Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries1月の発電実績(R2)我家の1月の気象状況です。昨年の1月の最低気温はプラスの日はありませんでしたが、今年は半分ぐらいはプラスでした。昨年と比べるとかなり暖かかったようです。雨量は結構ありましたが、もちろん降雪もゼロでした。発電量もあまりパッとしない実績でした。↓発電量の年度比較1月としてはワースト2の記録でした。直流クランプメーターの校正試験を行いました。1000Aを確認したかったので10ターンの電線をクランプし、直流電源装置から100Aの電流を流しました。電流の校正はシャント抵抗を使い直流電圧をデジタルマルチメーターで測定しました。100A通電時シャント電圧25mVです。クランプメーターにはそれらしい値が表示されました。電線の発熱がかなりあるので長時間の通電は危険です。