:日立ハイテクこのウェブサイトでは、JavaScriptの機能を有効に設定していただくことで、最適なコンテンツをご覧いただけます。SPECTROBLUE(スペクトロブルー)」の第3のタイプ、「TI(ティーアイ)」を日本国内で発表・発売しました。代表とする試料の多元素分析を、高いスループットで行うことができます。日立ハイテクサイエンスは2011年2月にスペクトロ社と日本国内における販売契約を締結し、同社製のICP発光分光分析装置およびICP質量分析装置を販売しています。なかでも「SPECTROBLUE」は高い性能を持つマルチ(多元素同時)型ICP発光分光分析装置の普及機として日本でも販売を伸ばしています。従来、「SPECTROBLUE」は測光方式が軸方向(アキシャル)のタイプ「EOP」と横方向(ラジアル)のタイプ「SOP」の2モデルをラインナップしていました。それぞれの特徴としては、軸方向の場合、高い感度と優れた検出限界が得られ微量元素分析に優れるものの、高い濃度のアルカリ金属を測定する場合、イオン化干渉により誤差が出てしまう問題があり、その誤差を少なくするためイオン化抑制剤の添加が必要となります。優れた耐性を持つものの、軸方向と比べて感度が低いといった特徴があります。TI」は、一台で軸方向・横方向の測光ができるツインインターフェイス方式です。TI」は従来の「SPECTROBLUE」が有する「パッシェンルンゲCCD光学系」などの基本的な特長はそのまま継承しつつ、軸・横の両測光方式を自動で切り替えて分析を行います。この結果、多様な分析ニーズに対応することができます。環境分析では、土壌や排水のようにアルカリ金属が複雑・高濃度に含まれている試料であっても、イオン化干渉の影響を最小化させた横方向モードによりアルカリ金属のナトリウム、カリウム、またアルカリ土類金属のカルシウムについて精確な分析結果が得られます。加えて軸方向モードによって、カドミウムや砒素、鉛といった微量な有害物質も測定することができます。TI」を環境分野に加え、高塩濃度な製品を取り扱う化学等の産業分野や食品分野などへ向け販売を進めてまいります。軸および横両方向の測光により、高濃度なアルカリ金属から極微量の元素まで、高いスループットで精確に測定できます。イオン化干渉の影響を最小化できるので、イオン化抑制剤などの添加が不要なためコスト低減ができます。自動切り換え機構のペリスコープ(反射鏡)はトーチに対し45度の角度で設置されているので、光学系への汚染を最小にします。独スペクトロ社の登録商標です。ついて」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。Reader®が必要です。