DO値が通常1~2mg/Lのサンプルが、-0.1や-0.5と表示するのはなぜですか?校正不良やセンサ不良(隔膜敗れや劣化など)が原因と考えられます。2台の同機種間で温度指示が0.5°C程ずれるのは問題ありませんか?温度計の精度が±1°Cなため、誤差の範囲内です。2台のDO計で測定値が異なる原因として何が考えられますか?以下の原因が考えられます。条件)の違い同じはずですが、温度センサの応答性の違いなどで温度測定誤差があります。測定時、通常の値と異なった数値がでた場合、何を確認すればよいですか?(水道水の値が通常値より12~15mg/L高くでます)以下について一度確認してください。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。