活性炭により、麻酔ガスを吸着・濾過する缶です。会員の方は、ログインしていただくことにより、価格・その他一部情報をご覧になる事が出来ます。ストアからの購入は会員様のみ可能です。先に会員登録をお願いいたします。ページ下の「お問い合わせはこちら」よりお願いします。吸着率は下図の通りの成績です。Sheet)制度もクリアできています。(米国)市販の活性炭式余剰ガス吸収缶の性能を、イソフルラン吸着率で比較した処、ベイパーガードがずばぬけた良い結果を得られました。本製品は、缶を立てた状態でも倒した状態でも、変わらぬ性能を発揮します。ご使用場所に合わせて、置き方をお選び下さい。初回ご使用の前に、本製品の重量をはかり、製品表面の記入欄に、日付・重量を記載します。(麻酔ガスを吸着すると、活性炭の重さが増します。定期的に重量をはかり、記入して下さい。本製品上部にあるコネクタに、余剰ガスのチューブを接続します。チューブから本製品内に流れ込んだ麻酔ガスは、活性炭によって吸着・濾過され、上部の穴から排出されます。使用期間の目安ご使用前の初期重量より50g増加した時点。(おおよその使用時間の目安としては、ガス流量1L/分、イソフルラン濃度3%で10時間前後です。