会員登録すると専用コンテンツ・機能をご利用いただけます。Inc.01オンラインストア掲載製品425型は、基本確度:0.2%、分解能:4.5桁のガウスメータ/テスタメータです。測定レンジ:3.5mT~35Tです。国内でも幅広く採用されています。研究開発分野での要求に限定されたものではありません。高性能測定器が求められています。従来より改善された確度、分解能、ノイズフロア、更新レートをご提供します。スループット425型は大きく、明るい蛍光表示管を有し視認性に優れています。操作を合理化するために使われます。自動化425型は、自動試験に対応可能な様々なインターフェイスを装備しています。USBインターフェイスは、装置のフロントパネル機能をほとんど実行することができます。アナログ出力とアラーム、リレー機能は、コンピュータなしでの自動化を容易にします。プローブキャリブレーションデータは、お客様が入力する必要がないよう、プローブコネクタ内のPROMに記録されており自動認識されます。レイクショア社は、お客様の特別なご要求にお応えできるよう、特注プローブにも対応いたします。3/4桁の表示分解能を有し、最大20文字の蛍光表示管で2ラインの表示が可能です。7つの測定レンジに対応しています。測定値は、テスラ表示もしくはガウス表示が選択できます。ソート・オンソート機能は、繰り返しの検査や選別試験に使用されるとき、ディスプレイ上に「pass/fail」を表示します。