8252低消費電力化が求められるIoTデバイスでは、pAオーダーの微小電流を測りたい、GΩオーダーの高い抵抗を測りたいということがあります。デジタルマルチメータでは対応ができません。この場合にはエレクトロメータやピコアンペアメータと呼ばれる特殊なマルチメータが使われます。エレクトロメータの製品例ケースレーインスツルメンツ6514エーディーシー8252ただし計測に使う接続ケーブルには注意が必要です。あまりに微小電流、高抵抗なために、絶縁されたケーブルでも僅かながら電流が漏れてしまいます。そのためガードケーブルと呼ばれる三層同軸ケーブルが使われます。シールド層が2つあり、真ん中の信号線と内側のシールド線の間には「ゲイン1」のアンプが挿入されます。これによりこの2層間には電位差がなくなり、電流は流れません。外側のシールドはノイズ対策のために接地されますが、内側と外側のシールド間に流れる電流はアンプから供給されます。