開発などを行っております。洗浄は器械の再生処理の一番最初に行なわれる工程であり、その後の工程に影響を及ぼす重要なステップです。患者様に安全な器械を用いるためには、洗浄を定期的にモニタリングし最良な状態を保つことが重要です。洗浄には多くの要因が関わっているためその判定は容易ではありません。visible!(見えないものを可視化する)」をテーマに実際の汚れとの相関性(リアリティ)と簡便な操作性(ユーザビリティ)を追求し、再生処理業務の品質向上に貢献します。ステンレス板に塗布し、構造的に洗浄困難な鋼製小物のボックスロック部を再現しています。このためTOSIはヒト血液汚染した鋼製小物そのものといえます。トシ・ルムチェック管状器械の内腔は洗浄困難でありその内腔への洗浄効果を評価する必要性が高まっています。TOSI-LumCheckは、TOSIと同じ精製牛タンパクを用いたステンレス板を管状器材を模した専用デバイスに挿入することで管状器材内腔に対しての洗浄効果の評価ができます。トシ・フレキシチェックTOSI-FlexiCheckは、TOSIと同じ精製牛タンパクとポリサッカライドをステンレス板に塗布しており、それぞれヒト血液と細菌汚染を再現しています。内腔に対する洗浄効果を簡易に判定します。ソノチェック超音波洗浄器での洗浄は、超音波の強度(キャビテーション量)に依存しますが、超音波は水の状態やバスケット形状など多くの要因に影響を受けます。SonoCheckは、槽内の水を汚染することなくキャビテーション効果を判定します。使用法バイアル内のビーズに充分な超音波があたることにより薬液がビーズから染み出てバイアル内の色を変化させます。(約3分間で青緑色から黄色に変色)。15分たって変色しないようであれば、超音波の当たらない部分(コールドスポット)にSonoCheckがある可能性がありますので位置を変えて再判定してください。強固な汚れに対しては、超音波が充分な位置に積載することで汚れを残さない洗浄が可能となります。化学的残留検出テスト化学的残留検出テストに望まれる条件には4点あります。無毒性で取扱いが簡易であることペレグの化学的残留検出テストは、上記の条件を充たし簡易に信頼性の高い結果を得ることができます。ヘモチェック・エスごくわずかな汚れを目視判定することは非常に困難であり、化学的な方法を用いて判定することが有効な方法です。HemoCheck-Sは付属の綿棒で器械表面を拭き取り、残留している目視不可能な血液をペルオキシターゼ反応により簡易に検出します。パイロモールテストごくわずかな汚れを目視判定することは非常に困難であり、化学的な方法を用いて判定することが有効な方法です。Pyromol-Testは色素染色法により付属綿棒で器械を拭き取ることによりタンパク質を簡易に検出します。エンドスワブ軟性内視鏡チャンネルは器械の構造と材質から洗浄が困難です。Ensoswabは内視鏡チャンネル洗浄評価用に開発された専用ブラシ(ブラシ部外径1.7mm、2.8mm、3.7mm、5.0mm)です。Pyromol-Test試薬、HemoCheck-S試薬を用いることで残留血液あるいは残留タンパク質を判定することが可能です。■お知らせ>新着情報>展示会情報>重要なお知らせ>お問い合わせ>採用情報>代表メッセージ>ニチオンを知る>。