ポータブルタイプとして、コンパクトにまとめあげ、血圧計用基準器として最も信頼のおける製品です。通常の液柱型圧力標準器としてもご利用頂けます。ポータブルタイプとして、コンパクトにまとめあげ、血圧計用基準器として最も信頼のおける製品です。通常の液柱型圧力標準器としてもご利用頂けます。本器は、携帯に便利な木製の格納箱に収納されています。)は、測定に必要なカーソルを標準装備し、このカーソルにより視差なく圧力値の読み取りが行えます。ガラス管の内径もΦ8を使用していることにより、より安定した圧力値の測定が行えます。使用液は水、水銀、アルコール、油などの液で使用出来る様に接続部は全てSUS304を使用しています。広範囲な圧力測定を行うことが出来る標準的な製品として多分野で使用されています。kPaSTR型液柱型圧力計は、最大圧力200kPaまで測定でき圧力の読み取りはカーソル部の基線を用いてメニスカスの設定をして目量の1/10の副尺により視差なく安定した読み取りが可能です。使用液は、水、水銀、アルコール、油などの液で使用できる様に接液部には全てSUS304材を使用していますので広範囲な圧力測定を行うことができます。本器使用に際しては手動加減圧ポンプ(V1型・V2型)等や圧力コントローラー(P3D型・P3EV型)などの圧力源が必要です。高精度微圧(差圧)測定用のマノメーターとして開発されました。ガラス管の内径がΦ14と太いことにより、汚れ等の影響を最小限にし、安定した測定が出来ます。圧力値の読み取りは、カーソル部の拡大レンズにより基線を用いてメニスカスの設定をし、1/20(一部1/10)の副尺を使用して視差なく読み取ることが出来ます。液槽内の温度計(水銀柱は支柱部分に設置)など正しい圧力値の測定に必要な機構を装備し、特に水柱の微圧測定(差圧測定)に適した製品です。使用液は水、水銀、アルコール、油などの液で使用出来る様に接続部は全てSUS304を使用しています。広範囲な圧力測定を行うことが出来る標準的な製品として多分野で使用されています。本器使用に際しては手動加減圧ポンプ(V1型・V2型)等の空気源が必要です。組み合わせで開発されました。切換弁を使用し容易に圧力測定が出来ます。まで圧力値の設定が可能です。それ以上の負圧力測定が必要な場合は電動真空ポンプの接続も可能です。組み合わせで、電動真空ポンプを内蔵タイプと内蔵していないタイプの2種類があります。切換弁を使用し容易に圧力測定が出来ます。まで圧力値の設定が可能です。電動真空ポンプ内蔵タイプの場合、高真空の負圧力測定が出来、微調整は手動加減圧ポンプで測定圧力の設定を行います。