僕の父は白血病で5年の闘病生活の末、亡くなりました。最後は悲惨な状況です。立ち上がれず、声も出せず、食べ物も食べれず、目も見えず、内臓はほとんど機能しなくなり、肺にはカビが生えてました。一度心臓が止まり、心臓マッサージで息を吹き返しました。父は最後まで泣き言は言いませんでした。次に心臓が止まったらそのままにしてくれと言ったと言ってます。その2週間後に亡くなりました。5年間看病した母も偉大です。子どもを守れるのであれば、やれることは何でもします。嫌がられることもしたのでしょう。今のスタンスを今のところ崩す予定はないです。測定し続けることが「自分の子供を守る」ことになりますから。「粘着」というお言葉を頂きました。「広島のパクリ野郎」と言われたら、そうかもしれません。「模倣ブログ」と言われたら、ハテナ??です。「10年に一度のカス」と言われたら、子どもを守るために必死な姿がそう映ったのでしたら残念です。「粘着」と言われたら、facebookの非電化工房のCSKグループを立ち上げた経緯は、当方で高電圧生成機の中身がGS-1100Aであることを確認しましたので、ある方から助言を頂いて注意喚起のために立ち上げました。全ての投稿にコメントさせて頂きました。それを粘着と言われたのなら寂しいです。今では高電圧生成機は違うものに変わっております。ブログのアクセス数はほとんど気にしていません。そりゃたくさんの方に見て頂けるととても有り難いですが、「見て頂くために始めた」のであり「アクセス数を出すために始めた」わけではありません。決意を新たにするためにも備忘録として書き残しておきます。測定をすることが、子どもを守ることになります。「みんなのデータサイト」に参加し、測定データを公開していくことが一番大事なことであると考えております。それは、僕の子供だけではなく、全ての子供に対して言えることだと考えております。測定依頼を受ければ全力で測定させていただいております。そこから分かることは徹底的に調べ上げます。それでも足りないこともあります。やりすぎて妻から苦情が来ることもあります。出来るだけ苦情が来ないよう、出来るところまでやっております。代表の信恵さんにはいつもお世話になっております。自分のやったことが代表の信恵さんの顏にドロ塗ってると妻に言われます。言われて気が付いたときにはすみません。信恵さんはその度に、優しく微笑んで許してくれます。本当にありがとうございます。-測定依頼所-」が測定場所を公開しないのは、自分の子供を守るためです。測定環境を崩さないためでもあります。機器は日々変化していきます。その変化を把握するためにも毎日が戦いです。地域に「必要」とされ、「信頼」され、「守られる」ことで長く続けていくことが出来ます。当方のやっていることが間違いだと思われたら遠慮なく申し付け下さい。子どもを力のある限り、出来る限り守っていきたいと思っておりますのですぐに修正していきます。子どもを守るためにも、地域の農家の方も守る必要性も感じております。農家の方からのご依頼ご相談もとてもありがたく思っております。今後ともよろしくお願いいたします。件のコメント:本日は、ご依頼のありました食品の測定結果についてです。熊本県産のみを使い椎茸を作ってきているとのこと。原発事故以降は椎茸は産地に限らずセシウムを取り込みやすい作物と分かり、実家から送られてきていたが怖くて捨てていたとのこと。今回、ハッキリと確認しておきたいとのことからのご依頼でした。http://onomichi-labo.blogspot.jp/2014/01/20141251530non.htmlの中でもお話をさせて頂きました。レポートはこちらになります。http://onomichi-labo.blogspot.jp/2014/01/non.html併せてご覧いただければ幸いです。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム134及び137共に不検出と判断しました。(判定方法)600keV近辺にはピークが確認できますが、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVにはピークが確認できません。「ビスマス214」(ウラン系)(微量)「タリウム208」(トリウム系)(微量)の検出と判断します。セシウム137及びセシウム134共にピークは確認できませんので不検出と判断させていただきました。ウラン系やトリウム系の天然核種も微量ですので、問題はないものと考えられます。原木もずっと熊本県のものを使ってこられているとのこと。結果から、セシウムはほぼ無いと考えられますので、とても良い原木を使用されていると思われます。安心して食べることができる、数少ない「しいたけ」であると考えられます。重量:642.2g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:<0.4Bq/kgセシウム134:<0.5Bq/kgカリウム40:61.3±18.0Bq/kg※2014年1月14日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、ご依頼のありました堆肥扱いの測定結果についてです。粉末加工(2009年加工)された竹炭(粉炭)とのこと。海外の中国産も含まれていることから、核実験や大気汚染の影響はどうなのだろうとのことからご依頼でした。「火鉢屋」のページhttp://www.hibachiya.com/それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム134は不検出ですが、137は検出と判断しました。(判定方法)600keV近辺にはピークが確認できますが、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVにはピークが確認できます。「セシウム137」の検出と判断します。セシウム137のピークはしっかりと確認できますが、セシウム134は確認できませんので、セシウム137を検出と判断させていただきました。天然核種が存在しているため、出てきている数値は過大になっております。定量にはゲルマニウム測定を行う必要があります。重量:461.9g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:7.05±2.11Bq/kg(過大検出)セシウム134:4.64±1.66Bq/kg(誤検出)カリウム40:261±62.1Bq/kg※2014年1月13日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、以前ご紹介いたしました食品について測定器の精度も上がっていることから再度測定しました。