システム透析用水作製装置SHRシリーズSHRシリーズは、ROタンク薬液消毒システムを標準装備した透析用水作製装置です。超低圧ROモジュールを標準で装備し、従来使用されていたROモジュールより低圧力で大流量のRO水を製造できるようになります。カタログ(薬液洗浄タイプ)カタログ(熱水洗浄タイプ)この製品についての問い合わせSHRシリーズの特長10インチ大型タッチパネルを標準装備タッチパネル画面が大きくなり、より見やすく操作しやすい形になりました。アラームリストが標準表示できます。送液ラインに高性能UF膜(ポリエーテルサルフォン)を取り付け、供給装置などに生菌やエンドトキンが除去された透析用水を安定して供給できます。多項目データ履歴機能を標準装備マルチメディアカードを使用し、長期にわたる装置内の多項目データを記憶することが出来ます。マルチメディアカードのデータはCSV形式のため、パソコンで閲覧・編集することが出来ます。システムフローSHRシリーズの標準的な薬液洗浄機能搭載のフローとなります。(熱水洗浄機能搭載の型式もあります)破線内はオプションのシステムとなり、お客様の導入環境や状況に応じて追加することが可能です。RUシステム濃縮水を回収して活用するシステムで、30%節水を実現できます。PUFシステムUF膜による前処理システムです。RO膜の寿命を延ばします。ETシステムモルセップフィルターを使用しています。気体を除菌するためのフィルターです。液面が変動するクリーンな密閉容器に出入りする気体に優れた性能を発揮し、凝縮水による差圧の増大、菌の通過も起こらず、エレメントの交換が簡単でメンテナンスが楽です。紫外線の中で、最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を豊富に発生するランプです。RO水タンク内のRO水に紫外線を照射することで菌の繁殖を抑制します。※点灯中の殺菌灯は絶対に直接肉眼で見ないで下さい。眼の痛みや視力障害の原因となります。1年ごとジュラクリーン(プレフィルター)糸巻型のデプスタイプのフィルターエレメントです。粗い粒子を表面側、細かい粒子を中心側で捕捉するべく密度勾配を設けロングライフを実現しています。豊富なろ過材、コア材質を持つ為、液体、気体を問わず広範囲な用途に対応できます。流量特性表(水)ジュラコール(活性炭フィルター)繊維状活性炭のカートリッジタイプのフィルターです。大幅にUPさせたコストパフォーマンスの高いフィルターです。内部ガードを施しているため、活性炭の流失がなく安心して御使用できます。082-830-5011メールの場合はこの製品についてお問い合わせをする関連製品FC-REシリーズFC-REシリーズは、RUシステムが不要な施設に最適です。小規模向けから大規模施設向けまで、広範囲にラインナップしています。NFRシリーズ従来型の軟水器を使用したタイプに代わり、NF膜を前処理とした2段階逆浸透膜システムを採用した透析用水作製装置です。