~照明法による分類~基礎編では、顕微鏡を用途や形状、観察方法により分類をして説明した。本編では、照明法による違いと結像方式の違いについて、その光学性能上の特徴を中心に学習する。顕微鏡は、照明を当てる方法によって「透過型顕微鏡」と「落射型顕微鏡」の2つに分類することができる。試料の状態と適する照明法は、以下のように大別できる。Microscope)透過型顕微鏡の光路図を、正立型顕微鏡を例にして図3に示す。照明光は試料の下から試料を透過して対物レンズに入る。透過照明では生体組織の薄切切片や細胞、細菌などの観察や鋭利な刃先やエッジ状の端面の観察を行う。試料が照明光を遮光する影の形を観察できる。試料は光にとって像にコントラストを与えるものであり、各種観察法では観察像に見やすいコントラストを付ける工夫がなされている。光が透過するときの波長による透過光強度の違い。試料の凹凸による位相勾配や回折光の位相差。Microscope)落射型顕微鏡の光路図を、正立型顕微鏡を例にして図4に示す。試料が光を通さないため、対物レンズ側から試料に照明をする方法で、対物レンズがコンデンサの役割を担っている。試料に照明光を当てると、光の反射率や吸収率の違いで像にコントラストが付いたり、わずかな凹凸によって反射光の位相が変わったり、回折・散乱が生じたりする。光は試料によって変化し、像にコントラストを与えるものとなる。落射照明では、これらの光の変化を利用して観察している。光が反射するときの波長による反射光強度の違い。吸収フィルタ※2×、1.25×対物レンズの明視野観察時に使用する。発せられた光の波長ごとの強度や、フィルタの波長ごとの透過率などを表したもの。よって、光源からの光の分光特性が変わること。全波長、または1部の波長を減衰させる標本。光を当てても位相の変化はおこらない。透過、又は試料で反射した光の位相が変わること。光の位相に変化を与える標本。人の目は位相が異なる光を感知できないため、明視野観察では見えない。(透過、反射、屈折など)が入射する光の方向によって異なる物質。方向に関係なく一定な物質は光学的等方体という。Policy.OKCancel。