長野県に開所しました。放射性セシウム134と放射性セシウム137の比率またまた、オペレータ向けの話題です。放射能測定結果が、ベクレルモニタに表示された時に、その放射能の値がホントに正しい値かどうか、を判断するためのチェックポイントの1つとして、放射性セシウム134と放射性セシウム137の比率に注目する必要があります。1)福島第1原発由来の放射性セシウムは、放出された時点で、所定の比率で放出されたと言われています。その結果、半減期をつかって、測定した年月日時点でのCs-134:Cs-137比率を計算することができます。この計算により予測される比率に比べて極端に異なるようであれば、測定値を疑う必要があります。2)Cs-134の放射能値を独立定量し、Cs-137の放射能値は、550〜700keVまでの全ガンマ線量の定量値から、Cs-134の値を引き算することで、Cs-137の放射能値を定量する「アルゴリズム」を使って算出するケースがあります。この方法を使った場合、Bi-214(609keV)などが混入している場合、Cs-137の放射能値が、多めに出ることになります。3)土壌などの放射能値を計測した場合、Cs-134は、半減期が2年のため、10年もすれば、殆ど核崩壊で無視できる程度の放射能値となりますが、Cs-137は、半減期が30年のため、150年経過しても、まだ1/32は生き残っています。Cs-137の放射能濃度がどのくらいあるのか?が長期的に見た場合、圧倒的に重要な数字となります。実測したデータ:LaBr3シンチで得た焼却灰の比率は、次の通りでした。iSHL)測定所オペレータ必携の放射性セシウム計算機です。(Windows)向け:http://www.kani.com/ycrms/CalcCs/一ノ瀬memo)無料ソフトウェア(Windows用)です。私が基本設計しました。いろんな使い方ができます。任意の日付のセシウム比率を求めるだけでなく、「今日測定した土壌の放射能値が、数年後いくつになるか。」などの計算が可能です。