酸素ハウスの利用は初めてなので、うまく使えるか心配です。設置・稼働方法はとても簡単です。酸素濃縮器のご利用の際には、電源コードをコンセントにつなぎます。次に白ホースの一方を酸素濃縮器に、もう一方をケージに挿し込みます。あとは電源スイッチを押すだけです。酸素が無くなることはありますか?酸素ボンベとは違い、酸素が無くなることはありません。酸素濃縮器は、お部屋の空気を取り込み、内部で酸素を精製します。ケージに穴が設けられていますが、酸素は逃げないのですか?ケージに設けた穴・隙間の面積と容積を計算したうえで、酸素濃縮器から一定の量・濃度の酸素を供給しています。ケージに風が当たらない環境でお使いいただければ、穴を開けた状態でケージ内は30~38%の酸素濃度を保ちます。ケージ内の酸素濃度を調節することはできますか?ケージ開口部の大きさにより濃度を調節できます。<濃度を上げる場合>側面の穴、その他の隙間を塞ぎ、開口部を減らします。等、開口部を増やします。※適切な濃度は、お使いになる子の症状等により異なります。ご心配な方は獣医師へご相談ください。ケージ内の温度管理はどのようにするのですか?酸素ハウスには温度管理をする機能がありません。各ご家庭での温度管理が必要です。ケージ内は入る子の呼気や体温により温度が上がります。<温度を下げる場合>冷房をつけてお部屋全体の温度を下げます。必要に応じて、さらに、水を入れて凍らせたペットボトルをケージの中や上に置きます。<温度を上げる場合>暖房をつけてお部屋全体の温度を上げます。ケージ内にホットマットを敷いたり、湯たんぽを入れたりできます。電気代はどのくらいかかりますか?24時間連続運転した場合、1日当たり約150円です。(1Kw/h≒23円)器械が動かなくなったらどうすればいいですか?●電源ボタンに触れず、器械の側面または背面下部にあるブレーカーボタンを一度押してください。復旧しない場合、電源ボタンを押してください。●酸素濃縮器のコンセントを一度抜いて、数分後、再度コンセントをつなぎ電源を入れてください。※上記の方法で復旧しない場合はご連絡ください。万一の故障や停電に備え、お近くの設備のある病院をご確認いただくことをおすすめしております。「マスク」で酸素を吸入するケージに入れない子や大型犬の場合、マスクでの吸入がおすすめです。ご使用時に必要なマスクやホースは、無料でお貸しいたします。お気軽にご相談ください。呼吸の様子やお好みなどに応じて、緑・白どちらのホースも使えます。緑ホース:80%以上、1~2L/min白ホース:45~50%、8~10L/minマスクはお椀型です。マスクの軸が口と鼻に向くように、タオルなどをあてがってください。マスクを嫌がったら外して、ホースの先から吸入もできます。布団に一緒に入る抱っこして一緒に布団に入り、ホースを引き込みます。布団に入ることで安心し、ホースやマスクを嫌がらない可能性があります。頭に袋をかぶせるエリザベスカラーに袋を付けて頭にかぶせ、その中にホースを入れることで酸素を吸入した子もいます。袋をかぶせるとパニックになる子もいますが、徐々になれていきます。あきらめさせるご家族が一緒だと甘えてしまい、ハウスに入らない子もいます。心を鬼にし一人にすると、自然と酸素ハウスに入る子もいます。冷房をつけて、ケージを置いたお部屋全体の温度を下げます。水を入れて凍らせたペットボトルをケージの中や上に置くことで、ケージ内の温度を下げることができます。夏場の温度管理が不安な場合は、すぐ対応できるように飼い主さんの目の届くときだけ、ケージの中に入れるようにすることをおすすめします。暖房をつけて、ケージを置いたお部屋全体の温度を上げます。ケージ内にホットマットを敷いたり、湯たんぽを入れることでケージ内の温度を上げることができます。「お近くの取扱店」から最寄取扱店をご確認ください。関連サイト加盟団体リスト。