居酒屋ガレージ日記ZAQのBloGariで書いていた「居酒屋ガレージ日記」の移転先です。入力していただくと、バックアップした記事が出てきます。温調機の温度表示がおかしいということで、工場へ行ってきました。あれこれあったのですが、ありゃまだったのが「K型熱電対」の故障でした。熱電対が生きているかのチェック方法、簡単にはこんなところかと。・温調機につながっている端子を外す。・テスターを抵抗レンジにして端子間の抵抗値を測定。・熱電対そのものは先端が短絡状態なので、温調機から熱電対までの距離に応じて補償導線の抵抗値が現れる。・次にテスターを直流ミリボルトレンジにして端子間の電圧を測定。・熱電対のある所と端子のある場所の温度差が無ければゼロボルト。・熱電対の先端を加熱してみる。シース管を手で握っただけでも反応。(0.01mV桁)シース管を湯に浸ける、ドライヤーで加熱、熱くなったハンダゴテをに当てるなどするとミリボルト単位で変化。何らかの温度が出る専用計器の無い現場的には、テスターをΩレンジにしてその測定電圧を利用して抵抗や(持ってれば)指先の皮膚抵抗でもって微少電圧を加えてやる。こんなところでしょうか。今回の熱電対の異常、補償導線の抵抗チェックはOK。ところが、電圧チェックがおかしいのです。シース管を温めてもゼロボルトのまま。「この熱電対おかしいで」っと、シース管から出た熱電対のケーブル(2mの補償導線で中継ボックスに接続)を切ってみて、どこがどうなのかを確かめてみました。写真、右側が端子のつながっていたところ。左の方は熱電対に近いところ。ヒーターでの加熱の影響か、導線の色が変わってしまっています。切った左側は熱電対につながっているんで、シースを暖めるとこの点の電圧が上がるはず。ところがゼロボルトのまま。「なんじゃこりゃ?」っと、熱電対の根元近くからケーブルの外装をむいてみると・・・2線両方の被覆が破けていて補償導線が接触していました。熱電対を加熱してもここで短絡してると電圧は出てきません。ケーブルが折れ曲がっていたところです。制御対象はゴムの成形機。動きがあるんで、微妙なこすれが原因なのでしょう。予備品と交換して対処。これも古いもんなので、新品交換ということで熱電対を発注しました。その到着を待って、再度、現場で点検です。焼けた?(2020.01.09)コメント配線経路で折れ曲がらないよう、補償導線部をシリコンチューブに通しておこかとなりました。ゴムの射出成形機ですんで、熱で怪しい有機物の気体が発生します。それがガラス繊維を通過して、中の線材に悪さしてるんじゃないかという、ゴム屋の推測です。補償導線2m位ならシースを長尺にした方が長持ちします。BOXまでシースでBOX内部で補償導線接続すると長持ちします。(但し可動部が無ければの話ですが)シース径1.5mm〜5mm位までなら加工性も良好です。20時54分シース径5mm(4.8mm)。熱電対から出てる補償導線長が2m。温調器基板から中継ボックスまでの配線長(補償導線)が4~5mくらい。可動部、ちょいとあり。これの補償導線長2m分(中継ボックスに入るまで)をシリコンチューブに入れてしまえという話です。マイコン型導通チェッカー、頒布しています。