it[スポンサーリンク]質量分析計のカタログを手にした時、スペックシートには装置の仕様が沢山記載されています。その中で、装置がどれだけ理想的な設計になっているのか示す用語のひとつに「質量精度」と「質量確度」があります。calibration」のようなRMSを使った用語です。error」について説明いたします。筆者による講演内容を編集し公開しています。)の説明をこの中で質量確度と質量精度は間違えて使われることが多いので要注意です。そもそも「質量確度が高い質量分析計」って言われてもピンとこない方もいるのではないでしょうか。分解能は近接した二本のピークを分離する能力を示します。maximum)法と10%谷法の2つがありますが、近年よく使われているFWHM法で表すと図1にようになります(文献1および2参照し作成)。大雑把な言い方をすると、ピークが細くなると分解能が高くなるってわけですね。リフテクトロンモードだと(質量域にも依存しますが)数万ぐらいです。図1(文献1および2を参照し作成)さて、つぎは質量確度です。英語で言うとaccuracyですがこれは真値からのずれを示します。計算式は図1に記載しているように質量確度が高い装置ほど真値からのずれが小さいと言えます。図2に示すように複数回数測定した場合の質量確度は、真値から測定値の平均値をさし位引いた値の絶対値表記になっています(文献3参照)。図2(文献3の図1(a)を使用)これに対して質量精度(precision)は図3に表すように再現性(ばらつき)を意味し、測定値の標準偏差で表します(文献2参照)。ここ)に、見慣れない用語があります。図4拡大したのが図5です。RMSより小さい誤差しか生じませんよ。この質量確度はたとえば24時間以内で維持しうるとかメーカーの方から聞きますから、測定の再現性を意味していると予想されます。したがって2つの疑問がでてきました。なく何故RMSを使う必要があるのか?そこでまずは疑問1についてメーカーの方に聞いてみました(図6)。errorという言葉は「質量確度」と「質量精度」の両方の要素を含んでいることは正しいようです。errorはどうやって算出されるのか調べてみました(図7)(文献3参照)。errorの場合測定誤差であるのに対し、標準偏差(測定精度)では平均値からのずれです。測定誤差とは真値からのずれ、すなわち測定確度です。errorは「測定確度」と「測定精度」の両方の要素を含んだ用語であることがわかりました。疑問2の「何故RMSを使う必要があるのか?」です。実際の測定データで考えていきます。図8図8の測定例1は小麦抽出液中のカビ毒(アフラトキシンG2)の測定値からの質量確度(外部較正法)をプロットしたものです。5日間に渡り900回測定しています。error」と言えるでしょう。比較としてもう一つの測定例を見てください。図9図9の測定例2はポリシロキサンの測定値からの質量確度(外部較正法)をプロットしたものです。質量校正を行ってから2時間おきに、合計14時間、8回測定しています。error」と言えます。この測定は筆者が使用しているLC-MSで行いました。測定例1と測定例2はどちらも外部較正法で測定しておりますが、測定例1と比べて測定例2は質量確度が低いです。error」のまとめ図10(文献3の図1(b)を使用)図10は計算値が400.0000のイオンを9回測定した精密質量測定のプロットです(文献3参照)。図中のi)は測定例1のケースを示しており、質量確度および質量精度が高い理想的なケースです。図中のiii)は測定例2のケースを示しており、質量精度は高いのですが質量確度が低いです。errorで装置性能を評価する必要があることがわかりました。ppmなど高性能ぶりが記載されていることが多いです。装置性能を維持できるような環境に装置を設置すると、装置は研究に役立つデータを出しやすくなります。測定の成否は測定の目的、測定するサンプルの精製度合いなどにも大きく依存しますので一概には言えませんが、なにせ高性能で高価な装置ですので購入後も引き続き大切にそしてフルに活躍してほしいと筆者は願っております。データ集Vol.2より)。マススペクトロメトリー関係用語集第3版(WWW版)」より)。装置温度の変化など、m/z値に影響を及ぼす要因を小さくすることができる。質量分析計を使ったメソッド研究開発、国内外の研究者との共同研究および受託分析(実験計画からデータ解析まで)を行なっております。(HDX-MS)、MALDI-TOFによる分析等幅広く扱っています。よるターゲットID、構造解析等)をITbMグループと共同で進めています。詳細はURLをご覧ください。フリーワード欄に「ITbM」と入力すると絞り込めます。搭載禁止物質や危険物に該当?大幸薬品は、同社が展開する「クレベリンシリーズ」の航空輸送について、注意喚起を行っている。第58回の海外化学者インタビューは、バーニー・グラブス教授です。TweetsケムステFacebookケムステFacebookChem-Station(略称:ケムステ)はウェブに混在する化学情報を集約し、それを整理、提供する、国内最大の化学ポータルサイトです。名超の有志スタッフを擁する体制で運営しています。