検索に移動この項目では、主に光学機器における分解能について説明しています。ディスプレイや印刷物などの「分解能」については「解像度」をご覧ください。おける能力の指標のひとつである。外部リンク光学顕微鏡における定義[編集]光学顕微鏡での分解能は、2点分解能をもって定義される。非干渉性で直進並行光の理想光源が照射されている事を前提とした上で、目視の分解能を出すためには550nm(緑色光)で計算しレイリーとアッベの定義に従うとされるが、照明光の開口数によって分解能に違いが出る[1]。Abbe)により示された[2]。{\hbox{m}})}可視光線で油浸の倍率100倍の対物レンズを用いれば0.2μm程度が解像できるとされる。厳密には照明条件、レンズ性能、試料の影響によって解像の極限値は変化するので、これが限界ではない。レンズの回折限界を分解能と同等の意味で用いられることもあるが、分解能の定義としては正しくない。走査型プローブ顕微鏡における定義[編集]走査型プローブ顕微鏡では、定義は定まっていない。走査型トンネル顕微鏡では良好な測定条件下では単結晶試料の原子の格子間隔に相当する凹凸を得られていることから原子分解能を有するとされる。原子間力顕微鏡を含む走査型力顕微鏡の複数ある測定法の中にはコントラストメカニズムが判っていない方法もあり、そのような顕微鏡のカタログや論文にある分解能の表現の解釈には注意が必要。超高真空中で行うノンコンタクト原子間力顕微鏡では走査型トンネル顕微鏡に近い解像度が実現されており、絶縁体の原子の格子間隔に相当する凹凸が解像できている。電子顕微鏡における定義[編集]電子顕微鏡に用いられる電子レンズは、球面収差を取り除くことが不可能なことから、アッベの式は適用できず、実際には次式で電子顕微鏡の分解能が定義されます。Cs1/4λ3/4ここで、Csは球面収差係数です。この式からわかるように、電子顕微鏡の高分解能化には、電子の波長を短くすることが重要です。よって、加速電圧の高い電子顕微鏡が分解能を高めるには有利です。現在、1メガボルトの電子顕微鏡があり、分解能は0.1nmです。望遠鏡における定義[編集]2点を見分ける最小の角度で定義される。