イーサネット経由の接続LeCroyのオシロとLabVIEWをLANケーブルで、やっと接続する。レクロイのオシロは普通のTCP/IPではなく、VICPと言う独自のプロコトルを使っている。NIの標準のVISAだけでは接続できない。passportでパッチをあてる必要がある。このドライバはVI上のみで認識して、MAX上ではデバイスの認識がされない。よって、クエリの確認がMAXで出来ない。これが分かるまでに一日以上要してしまった。わかってしまえばあとはどうにかなる。VI用のドライバが通信用とは別にあるが、これはサンプルVIを参考にすれば、データのPCヘの転送はプログラム作成は問題ない。接続方式はあくまでVISAなのだが、GPIBと比べるのが無意味なほど速い。75msec位で50kSのデータを転送してくれる。私の使っているオシロはActiveX経由で、オシロ単体て、LabVIEWと接続出来るが、CPUの能力上、長いデータでは速度が出ない。イーサネット経由の方が速い。ハードウェアトリガにこだわら無い計測なら、十分である。これで終夜連続運転の実験のデータを夜間も取れる。今までは日中だけのデータだった。見張り番も不要になって、工数削減も出来る。業務効率化の提案書書いて、小遣い稼ぎしよ。AM助かりました初めまして、個人でLabVIEW開発している者です。LeCroyのオシロとLabVIEWのVISAで困っておりました所、ここのブログで大変助かりました。PMRe:助かりましたお役に立てて本望です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。iQのキャスタ8.3deg。