「アドフューテックの日本仕様のものは、電卓のような表示部分ではなく、PCでの表示で、Cs134についても計測できるように、ソフトウエアとハードが日本仕様として改良されているのです。」アドフューテックの日本仕様のpdfを見る。(2012−2−7)昨日、フタに指を挟まれる事故が起きました。使用者は、メーカーに指導してあげてください。・暫定対策は、注意喚起の文書。・恒久対策は、設計変更です。市民測定所は、「もしかしたら子供が測定器を触るかも知れない」を前提に管理しないといけないと私は考えています。残念ながら、AT1320Aは現状のデザインのままでは、取り扱い注意&危険です。あのデザインのままでは、子供が指を挟んで、指を切断する事故が起きる、可能性があります。幾何学的に2重円を円周外の1カ所で固定しているので、万が一挟まれると、指の逃げ場がありません。悪いことに、ベアリングでスムーズになっていて、鉛のフタの重量があるので、慣性で回転し始めると、止まりにくい構造です。設置場所が傾斜している場合に留意です。高い方にフタを回転すると、自重で自然に閉まる方向に回転する可能性がある。その時に指を挟むと、抜けなくなる可能性がある。十分な注意が必要です。ちなみに、BertholdのLB2045は、チョウチョ型で、挟まれても、指が逃げていきます。回転はしぶくなっている。TS150B(テクノエーピー社)は、業務用のスライダーで鉛フタの移動は非常にスムーズだが、指が挟んだ時、血豆の可能性はあるが、切断の恐れはない。