1-12-4データ処理のパフォーマンス、データ管理の安全性を確保する為、画像データ保管サーバと演算処理サーバが完全に分離されており、自社プログラムで高速転送が可能なこと。圧縮の可能であること。構成、かつホットスペア用のディスクを有すること。以上の性能を有すること。通信速度に対応可能であること。画像処理ソフトウェアは日本語表示であること。作成済みの作業状態を処理できること。同時に同一データを処理可能なこと。リアルタイムに設定可能であること。度カーブがリアルタイムに設定可能であること。フィルターの機能を有し、強弱を無段回で調整可能であること。種以上の自動骨外しがあること。MIP(石灰化透明表示による血管内腔表示機能)を有し、血管解析機能が可能であること。点以上の血管径、それぞれの区間距離計測ができること。フュージョンを有すること。ヒストグラムを有すること。複数時相の画像から相関フィルタリングアルゴリズムを用いたノイズ低減が行え、新しいシリーズデータとして作成が可能なこと。8計算のアルゴリズムが変更可能なこと。表示が可能であること。形態画像と速度情報をフュージョン表示可能であること。緊急検査時などの優先処理が発生した場合、その時点での作業状態を保存する機能(画像ワークスペース保存)を有し、また呼出機能を有すること。3D処理の続きを行えること。体へアクセスし、ボリュームデータの観察や画像処理が可能なこと。)に分かれていること。大、縮小が可能であること。1-13システム接続は以下の要件を満たすこと。放射線情報システムと接続すること。画像処理装置との接続を行うこと。可能であること)1-14備品その他は以下の要件を満たすこと。監視はカラーで行えること。遮蔽計算および設置後の漏洩線測定を行うこと。当センターの指定するファントムを用意すること。撮影テーブルにファントムを設置するために必要な固定器具を設けること。別の独立した卓上マイクロフォンと検査室内にスピーカを設置すること。別の独立した検査室内にマイクロフォンと操作室にスピーカを設置すること。危険度の高い検査を行うために緊急呼び出しボタン(ナースコール)を設置すること。検査室内に天井吊下げ式の防護板を設置すること。ガントリ性能は以下の要件を満たすこと。線管と検出器が一体となって連続回転する第三世代方式であること。2-1-2回転駆動方式は、ダイレクトドライブ方式であること。度以上可能であること。2-1-4撮影方式は、コンベンショナルスキャン及び螺旋状スキャン(以下、ヘリカルスキャン)が9可能であること。種類以上の選択が可能であること。種類以上の選択が可能であること。