Rotator印刷ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・間欠回転・シーソーを切り換え可能。標準付属のホルダーで、0.5mLマイクロチューブから50mL遠沈管まで対応メーカーサイトコンパクトな多機能ローテーターです。簡単操作で4種類の振とう方式を切り換えることができます。容器ホルダーの交換はワンタッチで、工具は不要です。+4°C~+65°Cのインキュベーターや低温室内でも使用できます。振とうモード本製品は、振とうモード切換ボタンで4つの振とうモードを選ぶことができます。1.Rotateモードランプがすべて消灯している状態では、標準のこのモードになります。回転軸と直交するよう試料容器を取付けられる容器ホルダーを使うことで「転倒撹拌」が行えます。容器ホルダーの向きは、回転軸と平行に容器が向くように変更することもできます。基本的に取付け可能な全容器に適します。転倒撹拌で1.5mLや15mLの底に液が残りやすいのを気にする場合は2mLや50mLを使うと解決しやすいですが、実際には転倒するときの勢いで残液もしっかり混ざるため問題はありません。2.Mix振とう開始時の角度から90°回転して8秒程度小刻みに震動する、を繰り返します。振とう速度を変えると、回転も震動も遅くなります。1.5mLや15mLの中の液を確実かつ激しく混ぜたい場合に適します。3.Pause振とう開始時の角度から90°回転して4秒程度静止する、を繰り返す間欠振とうを行います。振とう速度を変えると回転速度のみ変化します。(静止時間は変わりません。)4.Rock振とう開始時の角度から少しだけ回転方向に傾いてから止まり、そこでシーソーのように動きます。振とう速度を変えると、シーソー動作が速くなります。転倒撹拌で15mLや50mLの中の液を確実かつ穏やかに混ぜたい場合に適します。※ホルダー4種は、本体に標準付属しております。環境温度変化による結露を避けてください。最大架数時の重量が許容負荷重量になります。※価格及び製品仕様は予告なく変更されることがあります。※価格に消費税は含まれておりません。※日本国内への販売に限らせていただきます。製品によっては、当社から直接販売ができない地域がございます。※会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の設置状況や付加機能を分かりやすく表現するため、製品に含まれない商品をあわせて掲載している場合があります。別途加算させていただくことがございます。※製品本来の使用目的に合わせてご利用ください。※製品によっては理化学実験の専門的な知識を必要とするものがあります。