<重要なお知らせ>本装置は2014年2月10日をもちまして、事業撤退となりました。事業継承先はこちらをご覧下さい。MPa(0~10kgf/cm2)にて計測する装置です。本装置のガスクロ接続配管系にガスクロマトグラフを接続することにより、透過ガス(混合ガス)の組成分析も可能です。配管され、バルブはすべて外部操作です。セル及び配管系はSUS316及び304を使用しています。表示部等電源はAC100V、3A、漏電ブレ-カ-付きです。約1000W×1000D×1700H、約120kg3)セル透過径はφ30又はφ50mm(試料装着有効径はφ40又はφ60mm)です。バルブを使用しております。200°C6)高圧側ガス高圧ガス溜容器約2L(2000cc)に封入使用し、原則として腐触性ガスは使用できません。100μmと想定した場合、下記の測定範囲を有します。高圧側及び低圧側共にパネルメ-タ-にて31/2桁デジタル表示です。透過デ-タは0~10V出力コネクタ-にてレコ-ダ又はCPUで自動計測します。装置特徴1)高温、高圧での透過計測は選択透過膜の測定に最適です。2)セル部は二重シ-ル構造に付きシ-ル性が非常に高いです。3)セル低圧部安全弁付きにより、膜破壊時、セル低圧側変換器に負荷がかかりません。FAX:03-3256-3575。