その1-日本のシンボルである富士山が世界文化遺産についに登録決定となり、国中がお祝いと喜びのムードに溢れています。そんな折、我がベックマン・コールター社にも、7月末にまた別の知らせが舞い込んできました。遺産」に最高得点で選定されたというものでした。貢献した貴重な分析技術/分析機器や科学機器を、文化的遺産として後世に伝えることを目的に、昨年から認定事業が始まったものです。私共にとって、とても名誉なことだと思っています。分光光度計ベックマンDU型さて本題に入ることにします。Vol.13,14,15においては、スウィングロータと固定角ロータの使い分けについて説明しました。今回は、超遠心機の垂直ロータおよび近垂直ロータについてお話します。Rotor)が他の固定角ロータと形状が違うので、これは何に使うロータですか?という質問を若い研究者の方から受けたことが何回かありました。確かに、これらのロータは使用頻度が減っていることを実感させられる質問です。以前、プラスミドDNA抽出は超遠心機の最もメジャーなアプリケーションで、30数年前まではこの抽出を固定角ロータで24~48時間ほどの遠心で行っていました。50ロータが発売されました。90遠心チューブはロータに垂直に挿入します塩化セシウムの密度勾配遠心によって垂直に形成されたプラスミドDNAのバンドは、ロータの減速時に乱れることなく、水平に形成されたバンドになります。左の図のように、チューブの横幅が沈降経路長になり短いため、短時間での分離が可能になりますこのロータにより遠心時間は数時間程度になり、研究が大幅にスピードアップされたのです。このロータは研究者に驚きをもって受け入れられ、短期間で多くのユーザーに納入されました。近年においては、プラスミド抽出はほとんどキット化された方法で行われるようになり、このアプリケーションにおいては、超遠心機の出番は少なくなっています。それではこれらの垂直ロータ、近垂直ロータは、今はもう使用されていないのでしょうか?もちろん違うのです。次号では、どうして今でも使用されているのか。その後の1989年に発売された近垂直ロータのメリットなどをお話しします。