PowerMeterPowerMeter+FrequencyCounter2008.01.24このパネル面に付いている立派なメーターは随分以前に入手していていつかは何かに使いたいと思っていました。そこで、前のスペアナのlogAMP部分(AD8307)を使ってPowerMeterを作りました。デジタル表示もいいのですが、アナログ表示が発信や増幅の調整には便利です。使う予定のケースが少し大きく余裕があったので周波数カウンタも一緒に入れました。作業部屋が手狭になってきたのでその対策も兼ねています。メーターの元々のパネルです。見た感じでは、30Wまでのパワー計に使ってあったもののようです。フルスケールは100uAとあります。回路図パネル後ろ側の様子です。パネルは以前他のものに使っていたのを裏返して使っていますのでかなりみっともないのですがもったいない病で再利用しています。左上のサブシャーシに乗っているのが周波数カウンタ部です。ここは、秋月のキット(ICM7216A)です。真中下の金色の部分が20dbのカップラです。周波数カウンタへの入力はこのカップラを通して入れています。周波数カウンタの入力を直に取ったらPower計の指示に影響が出たのでこのようにしました。ケース内部には電源とLogAmpが入れてあります。20dbのカップラの内部です。作り方は、トロ活のままです。外側のケースは、両面のプリント基板で作っています。入出力には、オーディオ用のPINジャックを使っています。周波数カウンタが250MHzまでなので、その位の周波数まででしたら使えるようです。左側は、スルーの特性です。右側は、−20dbの出力です。0dbm今回の対象となる0−250Mhzでは、問題無く使用出来そうです。8657B)から100MHzの各レベルの信号を入力したときの指示値です。−60dbmを超えたあたりから少し小さく表示します。−70dbm左は、AD8307の周波数とVoutの関係です。(AD8307データシートより)下の写真は周波数を変化させたときの指示値です。(100MHzで目盛に合うように調整しています)IN=0dbm左の図から10MHzと300MHzでは約3db差があるように読み取れます。下の指示値もほぼ同じ差なのでこんなものでしょう。1×10−9乗使用)0.1Hzまでは合っていますがこれ以上は測定環境がないので不明です。(SSGもGPSも校正はしていませんので、本当の精度は闇の中です)戻る。