Act.3daikunomokichi_weblog自作の木製CNCというか、合板製のフレームとパーチクルボードのステージで構成した自作CNCを中心に、いろいろ遊んでいます。自作CNCは、「合板製CNC」と名付けました。製作初期の段階はそちらで。最近は、はんだコテを握って電子工作をしています。読んでいただいた方からのコメント書き込みができるようになりました。1000倍タイプ)http://web1.kcn.jp/tube/MicroVolt.htmlを追試を始めました。アルミケースに入れて、仮稼動させてみました。スイチングDCアダプタで電源供給。(調整仕切れていない状態です。測定値はかなりふらついていておおよそです。https://daikunomokichi.blogspot.jp/2017/07/act17.htmlhttps://daikunomokichi.blogspot.jp/2013/01/trp2-act4.htmlhttp://www.op316.com/tubes/mw/mw-12v-p2-tourer.htm親となる測定器との組み合わせによっては、絶対値の測定には確度が少し低いかも知れませんが、左右差や、2台の比較など十分活用できると思います。周波数特性を測定してみました。ブーストした時のデータです。何が悪かったのか、60kHz前後に+4.5dBの山が出来てしまいました。(測定時の出力は、無負荷。負荷をかければ山が小さくなるかも。MULITMETER稼動電圧は、DC15Vです。10MΩ、3mVレンジ使用)経由でAMVBに入れる。VT-121の値が、1mVまたは2mVに近くなるようHP3325Bの出力を調整。こぶがなくなりました。-4.7dBUX生さんのグラフと似たようなの結果となりました。☆この製作記は4つに分かれています。この結果を踏まえて、ケースに入れ様子をみることにします。☆この製作記は4つに分かれています。