(水)Q&A(よくあるご質問)のページを作りました。usゲストブック/Q&Ahttp://www.imeasure.co.jp/contactus-jp.htmlに、Q&A(よくあるご質問)のページを作りました。http://www.imeasure.co.jp/faq.htmlどうぞご利用ください。iMeasureScanとフラットベッドスキャナの組み合わせにて、クロマトスキャナの代わりになりますか?A:イメージスキャナ駆動ソフトウェアiMeasureScanから出力されるデータは、反射率、もしくは透過率に比例した16bitデータ(最大値65535)となります。無償ソフトウェアとExcellなどの表計算ソフトを組み合わせて使うことで可能です。TLCなどの蛍光発光の計測においては、紫外線蛍光イメージスキャナを使い、蛍光強度を同様に、ImageJやExcellで計算することで、成分比率(%)に換算できます。■事例イメージスキャナで得た透過率、反射率データから定量した事例を3つご案内致します。1.電気泳動ゲルの可視染色(CBB染色)の積分濃度比率(OD%)を定量した事例。http://imeasure.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/cbbimagej_6898.html反射率に比例した階調画像データ→OD値画像に変換→積分OD値比率を算出。積分OD値比率が成分比率に相当します。2.電気泳動ゲルの可視染色(CBB染色)の積分濃度を定量した事例。http://www.imeasure.co.jp/report/ImageJ_CBB.html3.脱脂綿に含まれる水分を2波長の各反射率から濃度差を求め、検量線を作成した事例。http://www.imeasure.co.jp/pdf/mbs_water_test.pdf蛍光画像を得るタイプのイメージスキャナを使って定量した事例を1つご案内します。4.蛍光試薬(FITC)の検量線を作成した事例。http://www.imeasure.co.jp/pdf/rpt_fict.pdf5.イメージスキャナにて得た値を校正して光学濃度測定精度を上げた事例http://imeasure.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/--ta.html■値の信頼性(精度)について「フライングスポットスキャナ」の性能に較べると、イメージスキャナを使った場合の数値は、用途によっては劣る場合がございます。理由は、下記の2つです。1)センサの違いフライングスポットスキャナは、フォトマルをつかっているため、検出感度が高いだけでなく、暗部ノイズが低いです。検出限界濃度が高い(暗い、黒い部分の検出が可能)と思われます。2)照明光のサイズの違い常に点で照明し、2次元に走査するため、その照射した領域からの反射率情報のみを得ることができます。イメージスキャナ方式の場合、画像としてはフライングスポットスキャナと同じ2次元の濃淡画像を得ることができますが、同時に線状光源で照明するため、隣接画素の影響を受ける場合があります。反射率が、100%→1%と急激に変化する場所の境界の濃度精度は落ちる場合があります。不明な点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。2.94Jが立ち上がる。3.04Jが立ち上がる。背景:IR-4000に加えて、IR-6000を同一PCにて使用。新たにIR-6000を導入。VISTAでの使用は可能です。クリックしてください。ダウンロードURLにジャンプします。ES-2200が改造ベースモデルです。2019」に出展いたします。アイメジャー株式会社は、ICOM京都2019に出展します。