uPC1678の構成です。ATTは、M/A−COMのAT−220を使いました。データシートこのICは、中に2db、4db、8db、16dbのATTがあり1・3・5・7ピンに−5Vを加えることにより2〜30dbまでの2dbステップで設定が出来ます。今回は、このICを3個使いそれぞれ0db、10db、20dbを切り替えれるようにし全体で0〜50dbまでを10dbステップで設定出来るようにしました。このICは1個で挿入損失が約1.5〜2dbあります。3段繋げると4.5〜6dbの損失が発生します。0dbのときは、1,3,5,7ピンに‐5Vを供給します。−5Vの供給は、ダイオードマトリクスを組んでいます。1GHzまでの特性です。0db−10db−20db−30db−40db−50db周波数が高くなるほど、減衰量が多くなっています。どの周波数でも10dbごとの減衰は確保されています。左上がMIX+uPC1678左下がLPFです。回路図ここでも、CD−ROMのケースに入れています。+15dbm出力にBPFを繋いだ出力です。全体で、約−6dbmのゲインです。リニアリティは、+10dbm入力まで確保できました。UNITと3つのUNITが出来ました。AMPLogAmpといえば、AD8307があまりにも有名です。実際この製作でも使っていますが、レベル範囲を拡大した場合AD603とAD8307の間にフィルタを入れないと結果が期待したようにはなってくれません。狭帯域の場合は、それでいいのですが今回のような場合にはあまりよくありません。電源が+−両方いるのも、少しおっくうです。そこで、同じアナデバのAD8310というデバイスを入手してみました。データシート単体で95dbのダイナミックレンジがあります。周波数範囲は、0−440MHzと8307に比べて少し狭いですが単電源で働くのがいいです。AD8310はMSOPという形式で横幅3mm縦4.9mm(足の先から先まで)とかなり小さいです。MATCHINGの回路を使いL=3300nHは、7KTypeのボビンに15t巻いています。+10dbmから−85dbmまで95dbにわたりきれいなリニア特性が得られました。簡単に、データシートと同じ特性が再現できました。これで、RBWのフィルタとは無関係に95dbのダイナミックレンジが確保出来たので、今後の構成の自由度が増しました。AD8310を使う事で、+10dbmまで使えるようになったので3rdMIX+3rdIFAMPを作り変えて+10dbmまで使えるようにしました。構成は、2SK125×4のアクティブMIX+2SK125×2のポストアンプ+LPFです。いずれもトロ活の中の回路です。上記のユニットとLogAMPの間にRBWのフィルタを入れます。すると、RBWのフィルタは+10dbmまでリニアな特性であることが必要になります。前に実験したTRを使ったフィルタはこの条件では使えそうにありませんので全部パッシブフィルタ(クリスタル、セラミック、LCのフィルタ)にする事にします。RBWのフィルタに3MHzと10KHzを使った場合の全体の入出力特性です。赤=3MHz青=10KHz3MHzの方が広帯域雑音が大きくなるため低い方が−75dbm〜−80dbm辺りまでしか下がりませんがそれでも80〜85dbmのダイナミックレンジは確保出来ました。3Mhzのフィルタは前に作ったガウシャンタイプのものです。10KHzは、10.695MHzのクリスタルの手持ちが、たくさんありましたのでそれを使っています。fs−fpの差は約22Kあるのでなんとか10Khzのフィルタが出来ました。マッチングはLマッチを使いました。ノーマルのままでは、使い物にならず両端の水晶をパラ接続してやっと使えそうなものになりました。特性が、角ばっているのであまりいい特性とは言えませんが前のスペアナの10KHzのフィルタはマッチングにFETを使っていますので+10dbmまでは無理ですから少し特性が悪くてもこのフィルタを使うことにします。LSB特性が強く出ていますが、この水晶を使って3KHzのフィルタを作るとまともな物がつくれるので10KHzという広い帯域幅が影響しているのではないかと思っています。2007.08.28全体を繋げてみました。この、各ブロックの中は当初とはかなり違ってきました。悪い癖で、メモ程度しか取っていないので後で回路図を修正するのが大変そうです。全体の制御関係は、表面パネルの裏側にすべて纏めています。−10dbmの信号を入力した様子です。スプリアスが目立ちます。原因としては、2ndLOあたり電源の配線の不具合などが考えられます。これから、不具合をひとつひとつ解消していく作業になります。RBW=10KHz戻る。