画像を比較しながらのシミュレーションが可能であること。核医学データとのフュージョンが可能であること。画像を構築できること。3-9-6デュアルエナジーデータを使用し、ヨウドの密度値で画像を構築することができること。3-9-7デュアルエナジー解析で、任意物質の質量減弱係数データを取り込こんで解析ができること。3-9-8腫瘍などを過去データとの比較が可能であること。動比較による、倍加時間の自動計算等が可能であること。肺野内の低吸収領域や気管支の自動評価ができる機能を有すること。肝臓区域を分けて解析できる専用の機能を有すること。解析が可能であること。ガイドラインに準拠した計測機能を有すること。造影剤注入用システムは以下の要件を満たすこと。シリンジタイプのインジェクタで天井吊下げ式で設置すること。カードに保存して運用できること。注入圧監視モニタを有すること。装置とスタートタイミング、および造影注入条件の連動ができること。納入品説明用のパネルを用意すること。頭部固定のための浅いみぞ型のカーボン製ヘッドレストを用意すること。インチ以上の液晶モニタを伴う患者監視モニタの設置すること。遮蔽計算および設置後の漏洩線測定を行うこと。線透視撮影台は以下の要件を満たすこと。4-1-1透視撮影台はオーバーチューブ方式で天板昇降式であること。線管装置とがオフセットして配置されていること。天板は完全固定方式としシームレス(継ぎ目無し)構造であること。以上のフルフラット天板であること。90°以上の範囲であること。