コンパクト塩分計LAQUAtwinについてコンパクト塩分計LAQUAtwinについてLAQUAtwin塩分計(B-721)の濃度単位は何ですか?重量%です。測定範囲としては0.1~10%、表示範囲としては0.00~25%です。測定範囲を超えた表示は点滅表示となり参考値扱いです。LAQUAtwin塩分計(B-721)の使用可能なpH範囲はどれくらいですか?食塩濃度0.5%でpH2~12程度です。食塩濃度が薄くなれば、たとえば0.05%では、pH3~11程度になります。LAQUAtwin塩分計(B-721)でフレンチドレッシングなどのオイル分を含むサンプルの塩分の測定は出来ますか?オイル分がセンサー部に付くと測定不能となります。オイル分を完全に分離できる場合はその残された水分中の塩分を測定することができますが、一般的にはオイルを含むドレッシング類の塩分測定は不可能と考えてください。LAQUAtwin塩分計には温度補償機能がついていますか?標準液による計器の校正時とサンプルの測定時で温度が違うケースがあると思いますが、影響は無いですか?LAQUAtwin塩分計には温度補償機能がついています。計器の校正時とサンプルの測定時とも使用する標準液ならびにサンプルは量が少ないため、それぞれの液温はセンサー部分に滴下後、比較的早くLAQUAtwin本体の温度と同じになります。そのため標準液とサンプルの温度の差は測定値にほとんど誤差となりません。LAQUAtwin塩分計(B-721)は防水構造ですか?防水、防塵構造(IP67相当)で、野外への持ち出しも安心です。仕様の詳細は、B-721製品仕様を参照してください。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。