枚、被検者固定バンドを有すること。泌尿器科検査セットとして脚受(ガスダンパー機能付)、脚受け専用カート、給排水対応汚物ロ19ート、背受板、カーテン架を有すること。型及び天板取付金具を有すること。線制御装置は以下の要件を満たすこと。範囲で設定が可能であること。種類以上が可能であること。操作部はカラー液晶タッチパネル式であること。ドアインターロック機能を有すること。線管装置は以下の要件を満たすこと。焦点以上を有する高速回転型であること。430kJ(600kHU)以上であること。線検出器は以下の要件を満たすこと。線検出器は間接変換方式のフラットパネルディテクタ(FPD)であること。以下の高倍率モードを有すること。ピクセル以上であること。