電源の立上げ本体およびプローブのケーブルを接続し、ON/OFFキーを“ピー”音がなるまで押してください。数値のクリア電源ON本体及びプローブのケーブルを接続します。ON/OFFキーを“ピー”音がなるまで押します。矢印ボタンで選択し、確定ボタンを押します鉄筋に近づくと画面のゲンザイチの枠の中に表示された数字が、徐々に少なくなっていき、鉄筋を通過すると“ピー”音がなります。※“ピー”音がなるまでは、同一方向にプローブを移動してください。メモの数字が、プローブと鉄筋が一番近い距離です。(鉄筋の真上)※“ピー”音がなった箇所は、鉄筋位置ではありません。メモの数字を確認し、プローブをメモの数字の位置まで戻します。※ゲンザイチとメモの数字が合った箇所が鉄筋の位置で、メモの数字が最小かぶり厚さです。測定面にチョーク等で測定範囲をマーキングしてください。測定範囲は、500mm×500mm1000mm×1000mm2000mm×2000mmのいずれかです。プローブにスキャンカーを取付てくださいスキャンカー接続ケーブルを本体およびスキャンカーに接続してください。(縦の鉄筋を測定)鉄筋の上を通過すると、鉄筋の位置がバー(太線)で表示されます。縦の鉄筋の測定が終わると、矢印キーにて測定方向を↓に変更してください。測定が終われば、↓キーを押すと測定が終了します。STOREキーを押すとデータが保存されます。かぶり厚さ(s)に対しての鉄筋間隔(a)を示しています。配筋状態により異なるため、目安とお考えください。かぶり厚さ(s)=55mmの場合、識別可能な鉄筋間隔(a)は約70mmです。(±2mm又は5%以内)測定精度は、英国規格の50%精度が向上。(±1mm又は2.5%以内)※配筋状態により異なるため、目安とお考えください。