3時間測定と12時間測定を行いました。どれだけ変わるのかという確認をさせていただきました。信州放射能ラボ」様によるクロスチェックによる測定結果についてです。クロスチェックとは言いましても、測定容器が違うことと詰め替えも行っておりますので、ジオメトリーが変わっております。したがって検体は同じですが、同じように放射線を感知することはできませんのでそのあたりはご了承ください。信州放射能ラボ」様のページhttps://www.imeasure.jp/なお、当初の測定結果のブログはこちらになります。「緑茶・静岡県(2013年)自家産」http://onomichi-labo.blogspot.jp/2013/11/2013_10.html上記ページの「その2」の検体になります。DATA当方の測定結果です。(※2014年2月2日の測定結果です。)測定時間:10800秒(3時間)重量:607.2g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:14.1±4.14Bq/kg(測定下限:1.1Bq/kg)(計数率:0.37CPS)セシウム134:6.06±2.46Bq/kg(測定下限:1.2Bq/kg)(計数率:0.14CPS)カリウム40:540±128Bq/kg(測定下限:10.3Bq/kg)(計数率:0.83CPS)測定時間:43200秒(12時間)重量:607.2g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:13.6±3.39Bq/kg(測定下限:0.6Bq/kg)(計数率:0.36CPS)セシウム134:6.07±1.88Bq/kg(測定下限:0.6Bq/kg)(計数率:0.14CPS)カリウム40:528±116Bq/kg(測定下限:5.7Bq/kg)(計数率:0.81CPS)3時間測定と12時間測定による差を検証してみます。計数率についてセシウム137は、0.01小さくセシウム134は、変わらずカリウム40は、0.02小さくなっております。そのため、セシウム137とカリウム40の値が少し小さくなりましたが、測定下限はかなり下げることが出来ております。そのあたりの兼ね合いが難しいところですが、セシウム137,134、カリウム40共に、3時間も12時間も±の範囲に収まっておりますので、3時間測定であれ12時間測定であれ精度に問題はないものと確認しました。信州放射能ラボ」様によるクロスチェックの結果です。測定時間:28800秒(8時間)重量:610.0g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σ以上セシウム137:13.9±0.49Bq/kg(測定下限:1.46Bq/kg)(計数率:0.0447CPS)セシウム134:5.60±0.41Bq/kg(測定下限:1.23Bq/kg)(計数率:0.0144CPS)カリウム40:606.36±11.77Bq/kg(測定下限:35.02Bq/kg)(計数率:0.1326CPS)測定結果の数値のみ比べてみます。[セシウム137について]当方の3時間測定であれば、数値は少し高く出ております。セシウム137:14.1±4.14Bq/kg(測定下限:1.1Bq/kg)(計数率:0.37CPS)しかし、12時間測定であれば、数値は少し低く出ております。セシウム137:13.6±3.39Bq/kg(測定下限:0.6Bq/kg)(計数率:0.36CPS)[セシウム134について]当方の3時間測定及び12時間測定共に、数値は少し高く出ております。3時間:セシウム134:6.06±2.46Bq/kg(測定下限:1.2Bq/kg)(計数率:0.14CPS)12時間:セシウム134:6.07±1.88Bq/kg(測定下限:0.6Bq/kg)(計数率:0.14CPS)[カリウム40について]当方の3時間測定及び12時間測定共に、数値は低く出ております。信州放射能ラボ様では8時間の測定時間です。このあたりも要因があるかもしれません。放射能ラボ様の測定結果と±の範囲で一致しております。これは、容器も変わって検体も詰替えているため、放射線のジオメトリーが変わっているにも関わらずです。細かいことで言いますと、測定器が違いますので計算方法も違います。いつも同じようにいくわけではありませんが、一つの参考になろうかと思います。[※今回ゲルマニウム半導体検出器でクロスチェックをしました検体の貸し出しについて]=====================================それではもう一つの本題です。測定器の精度チェック用検体として、ご希望される方にはどんどんお貸ししていきたいと思っております。市民測定所を運営されている方はもちろんのこと、自作されている方でも構いません。当方までメールにてご連絡いただければと思います。onomichi_labo@yahoo.co.jp下記4つのお願いを厳守される方に限ります。1.貸出は当方から着払いにてお送りしまして、元払いにて返却をお願いいたします。2.他の方への貸し出しや、当方の精度チェックにも使います。貸出期間は到着して1週間です。3.貸出料は無償ですが、借りた方は必ず測定結果を同封してお送りください。4.貸し出した検体は、譲渡できませんので全てお返しください。=====================================※2014年2月2日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。-測定依頼所-」のサイトへのリンクです。-測定依頼所-」のページにて行っております。-測定依頼所-として、安心・安...アカシア蜂蜜[ハチミツ](ハンガリー・ルーマニア)本日も、ご依頼のあった食品の測定結果についてです。原材料は、「ハンガリー・ルーマニア」です。海外製品はいろんな事情もあるため、見てみないことには分からないですね。...2018年:節分大豆(豆菓子)・国産(2017年)株式会社ミツヤ(広島県広島市)本日は、毎年恒例となっている節分大豆の自主測定を行った測定結果です。昨年2017年は自主測定を行っておりません。そのため、今年2018年では、2種自主測定を行いました。純正食品マルシマ」さん。某所で話題になっていましたので、当方より問い合わせをさせて頂きました。参考になればと思いご紹介いたします。ご依頼のありました食品についての測定結果です。収穫された2018年11月産の「ひじき」です。