ON16bitGrayDropOut:Green解像度:300ppiエドモンドのステップタブレットの長期的供給が不可となったため、富士フィルムイメージテックのタブレットを購入しました。310の計測データでした。近似式を使ってスキャナの値を校正する。0.06(OD値)の差となった。よって、「イメージスキャナを使った濃度計測手段は、濃度計の替わりにはならないが、OD値にて、±0.1程度の精度であることを承知の上で使うのであれば、濃度計として扱うことは可能である。(%1)」と考えます。富士フィルムステップタブレットの商品ページを変更。その4(%1)濃度計として扱うことは可能である。知人から指摘を受け補足します。イメージスキャナの分光感度は、濃度計のそれとは異なるため、色について評価する場合は、対象の分光特性に依存する可能性がある。照明の照射角度/センサへの受光角度、いわゆるジオメトリは、濃度計においては、0/0か、0/45度などと定義されているが、イメージスキャナの場合は、ジオメトリが異なる。よって試料が拡散(散光)する特性があるかどうかに依存する可能性がある。新モデルに生まれ変わります。お悩みの方はぜひご相談ください。新サービスを開始します。Scan2のバグ修正バージョンがWebに掲載されました。ES-10000Gをしゃぶりつくそう。