処理及び解析作業が行えること。クライアントとして利用が可能であること。機器内の画像データの検索、取得が可能であること。部位での検索機能を有すること。形式で保存が可能であること。操作とリンクしたオンラインヘルプ機能を有し、文書内及びページ内検索両方が可能であること。プリンタへの印刷機能を有すること。表示が可能であること。カラーに対しカテゴリ内のすべてのテンプレートをプレビュー表示し一覧で表示可能な機能を有すること。表示範囲クリップ機能を有し、その表示範囲の抽出・削除が可能であること。自動骨除去と同時に石灰化部分のマスクを作成する機能を有すること。ワンクリックで可能な機能を有すること。各種解析作業状態を途中保存し、後から復元可能であること。画像自体に影の写しこみ(セルフシャドウ)が可能であること。2-11-21読み込んだ画像の信号値に合わせたオパシティカーブを自動で設定する機能を有すること。個以上可能であること。キャプチャした画像をプレビューでき、編集(アノテーション追記など)が可能であること。個以上可能であること。各冠動脈の輪郭は抽出後、外径と同時に石灰化をはずした内径を自動表示する機能を有すること。狭窄率の測定、プラークの測定が可能であること。表示向きの連動が可能であること。度の角度を保ったまま回転表示が可能であること。冠動脈解析ソフトを起動する際に、多フェーズの画像を選択した場合はいつでもフェーズを変更して解析が可能であること。画像をマッピングすることがどのメーカーでも可能であること。アプリケーションを開きなおす必要がないこと。心機能解析のブルズアイ画像をマッピングすることがどのメーカーでも可能であること。心臓シネ画像を用いて心機能を評価するソフトを有し、以下の機能を備えていること。自動または手動による心臓抽出機能を有すること。観察する断面を自動で設定することが可能であること。心臓中心軸をスライス毎に設定可能であること。数値として算出可能であり、且つブルズアイ表示機能を有すること。短軸、長軸両方向から輪郭の修正が可能であること。サーフェス表示が可能であること。心機能の評価に用いた画像を用いて、引き続き冠動脈の評価を行うソフトが起動可能であること。石灰化スコアを算出するソフトは自動または手動による心臓抽出機能を有すること。石灰化の指定が可能であること。ファイルに出力可能であること。パフュージョン解析ソフトは計算に使用する大動脈領域の中心を自動で検出可能であること。算出及びカラーマップ表示が可能であること。計測、タイムインテンシティカーブの表示が可能であること。冠動脈の結果とあわせて、心筋表面にパフュージョン解析結果をマッピング表示が可能であること。2-11-52腎臓部分切除術シミュレーションをおこなうソフトは自動で腎皮質の抽出が可能であること。複数フェーズを読み込んだ場合位置あわせをおこなうことが可能であること。動脈、静脈、尿管を自動または手動で抽出可能であること。指定した動脈の支配領域の抽出が自動で可能であること。貼り付けて表示が可能であること。2-12システム接続について以下の要件を満たすこと。放射線情報システムと接続すること。画像処理装置との接続を行うこと。能であること)2-13備品その他は以下の要件を満たすこと。監視はカラーで行えること。遮蔽計算および設置後の漏洩線測定を行うこと。2-13-3日常点検用のファントムを用意すること。撮影テーブルにファントムを設置するために必要な固定器具を設けること。別の独立した卓上マイクロフォンと検査室内にスピーカを設置すること。別の独立した検査室内にマイクロフォンと操作室にスピーカを設置すること。危険度の高い検査を行うために緊急呼び出しボタン(ナースコール)を設置すること。検査室内に天井吊下げ式の防護板を設置すること。走査ガントリは以下の要件を満たすこと。線管と検出器が一体となって連続回転する第三世代方式であること。3-1-2回転駆動方式は、ベルトドライブ方式であること。