トリプシン大豆スープを接種最終製剤の無菌テストします。開発手順に従って品質管理を実行できます。アーマンソン医サイクロトロン施設設置手順は次のとおりです。目視による外観を評価します。用いたエンドトキシンのコンテンツを評価します。確認して分析ラジオ高速液体クロマトグラフィーと放射化学アイデンティティを評価します。曲線下面積を比較することによって分析ラジオ高速液体クロマトグラフィーと放射化学的純度を評価します。決定することで臼歯部の活動およびキャリア分析ラジオ高速液体クロマトグラフィーと質量を評価します。つの異なる縦長」でその活動を測定し、減衰曲線を当てはめ、プローブの半減期を評価します。ガスクロマトグラフィーによる定式化の残留溶剤量を評価します。ガンマの分光器を用いた放射性核種エネルギーを評価します。コンテンツを評価します。すべてのテストを渡すと場合、は、臨床画像サイトへの出荷のプローブの定式化をリリースします。水エタノール製品コレクション用チューブすすいでください。コントロールのページで行ってください。ウィンドウは、システムの電源をオフすることができますが表示されます。適切な遮断弁を閉じることによって圧縮空気と不活性ガスの供給をオフにします。崩壊ホットセルにおける残留放射能のための時間を許可します。際に使用される試薬バイアルの処分します。トラップの内容を空にします。浄化サブシステム流体パスをクリーンアップします。モードを洗浄を含む新しいプログラムを作成します。S9例についてを参照してください。移動相入力ラインに使用された列を選択水エタノール。大型廃棄物コンテナーにすべての分数のライン出力を配置します。定式化サブシステム流体パスをクリーンアップします。つの定式化ユニットの操作を含む新しいプログラムを作成します。S10例についてを参照してください。浸出液入力行を配置します。最終製品の出力ラインと共に廃棄物コンテナーのリンスと再構成の入力行を配置します。