世にも奇妙なパワー計?HFリニアアンプの出力の測定に、SWR計と一体になったCM結合式の通過型パワー計を使っていたのですが、周波数ごとのツマミ設定が結構クリチカルなこともあり、何とか終端型パワー計を使いたい。アッテネーターはうまくいったので、同様のやり方で抵抗をπ型に組んで、メーターを振らせられないだろうか。そこで早速実験にかかりました。<仮組テスト>メーターはTS-520の取外し品。電力を食わせられない」という事で、少し値の大きなソリッド抵抗の、1/2Wのものを選びました。(ラインからの取り出しは、3パラ)回路図と実験の模様を添付します。回路を見たら、送信機のRFメーターと同じやないかと?そうですねぇ、同じですね。それを較正してパワー目盛にしようという訳です。^;)、完全なトライアルになりました。ボリウムを使えば良いのですが、これまでに数多くのボリウムの接触不良に見舞われた私は、測定器の感度設定にこれを使う気にはなれませんでした。えらいトラウマ!20~100W程の電力で、まず21MHzで終端型パワー計との指示値の比較を行いました。結果を対数グラフで左下に示します。<周波数の影響>トライアルを終えて、ケースに組み込みました(写真右上)。言っても、50年ほど前に作ったディップメーターをバラしたケースです。hi.メーターの目盛は、前記メーターの目盛板を裏返した所へ、ペイントソフトで作り印刷したものを、サイズを合わせて貼り付けました。セオリーのままの平方根目盛です。組み込んでから、他のバンドで測定してみましたが、今度は周波数により違いが出ました。低い周波数ほど、指示が大きく出ます。リアクタンスが大きいのかなぁ。したのですが、倍半分ほどに違う訳ではありません。周波数補正係数を掛けて、補正する事にしました。係数は、3.5MHz~50MHzで、0.63~1.16でした。500Wリニアアンプの出力を測定し、未補正時と補正後の結果は、次のようでした。