-TIPS-ここでは、過去のお問い合わせ内容を調べる事ができます。上記の検索ボックスに調べたい言葉を入力して検索してください。Base(英語)"もご利用ください。11:20OPAL-RTのTargetPCOP5600およびOP5700シリーズは背面D-SUBコネクタが内部で前面のRJ45ポートに繋がっており、そこからオシロスコープで波形を見る事が可能です。Inputが取れるTargetPCのBNCコネクタは1/10倍のゲインがかかりますので振幅の小さな波形の場合はノイズが実際より大きく表示される場合があります。Channelになります(例+DIN02と-DIN02)。マイナス側の接続が正しくされていないとこうした現象が起きる場合があります。TargetPCのGNDにフローティングが発生するとノイズの原因になります。TargetPCの電源ケーブルは必ず同梱のGNDつきのものを使用し、GNDつきのコンセントに接続してください。記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。個人情報保護ガイドライン。