居酒屋ガレージ日記ZAQのBloGariで書いていた「居酒屋ガレージ日記」の移転先です。入力していただくと、バックアップした記事が出てきます。HEM-757の調子が悪いということで、持って帰ってきました。電源(単3電池4本)はOK。加圧ポンプの駆動音はしますが、腕帯が膨らまずにエラー停止します。ある穴に腕帯から出るチューブを接続するんですが、加圧が始まってもこの穴から空気が出てきません。エラーは加圧不良ということでしょう。モータの配線を外し、加圧ポンプを単独で動作させると異常なし。圧力で空気が出てきます。排気弁も動作しています。この接続パイプをはめると空気が出ません。(左側8時方向へ出ているチョッポリは圧力センサーへの経路)「詰まってるの?」っと貫通を確認しようと、明るい所に向けても穴は真っ暗なまま。その穴に細い棒を突っ込むと、ポロポロとこんなのが出てきました。こいつが悪さをして、腕帯への空気経路をジャマしていたようです。パイプやチューブ内部をエアダスターで吹いて清掃。古い血圧計ですが、なんとか復活できました。焼けた?(2020.01.09)お風呂用リモコン修理(2019.12.03)温湿度センサーHDC1000、やっぱしあかんわ(2019.12.01)表面実装タイプのフォトインタラプタがハンダ不良(2019.11.26)コメント血圧計のファームのバグかと思って読んだら、本物のバグでしたか。ちなみに、うちの血圧計はオムロンのHEM-770Aで、型番から考えるともう少し新しい物みたいですが、こんな修理をしたことがあります。http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-609.htmlケースの色は白かったのが今は黄ばんでいるのですが、こちらの記事を見るともっと深いアイボリーまで変色は進むんですね。マイコン型導通チェッカー、頒布しています。