管タイプが一体型で作業効率アップします。デジタルメーターは2018年4月よりワイヤーメーターに改名いたしました。“P”を2回押す電源ON状態で、カウンターパネル盤の上ボタンを長押しします。カウンターパネルが“F-03”と点滅するのを確認してから、もう一度上ボタンを押して“F-06”にします、次に左側にある“D”ボタンを一度押してから上ボタンを一度押します、カウンターパネルが“0”から“1”に変更確認後“P”を2回押して設定完了です。“P”を2回押す電源ON状態で、カウンターパネル盤の上ボタンを長押しします。カウンターパネルが“F-03”と点滅するのを確認してから、もう一度上ボタンを押して“F-06”にします、次に左側にある“D”ボタンを一度押してから上ボタンを一度押します、カウンターパネルが“0”から“1”に変更確認後“P”を2回押して設定完了です。矢印を“0”に戻す電源ON状態で、カウンターを取出して左側にある蓋を外しロータリスイッチの数値設定を変更してください。手順は矢印の方向を“2”にするとカウンターパネルが“00200.00”と表示され左側の“0”が点滅します、次にカウンターパネル盤の上ボタンを一度押します“0”が“-”になったことを確認してから、ロータリスイッチを“0”にもどします、以上で設定完了です。矢印を“0”に戻す電源ON状態で、カウンターを取出して左側にある蓋を外しロータリスイッチの数値設定を変更してください。手順は矢印の方向を“2”にするとカウンターパネルが“00200.00”と表示され左側の“0”が点滅します、次にカウンターパネル盤の上ボタンを一度押します“0”が“-”になったことを確認してから、ロータリスイッチを“0”にもどします、以上で設定完了です。トラブル事例QAQ・ワイヤーが出ない、または途中で止まるa・ワイヤーの素線が切れて、内部で絡まっています。藤原産業での修理を依頼してください。Q・電源が入らないa・電源元を確認してください。カウンター内部のコネクターが外れていないか、コードに損傷などがないか確認してください。Q・カウンターに“0.00”と“0.05”が交互に表示されるa・エンコーダと接続するケーブルが断線していないか確認してください。コネクターの接続不良がないか確認してください。Q・あきらかに長さの数値がおかしいa・カウンターを強制リセットし、再設定してください。土納袋・フレコンバック・フレコンキーパーテープ油吸着マットお気軽にお問い合わせください。