~観察系(対物レンズ)~基礎編では、顕微鏡を構成する各部位の仕様について説明した。応用編では、観察系と照明系に分けて基礎編の内容を深く掘り下げて学習する。1.観察系ここでは、対物レンズ、接眼レンズ、撮影レンズについて、どのような仕組みになっていて、また、どのような働きをするのかを知り、観察系の果たす役割を考える。基礎編で説明した内容については省略している。基礎編を再読してほしい。Objective)焦点を合わせたときの対物レンズの胴付き面から物体面(試料のある面)までの距離を指す。JISでは、45+15m(m=-1、0、1、2、3、4)mmの範囲と定められている。カバーガラスがある場合は、以下の式によって定められる。Length)通常、1枚のレンズの焦点距離はレンズの中心から焦点までの距離で、1つのレンズには1つの焦点距離がある。定義であり、実際の厚さのあるレンズの場合は、2つの「主点」と呼ぶ基準位置から焦点までの距離になる。側)主点(H')から後側焦点までの距離がそれぞれ等しく、焦点距離となる。凸、凹単レンズのさまざまな形とその時の主点位置の関係を図3に示す。レンズの外側にある場合もある。M:Magnification)倍率とは、無限遠補正系と有限補正系で倍率の規定のしかたが異なる。参照)、対物レンズの他に平行光線を収束させる結像レンズが組込まれ、結像レンズによって中間像が作られる。このため、対物レンズの焦点距離と結像レンズの焦点距離の比率で倍率が決まる。結像レンズの焦点距離が180の場合、10倍の対物レンズでは18mmの焦点距離となる。参照)、対物レンズ単体で中間像を結ぶため、必ずしも倍率と焦点距離は一致していない。対物レンズの焦点距離に関係なく、物体と像との関係が10倍であれば10倍の倍率となる。瞳位置・瞳径・スポット径カメラのレンズのように絞りを内蔵する一般的なレンズでは、物体側に「入射瞳」、像側に「射出瞳」と呼ぶ場所がある。入射瞳は、絞りよりも物体側のレンズによってできる絞りの像であり、射出瞳は、絞りよりも像側のレンズによってできる絞りの像であって、その大きさは絞りの大きさとは異なる。コラム:開口絞りの調整」のように、鏡筒から接眼レンズを抜き取って中を覗くと対物レンズの中に開口絞りが見える。これは、対物レンズの瞳面にコンデンサの開口絞りが投影されたものである。テレセントリック光学系の話」で述べたようにテレセントリック光学系になっていることから、入射瞳は∞位置、射出瞳は後側焦点位置にある。対物レンズでは、射出瞳を単に瞳と呼ぶ。顕微鏡の光学系においては、瞳位置や瞳径を決めるのは対物レンズとなる。次の式で求めることができる。像側に向かう光束の中で、光軸に平行な光束の直径。対物レンズの瞳側から瞳径一杯の平行光束を入射させると、試料面側に光が集光する。このとき、レンズが理想的な無収差であっても、回折によって光は一点にはならず、ある広がりをもったスポットになる。レーザー光のような強度分布を持つ光束の場合は、下式のスポット径より少し大きくなる。対物レンズとカバーガラスの間に入れる液体を「浸液」といい、浸液を使って観察するための対物レンズを「液浸(系)対物レンズ」という。対物レンズは、試料に密着してカバーガラスがあり、浸液があり、対物レンズがあるという前提で設計されている(図7)。このため、試料がカバーガラスよりも奥(深部)にある場合(図8)、浸液の屈折率と培養液の屈折率が違うと、培養液とカバーガラスとの境界で設計と異なる光の屈折が生じて球面収差が発生する。したがって深部観察をする場合は、培養液の屈折率に近い浸液を使うのが望ましい。浸液には、水、オイル、グリセリン、シリコーンオイルがある。それぞれの特徴を下表に示す。培養液の屈折率は水に近いため、球面収差の劣化が小さい。分解能を最大に保つことができる。屈折率は水とオイルの中間となる。細胞の屈折率に近いため、水浸対物レンズより球面収差は小さい。対物レンズと浸液を選ぶポイントは、薄いサンプルや見たい部分がカバーガラスに密着している場合は、開口数が大きい油浸対物レンズが適しており、厚いサンプルの深部や見たい部分がカバーガラスから離れている場合は、試料の屈折率に近い水浸対物レンズが適している。屈折率のミスマッチで起こる球面収差を抑え、画像の劣化がない。細胞の屈折率は約1.38のため、シリコーンオイル浸対物レンズがより適している。生体内の深部まで解像度のよい観察が可能である。対物レンズの瞳位置に位相板が内蔵され、専用コンデンサと組合わせて使用する。レンズ面の偏光の乱れが少なく、レンズのひずみが小さくなるよう設計されている。開口数の小さい方が偏光特性に優れている。微細な試料を観察する場合は、開口数の大きい方が優れている。短波長(紫外線)と長波長(赤外線)の透過率が高く、開口数が大きいレンズである。レンズ自体の蛍光(自家蛍光)が少ない。プラスチックシャーレなど、複屈折のある容器で立体的な観察ができる。無染色試料の観察では、微分干渉観察で細胞の形を検出し、蛍光観察に切換えて蛍光シグナルを見るといった使い方をする。このため、蛍光観察用と共用できるものが多い。位相差観察用対物レンズの位相板の位置に、同じ大きさの遮光リングが内蔵されている。いった仕様項目のすべてを基本性能として高いレベルで達成できれば、理想の対物レンズである。全ての観察方法で高分解能、高コントラストで良好な作業性を達成できる、真のユニバーサル対物レンズと呼べる。上記の項目には、両立が困難で相反する特性が多いので実現は難しく、現在、このような対物レンズは存在しない。そこで、微分干渉性能とUV励起が可能な蛍光性能の2つを、基本性能として高いレベルで両立させた対物レンズを「ユニバーサル対物レンズ」と呼び、オリンパスでは記号「U」を表示している。開口数(0.85以上)の大きな乾燥系の対物レンズである。乾燥系で高分解能観察したい全ての用途に適する。倒立顕微鏡で培養容器のシャーレを通して観察する際、プラスチックディッシュを使う場合は容器の厚みによる変動が大きい。このため、開口数に関わらず補正環機構が付いている。水での液浸観察に対応した対物レンズ。カバータイプの対物レンズは、生細胞の高分解能観察(微分干渉、蛍光)に、ノーカバータイプの対物レンズはIR微分干渉観察やパッチクランプ実験に適する。シリコーンオイルでの浸液観察に対応した対物レンズ。生細胞の高分解能観察(微分干渉、蛍光)用で、水浸対物レンズより高解像観察に適する。厚さによる球面収差を補正する。