株式会社スクラムスクラムはライフサイエンス専門の輸入商社です。HD-1システムは、デジタルELISA技術を用いた新たな自動イムノアッセイプラットフォームです。従来のELISA系で定量が困難だったフェムトモーラー(fM)レベルの低濃度のタンパク質やペプチドを優れた再現性で正確に定量することができます。サンプルと試薬をセットするだけで、インキュベーション、洗浄、測定、データ解析まで全自動で行うため多サンプル測定の手間を大幅に減らすことができます。HD-1システムの超高感度測定により、これまで検出下限(定量下限)以下で測定できなかった微量の体液バイオマーカー(血液バイオマーカー)の測定が可能になります。テクノロジー)サンプル、キャプチャー抗体をコートした磁気ビーズ、ビオチン標識した検出抗体、ストレプトアビジン標識した酵素、洗浄バッファーを用意して装置にセットします。装置内で自動で反応が行われImmuno-complexが作られます。検出試薬(基質)を自動添加します。Disc)に自動分注されます。測定ディスクには24個のスリットがあります。1つのスリットには、50フェムトリットル(fL)サイズの微小ウェルが約200,000個アレイされています。スリットにサンプルがロードされると、ビーズが微小ウェルの中に入ります。1つのウェルには1個のビーズだけが入ります。ウェルの表面がオイルでコートされます。アナライトが反応したビーズが入ったウェルは化学蛍光で光ります。装置が自動で画像を撮影し、専用の解析アルゴリズムにより検量線からアナライト濃度を自動算出します。HD-1システムあるいはSR-X)は、従来のELISA法では定量下限を下回って測定できないアナライトの正確な定量を可能にします。そのため、血清・血漿・尿などの体液サンプルにごく低濃度にしか存在しない微量バイオマーカーの測定に威力を発揮します。認知症をはじめとする神経変性疾患バイオマーカーのおいては、これまで脳脊髄液(CSF)でしか測定できなかったマーカーを血液サンプルから測定でき、患者に負担の少ないより低侵襲な検査が可能になると考えられるため近年非常に注目を集めています。がん、がん免疫療法など多くの疾患で大切なサイトカイン類も、Simoaテクノロジーを用いると健常レベル(正常レベル)の正確な定量が可能です。それぞれの疾患分野の最新の情報は下のアイコンをクリックしてQuanterix社のホームページをご覧ください。おいては、バイオマーカー測定以外にも下記の用途で使用されています。詳細については弊社までお問い合わせください。各種サイトカイン、神経変性疾患マーカー(NfLなど)、腫瘍マーカー(CEA、PD-1、PD-L1など)、糖尿病マーカー(C-Peptide)、心疾患マーカー(トロポニン、NT-proBNP)、HIV感染(p24)を測定するためのready-to-useのアッセイキットを取り揃えています。最新のアッセイキットの検索、データシートのダウンロードはQuanterix社のホームページをご訪問ください。assay)の構築が可能です。詳細については弊社までお問い合わせください。kB)*各種サイトカイン、神経変性疾患マーカー(NfLなど)、腫瘍マーカー(CEA、PD-1、PD-L1など)、糖尿病マーカー(C-Peptide)、心疾患マーカー(トロポニン、NT-proBNP)、HIV感染(p24)を測定するためのready-to-useのアッセイキットを取り揃えています。HD-1システムあるいはSR-X)を用いたデータを採用した学術論文数は右肩上がりで増加しています。過去に行われたウェビナーをQuanterix社のホームページで視聴していただけます。Readerはこちらです(品名:SR-X)。HD-1と同等の感度とパフォーマンスで測定が可能です。1ランあたりのデータポイント数は96測定です。この製品に関するお問い合わせ製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。会員登録済みのお客様はログインいただくことで、ご入力を省略して簡単にお問い合わせいただけます。reservedプライバシーポリシーサイトマップ。