SphereオーシャンオプティクスのFOIS-1ファイバ光学積分球は、LEDや他の光源の分光特性を測定するような放射実験のために9.5mmの入力ポートを通して光エネルギーを受け入れ、それを光ファイバへ送ります。FOIS-1は、200-2500nmの光エネルギーを受ける9.5mmの入力ポートと分光器へ接続するためのSMAコネクタを備えたアルミニウム筐体に入れられた1.5インチのスペクトラロン積分球から構成されています。それでも研究室の外でのご使用に十分な耐久性があります。FOIS-1の内側は、高いランバーティアン反射面を提供する白色の拡散材料であるスペクトラロンで作られています。FOIS-1は、様々な構成にユニットを取り付けるためのねじを特色としています。調節可能コリメーティングレンズホルダの一方のアームに、コリメーティングレンズが非平面レンズの透過測定用に積分球の入力ポートに合わせられるように積分球を取り付けるためのアダプタとともにご使用いただける1/4"-20のねじ穴を持っていています。簡素化された操作FOIS-1は操作が簡単です。ユーザは単純にFOIS-1のSMA905端子出力ポートから分光器のSMA端子へ光ファイバ(読取用ファイバ)を接続します。放射源はそれから、FOIS-1の0.375インチの入力ポートへ入れられます。セットアップは放射源からの光エネルギーが入力ポートに入るように構成する事が出来ます。FOIS-1はLED-PS電源に接続します。LED-PSはLEDを保持し、スイッチを入れ、そして駆動電流を表示するように設計されています。LED-PSはLEDの強度を強める/弱めるために駆動電流調整が可能です(LED-PSにはNISTトレーサブルバージョンもございます)。LEDとLED-PSはそれから、LEDの絶対スペクトル強度の測定のためにFOIS-1へ接続されます。LEDまたは他の放射源の絶対スペクトル強度を求めるためにFOIS-1をご使用いただく場合、LS-1-CAL-INTをご検討いただく必要があるかもしれません。NISTトレーサブルの光源は、サンプリングデバイスとしてFOIS-1を使用する放射分析システムの分光感度を校正するために特に設計されました。LS-1-CAL-INTには、数波長においてμW/nmで示される既知の絶対強度値(分光放射束の値)が付属しています。Technology)の文書化されたトレーサビリティを持っています。積分球をご参照下さい。Email:spe@optosirius.co.jp。